Appareil électronique automatique pour l'étude des soins de la peausarec indicateur permettant de sélectionner les produits La présente invention à pour objet de déterminer si une peau est sécha, grasse ou acide et permet d'après la mesure potentiomètrique de déterminer sur simple lecture le produit qui sera le mieux adopter - Il est évident que l'étalonnage est fait en laboratoire,en fonction des produits à employer. Il faut préciser qu'il stagit d'un appareil qui ne peut en aucun cas servir à un usage therapeutique. Il est utilisable au moyen de deux dérecteurs differentsscomportant chacun deux électrodes reliées à l'amplificateur. La description comprend trois figures. ta figure 1 - Représente le détecteur destiné à l'étude du cuir chevelu. ta figure 2 - Représente le détecteur destiné à l'étude du visage ou autres parties du corps, La figure 3 - Représente l'amplificateur électronique et son indicateur potentiomètrique. La figure 1 - Schématise le détecteur destiné à l'étude du cuir chevelu. Il comprend une poignée isolante (i) une électrode (2) reliée à la borne (14) de l'amplificateur Fig. 3 - une électrode(3)reliée à la borne (15) de l'amplificateur Fig, 3. Ces deux électrodes sont espacées d'environ 3 millimètres et sont réglées en laboratoire de façon à se trouver électriquement en équilibre avec une résistance étalon placée entre (2) et (3) et la résistance (25) de 11 amplificateur Fig. 3. La figure 2 - Schématise le detectear destine à la mesure de la peau (visage,mains etc...)il comporte an manche en matière isolante (5) une élec- trode circulaire (6) reliée à la borne (14) de l'amplificateur Fig. 3 - Une électrode en anneau (7) reliée à la borne (15) de l'amplificateur Fig. 3. L'espace entre les deux électrodes est d'environ 3 millimètres et sont réglé ées en laboratoire de façon à se trouver électriquement en équilibre avec une résistance étalon placée entre (5) et (6) et la résistance (26) de llam- plificateur Fig. 3. La figure 3 - Représente l'amplificateur électronique ainsi que son syst- ème potentiomètrique réglé automatiquement par un servomoteur - L'ensemble est alimenté sous basse tension et répond aux normes internationales concernant l'utilisation du courant électrique - Le schéma représente l'appareil alimenté par un réseau éleotrioue de distribution - par contre il est possible de l'alimenter au moyen d1une pile de 9 volts - Dans le cas présent le transformateur comprend un enroulement primaire alimenté par le réseau élec triqueun enroulement secondaire délivrant un courant alternatif de 9 volts les deux enroulements sont séparés par un écran relié à la terre - Un redresseur en pont (9) délivre un courant continu de 9 volts - L'amplificateur est stabilisé en tension au moyen d'un condensateur (103 et d'une diode écr 8tueuse (11)la resistance (12) et la diode (13) séparent l'amplificateur du reste du montagesqui Kpres sa conception n'exige pas une stabilisation spéciale. La borne (14) qui est reliée d'une part au détecteur (Fig. 1 ou Fig. 2) est alimentée d'autre-part par le négatif,qiii est superposé par un courant alternatif d'envîson 400 Ezsapparaissant aux bornes de la résistance (16) Ce courant alternatif a pour but d'éviter la phénomène de polarisation pouvant se produire pendant la mesure - Le convertisseur continu-alternatif est constitué par le multîvibrateur composé des transistors (17) et (18) et des condensateurs (19) et (20) les collecteurs sont reliées aux extrémités du primaire d'un transformateur (21) dont le point milieu est relié au négatif de ltalimentationssce qui permet d'obtenir un courant sinusoïdal au secondaire du transformateur (21).La tension alternative obtenu est de l'ordre de 4 volts.La borne (ils) reçoit ltinformation du détecteuradonnant l'impedance de la peau en observation, le signal est transmis au transistor (22) par l'intermédiaire d'une résistance de protection (23) - Une résistance reglable (24) reglée aux éssais assure ltéquilibre de base du pont - La base du transistor (22) est relié au positif au moyen des résistances (25) ou (26) par l'intermédiaire d'un inverseur manuel (27),permettant d'utiliser l'amplificateur soit pour le cuir ch velussoit pour l'épiderme - Les résistances (25) et (26) sont étalonnées en laboratoireacar elles servent de point de réference du pont - Le collecteur du transistor (22) est chargé par un potentiomètre (29) et une résistance de sécurité (30) - Le potentiomètre (29) est solidaire du servo-moteur (31) - L'emetteur du transistor (22) est porté à une tension négative estremément faible par l'intermédiaire d'un pont constitue par la résistance (32) sur le négatif et (28) sur le positif La tension négative émise par le collecteur du transistor (22) attaque la base du transistor (33) par l'intermédiaire de la résistance (34) L'émetteur du transistor (33) est relié au (+) de 11 alimentation pour la résistance (35) - Le collecteur du transistor (33) alimente le relais (-36). La mise en service de l'appareil s'effectue au moyen des boutons pousscires placés sur les détecteurs (Fig if (Fig 2),ils sont reliés au moyen des bornes (37) et (38),dont le verrouillage est assuré par les contacts repos (39) du relais (40) - La mise en liaison des bornes (37) et (33? provoquent 11 alimentation de la bobine du relais (41) et de façon concomitante l'excitation de la bobine du relais (40) - Le relais (41) est auto-excité par le contact (42) et maintenu par le contact (43) du relais (35) - Le contact (44) alimente l'appareil électronique - Le contact (45) alimente le pôle(+) du moteur électrique à courant continu (31) dont la course maxi est limitée par le contact (46) - Le contact (47) du relais (40) alimente le pale (-)du moteur à courant continu (3t) - Comme il a été exposé ci-dessus,le moteur entraine le potentiomètre (29) au moment de la mise en service,le potentiomètre (29) est en position (a),ctest-à-dire en court-circuit et en tournant vers (b) il recherche ltéquilibre du pont de mesure,et au moment de l'équili- bre,la tension aux bornes de la bobine du relais (36) n'est plus suffisante pour maintenir la fermeture du contact (43),ce qui entra.ine la cpupure du maintien du relais (41) et arretant de ce fait la mise en position repos du contact (t5) et l'art du moteur (31) - Le moteur (31) entraîne simultanément le potentiomètre et un cylindre portant un tracé hélicoïdal en couleur et dont l'extrémité apparente en (497~indique une gradllation relative correspondante à l'état de la peau. #ette graduation est renforcée par des couleurs indicatives qui permettent de déterminer Citune tacon précise la selection des produits.Il est bien entendu que le potentiomètre et le cylindre sont entraînés par un jeu de pignons ne figurant pas sur le schéma. Le cylindre reste en position après retrait du détecteur - Pour le retour à zéro,il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir (50) pour couper l'excita- tion du relais (40),les contacts repos (51) et (52) provoquent l'inversion du courant dans l'induit du moteur (31) qui revient en marche arriére jusqu' au point O du cylindre et le point (a) du potentiomètre (29) - Après cette opération l'appareil est en état de marche pour une nouvelle mesure. flE N # I C A T I 0 N s i - Appareil electronique automatique pour l'étude des soins de la peau, avec indicateur de la gamme de produits à employer,permettant de déter miner le produit sélectionné pour les soins de la Deau (cuir chevelu, visage,mains# caractérisé par le fait que l'appreil renferme un pont de mesures permettant de determiner par comparaison l'acidité de la peau avec un étalon electronique précisant la valeur médiane étalonnée en labora.toire conformément à un état de peau normal. 2 - Appareil selon revendication 1caractérisé en ce qu'il comprend un pont de mesures fonctionnant sous basse tension alternative à fréqu ence élevée évitant l'effet de polarisation. 3 - ApDareil selon revendication 2tcaractérisé en ce qu'il permet la rech erche automatique du " point d'éauilibre " au moyen d'un " servo ; moteur " et la mise en mémoire de l'information visualisée sur un écran sur lequel apparait une graduation renforcée par des couleurs indicat ives qui permettent de determiner d'une façon précise la sélection des produit s