<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

# Mise au point d'un système de mesure de la photosynthèse d'organe massif

Alain Fortineau, Valentin Egloff, Pierre Bancal

► To cite this version:

Alain Fortineau, Valentin Egloff, Pierre Bancal. Mise au point d'un système de mesure de la photosynthèse d'organe massif. 12èmes journées de la mesure et de la métrologie, Oct 2014, Stella Plage (62), France. . hal-04917923

HAL Id: hal-04917923

https://hal.science/hal-04917923v1

Submitted on 28 Jan 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Public Domain
<figure><img src="image_2.png" /></figure>

**Remerciements** : Département Environnement et Agronomie pour le financement du projet (Pari Scientifique).

Eric Roy, Cédric Perrot (URP3F Lusignan), application **qua2Ray** pour le calcul de la composition spectrale du rayonnement.

Nathalie Vaillant-Gaveau (Université de Reims), prêt de la chambre de mesure confifère Li-cor 6400-22.

Pascal Duprix (UMR EGC, Grignon), fabrication structure décanonale et chambre de mesure.

Manuel Colasse (Colasse, Seraing, Belgique), fourniture et installation des LED et du dispositif d'alimentation.

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

Température d'air dans la chambre de mesure (Consigne T°C IRGA : 20°C). Milieu : à la hauteur de l'interface pneumatique, Bas et Haut : à 5 cm au-dessous et au-dessus de l'interface.

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Comparaison prototype et chambre confiée Li-cor 6400-22 sur le même épi de blé de petite taille

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Chambre confiée Li-cor 6400-22 équipé du système d'éclairage 6400-18 RGB light

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Prototype sur blé au champ (juin 2014)

## Points à améliorer sur un prototype n°2 :

- Homogénéité du rayonnement (CV = 11%)

- Homogénéité du brassage dans la chambre de mesure → indicateur : 1.5°C d'amplitude thermique au sein de la chambre → échanges IRGA / chambre de mesure insuffisants → risque de gradient [CO₂]

- Ergonomie : manipulation de la chambre de mesure difficile pour assurer une étanchéité satisfaisante.

- Etudier répétabilité des mesures prototype n°2

- Comparer chambre confiée / Prototype n°2

## Lexique :

PAR : Rayonnement Photosynthétiquement Actif (longueur d'onde 400 < λ < 700 nm)

PPFD : PAR Photon Flux Density, Densité de flux de photons dans le PAR

IRGA : Infra Red Gaz Analyser

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

<figure><img src="image_13.png" /></figure>