# Étude de matériaux d'électrode afin de mettre au point un capteur ampérométrique pour le dosage des ions nitrate dans les eaux

Mai T.T. Tran, Catherine Debiemme-Chouvy, Hubert Cachet, Jean-Pierre Heitzmann, Julien Tournebize, Cédric Chaumont

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

## To cite this version:

Mai T.T. Tran, Catherine Debiemme-Chouvy, Hubert Cachet, Jean-Pierre Heitzmann, Julien Tournebize, et al.. Étude de matériaux d'électrode afin de mettre au point un capteur ampérométrique pour le dosage des ions nitrate dans les eaux. Matériaux 2014, Nov 2014, Montpellier, France. hal-04117511

HAL Id: hal-04117511

https://hal.science/hal-04117511

Submitted on 5 Jun 2023

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
## CONTEXTE

### Pollution des eaux par les nitrates – Risques sanitaires

- Eau potable : « syndrome du bébé bleu » métémoglobinémie

- Prolifération massive des algues vertes (risques de dégagement de H₂S toxique)

Prolifération des algues
vertes en Bretagne

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

Source : Thesupermat
(Wikimedia Commons)

Carte des zones vulnérables en 2013

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

Zones vulnérables : quantité de nitrates est (ou risque d'être) supérieure à la norme de 50 mg/L

### Obligations législatives

❖ Directive Européenne Cadre sur l'Eau (2000/60/CE)

❖ Directive « nitrate » (91/676/CEE)

❖ Plan de lutte contre les algues vertes 2010

- Limite de potabilité d'une eau : 50 mg/L de NO₃⁻

- Pour réduction de la prolifération des algues vertes : < 25 mg/L de NO₃⁻

suivi en continu de la qualité des eaux de surface

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

Nécessité de disposer d'un capteur de nitrate robuste, fiable et économique

## Capteur ampérométrique de nitrate

Principe : Réduction électrochimique des ions nitrate sur alliages CuNi

NO₃⁻ + 8 e⁻ + 6 H₂O → NH₃ + 9 OH⁻

Entre deux mesures, reconditionnement *in situ* de la surface de l'électrode

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

## Le capteur HEITO

Stabilité de la mesure

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Il comprenant trois électrodes :

- Electrode de travail en CuNi

- Contre-électrode en acier inoxydable

- Electrode de référence Ag/AgCl

Il fonctionne en mode potentiostatique

Délai entre deux mesures: 10 minutes

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Capteur CuNi</figcaption></figure>

Seuil de détection: 5 mg L⁻¹

### Les brevets:

- WO/2011/061441 Méthode de dosage des nitrates et/ou nitrites en milieu neutre. CNRS

- FR 11 54318 Capteur électrochimique à géométrie compacte pour le dosage des nitrates et/ou des nitrites. CNRS, Heito, Irstea

- FR 11 58004 Dosage des ions nitrate et/ou des nitrites en milieu neutre. CNRS, Société Heito, Irstea