# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Isère à Beaumont-Monteux

Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

To cite this version:

Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, Jérôme Le Coz. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Isère à Beaumont-Monteux : Fiche station 7. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2020. hal-03388922

HAL Id: hal-03388922

https://hal.science/hal-03388922

Submitted on 23 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Isère à Beaumont-Monteux

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina

Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, et al. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Isère à Beaumont-Monteux. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2025. hal-03388922v2

HAL Id: hal-03388922

https://hal.science/hal-03388922v2

Submitted on 25 Sep 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
## FICHE STATION

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

# L'ISERE A BEAUMONT-MONTEUX

## Station active depuis janvier 2010

Rédaction: Gruat A., Thollet F., Lepage H., Coquery M., Le Coz J.

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/station/ISERE

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre EDF à Beaumont-Monteux.

Pas de temps : 10 minutes

### DEBIT (m³. s⁻¹)

Débit issu de la station CNR de Beaumont-Monteux.

Pas de temps : 1 heure

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Bonpas par piège à particules - PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse des différents contaminants.

## LOCALISATION DE LA STATION

Coordonnées géographiques du PAP (WGS84) : 45.00651, 4.89693

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d'informations : rapports sur le réseau d'observation des flux et notes techniques associées

Superficie du bassin : 11 794 km²

Seuil de crue*: 580 m³/s

<footnote>*Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans</footnote>
# L'ISERE A BEAUMONT-MONTEUX

## Station active depuis 2010

Emma Lootgieter ¹, Alexandra Gruat ¹, Fabien Thollet ¹, Hugo Lepage ², Marina Coquery ¹, Jérôme Le Coz ¹
1- INRAE, RiverLy ; 2- ASNR

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.inrae.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/nos-donnees?site=R%C3%A9seau+de+mesure+des+flux+de+l%27OSR

## Localisation de la station

Coordonnées géographiques de la station MES et contaminants (WGS84) : 45.00651, 4.89693.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

## Paramètres étudiés

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre EDF à Beaumont-Monteux. Pas de temps : 1 heure.

### DEBIT (m3.s⁻¹)

Débit mesuré à la station CNR de Beaumont-Monteux. Pas de temps : 1 heure.

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Livron-sur-Drôme par piège à particules- PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse du carbone organique (COP) et des autres contaminants (éléments traces métalliques, radionucléides, ...).

## Informations complémentaires

Pour plus d'informations : sur le réseau d'observation des flux ainsi que sur les rapports associés.

Superficie du bassin : 11 794 km² - Seuil de crue*: 580 m³/s.

* Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans.
<figure><img src="image_4.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes. La sonde est nettoyée minimum tous les mois pour éviter l'encrassement de la fenêtre de mesure.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

- Turbidimètre Hach lange SC200 (1)

- Sonde Solitax HSLine 0-50 g/L (2)

- Centrale d'acquisition numérique Ott NetDL (3)

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

(1)

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

(2)

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

(3)

Sur l'Isère, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur l'Isère, un échantillonneur automatique ISCO 3700 doté de 24 est utilisé pour construire la courbe, en particulier pour la mesure des événements extrêmes. L'échantillonneur, doté de 24 flacons est asservi au turbidimètre. Lors d'un événement, sur élévation de la turbidité et donc franchissement d'une valeur de consigne déterminée par l'opérateur, l'échantillonneur entre en fonctionnement avec un pas de temps fixe (défini par l'opérateur).

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

Chronique de flux de Hg à la station de l'Isère à Beaumont-Monteux (source : BDOH) :

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

La mesure du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur la l'Isère à Beaumont-Monteux.

$$ \text{Flux(MES)} = \text{Débit} \times \text{Conc.(MES)} $$

$$ \text{Flux(contaminant)} = \text{Débit} \times \text{Conc.(MES)} \times \text{Conc.(contaminant)} $$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
# L'ISERE A BEAUMONT-MONTEUX

## Station active depuis 2010

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps horaire. La sonde est nettoyée minimum tous les mois pour éviter l'encrassement de la fenêtre de mesure.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Turbidimètre Hach
lange SC200</figcaption></figure>

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Sonde Solitax HSLine
0-50 g/L</figcaption></figure>

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Centrale d'acquisition
OTT NetDL</figcaption></figure>

Sur l'Isère, la sonde mesure la lumière rétrodiffusée à 140°. La mesure n'est pas normalisée, et la turbidité est exprimée en unité constructeur. Ce mode de fonctionnement de la sonde a été sélectionné en raison des fortes valeurs de concentration en MES observées sur l'Isère.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur l'Isère, un échantillonneur automatique ISCO 3700 doté de 24 flacons est utilisé, en particulier pour construire la courbe pour la mesure des événements extrêmes. L'échantillonneur, est asservi au turbidimètre. Lors d'un événement, sur élévation de la turbidité et donc franchissement d'une valeur de consigne déterminée par l'opérateur, l'échantillonneur entre en fonctionnement à un pas de temps fixe (défini par l'opérateur).

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Chronique de flux de MES à la station de l'Isère à
Beaumont-Monteux (source BDOH)</figcaption></figure>

Les mesures du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur l'Isère à Beaumont-Monteux.

$$Flux(MES) = \text{Débit} \times C(MES)$$

$$Flux(contaminant) = \text{Débit} \times C(MES) \times C(contaminant)$$

$$\text{Avec } C = \text{la concentration}$$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Observatoire
des Sédiments
du Rhône

## Dispositifs scientifiques cadres

OHM
VALLÉE DU RHÔNE

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Zone
Atelier

LTSE FRANCE

BASSIN DU RHÔNE

## Partenaires scientifiques

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

cerege
LE GOUVERNEMENT DE L'EXTRÉME-DÉTERMINÉE DE LA RHÔNE

UNIVERSITÉ
DE LYON

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

ENTPE

INRAO

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

ASNR

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Académie
Flamande

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

Ifremer

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## Partenaires techniques et financiers

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

PRÉFÉTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Liberté
Égalité
Fédérale

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fédérale

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Cofinancé par
l'Union européenne

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

eDF

RÉGION
SUD

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

La Région
Occitanie
Pyrénées-Méditerranée