# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Fier à Motz

Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, Jérôme Le Coz. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Fier à Motz : Fiche station 6. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2020. hal-03388876

HAL Id: hal-03388876

https://hal.science/hal-03388876

Submitted on 23 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Fier à Motz

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Fabien Thollet, Hugo Lepage, Marina Coquery, et al. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Fier à Motz. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2025. hal-03388876v2

HAL Id: hal-03388876

https://hal.science/hal-03388876v2

Submitted on 25 Sep 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
## FICHE STATION

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

# LE FIER A MOTZ

## Station active depuis avril 2014

Rédaction : Gruat A., Thollet F., Lepage H., Coquery M., Le Coz J.

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/station/FIER

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre INRAE à Motz, étalonné avec des prélèvements automatiques.
Pas de temps : 10 minutes

### DEBIT (m³.s⁻¹)

Débit de la station CNR à Motz.
Pas de temps : 1 heure

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Motz par piège à particules – PAP – (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse des différents contaminants.

## LOCALISATION DE LA STATION

Coordonnées géographiques de la station MES et contaminants (WGS84) : 45.9333709, 5.8411925

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d'informations : rapports sur le réseau d'observation des flux et notes techniques associées

Superficie du bassin : 1327 km²

Seuil de crue*: 199 m³/s

<footnote>*Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de période de retour 2 ans</footnote>
# LE FIER A MOTZ

## Station active depuis 2014

Emma Lootgieter¹, Alexandra Gruat¹, Fabien Thollet¹, Hugo Lepage², Marina Coquery¹, Jérôme Le Coz¹
1- INRAE, RiverLy ; 2- ASNR

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.inrae.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/nos-donnees?site=R%C3%A9seau+de+mesure+des+flux+de+I%27OSR

### Localisation de la station :

Coordonnées géographiques de la station MES et contaminants (WGS84) : 45.9333709, 5.8411925.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

### Paramètres étudiés

#### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre INRAE à Motz, étalonné par INRAE avec des prélèvements manuels et automatiques réguliers.

Pas de temps : 10 minutes.

#### DEBIT (m3.s⁻¹)

Débit issu de la station CNR située à Motz. Pas de temps : 1 heure.

#### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Motz par piège à particules- PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse du carbone organique (COP) et des autres contaminants (As, Cd, Cu, Ni...) de 2014 jusqu'en janvier 2024.

### Informations complémentaires

Pour plus d'informations : sur le réseau d'observation des flux ainsi que sur les rapports associés.

Superficie du bassin : 1 327 km² - Seuil de crue*: 199 m³/s.

<footnote>* Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans.</footnote>
<figure><img src="image_3.png" /></figure>

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes. La sonde est nettoyée tous les mois pour éviter l'encrassement de la fenêtre de mesure.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

- Turbidimètre Hach lange SC200 (1)

- Sonde Solitax HSLine 0-150 g/L (2)

- Centrale d'acquisition Ott Duosens (3)

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

(1)

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

(2)

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

(3)

Sur le Fier, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur le Fier, un échantillonneur automatique ISCO 3700 doté de 24 est utilisé pour construire la courbe, en particulier pour la mesure des événements extrêmes. L'échantillonneur, doté de 24 flacons est asservi au turbidimètre. Lors d'un événement, sur élévation de la turbidité et donc franchissement d'une valeur de consigne déterminée par l'opérateur, l'échantillonneur entre en fonctionnement avec un pas de temps fixe (défini par l'opérateur).

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

### Chronique de flux de Hg à la station du Fier à Motz
(source : BDOH) :

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

La mesure du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur le Fier à Motz.

$$ \text{Flux(MES)} = \text{Débit} \times \text{Conc.}(\text{MES}) $$

$$ \text{Flux}(\text{contaminant}) = \text{Débit} \times \text{Conc.}(\text{MES}) \times \text{Conc.}(\text{contaminant}) $$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
# LE FIER A MOTZ

## Station active depuis 2014

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes. La sonde est nettoyée périodiquement pour éviter l'encrassement de la fenêtre de mesure.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Turbidimètre Hach
lange SC200</figcaption></figure>

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Sonde Solitax HSLine
0-150 g/L</figcaption></figure>

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Centrale d'acquisition
OTT Duosens</figcaption></figure>

Sur le Fier, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur le Fier, un échantillonneur automatique sigma SD 900 ou ISCO 3700 doté de 24 flacons est utilisé, en particulier pour construire la courbe pour la mesure des événements extrêmes. L'échantillonneur, est asservi au turbidimètre. Lors d'un événement, sur élévation de la turbidité et donc franchissement d'une valeur de consigne déterminée par l'opérateur, l'échantillonneur entre en fonctionnement à un pas de temps fixe (défini par l'opérateur).

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

### Chronique de flux de MES à la station du Fier à Motz
(source BDOH)

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Les mesures du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur le Fier à Motz.

$$Flux(MES) = \text{Débit} \times C(MES)$$

$$Flux(contaminant) = \text{Débit} \times C(MES) \times C(contaminant)$$

$$\text{Avec } C = \text{la concentration}$$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Observatoire
des Sédiments
du Rhône

## Dispositifs scientifiques cadres

OHM
VALLÉE DU RHÔNE

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

LTSEFRANCE

Zone
Atelier

BASSIN DU RHÔNE

## Partenaires scientifiques

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

EVS
ÉTUDE VALLÉE DU RHÔNE

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

MINTPE

INRAO

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

ASNR

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

Ifremer

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## Partenaires techniques et financiers

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

PRÉFÉTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Liberté
Égalité
Fraternité

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Cofinancé par
l'Union européenne

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

eDF

RÉGION
SUD

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

<figure><img src="image_28.png" /></figure>