Appareil de culture physique, de rééducation musculaire médicale de musculation et d'hygikne, plus spécialement destiné à être installé dans une baignoire. L'appareil comprend un ensemble de -deux bielles montées sur un axe horizontal régLable qui se fixe vers bipartie haute d'une baignoire. Ces deux bielles formant cale-pieds à la partie inférieure permettent un mouvement alternatif des jambes, ce mouvement étant réglé pour une résistance variable grâce à des ressorts montés sur l'axe horizontal. Ces ressorts étant eux-même réglables par augmentation ou diminution de leur compression spirale. Les deux bielles sont indépendantes, non synchronisées et peuvent être réglées pour avoir une résistance à la poussée variable suivant la jambe à rééduquer. Le mouvement alternatif de pédalage dans l'eau a également pour effet de créer dans la baignoire un remous du liquide qui forme ainsi une sorte de massage du corps immergé. Mais il est évident que l'appareil peut également se monter entre deux cloisons rapprochées, ou sur un dormant de porte ou sur un chassis additif formant support. A titre d'exemple, la planche i annexée indique sur la iigure nO i une vue de face de l'appareil en fausse coupe. Le repaire i indique le tube réglable composé de 2 embouts rep. 2 en matière souple genre caoutchouc ou similaire : ces embouts fixés sur des supports rep. 3, articulés sur axe rep. 4 et monté d'un côté sur un tube rep. 5 percé de trous rep. 6 permettant à l'aide d'une grande goupille, de régler l'emplacement du dit tube à l'extrémité du repère i. A l'extrémité opposée du tube support rep. 1 est emmanché un tube rep. 7. Ce tube est fileté ainsi que l'extrémité de 1. En vissant ou dévissant le tube rep. 7 on peut régler exactement la longueur de blocage sur les parois de support. (exemple les flancs intérieurs d'une baignoire) Un écrou de blocage rep. 8 empêche tout desserage. Sur le tube horizontal rep. i sont montées deux bielles rep. 9 ces bielles sont solidaires de paliers rep. 10 permettant la li hre rotation des bielles'sur l'axe rep. 1 - une entretoise rep. il détermine l'écartement entre les paliers du rep. 10. Les bielles à la partie inférieure reçoivent des cale-pieds rep. 12. sur l'axe rep. i sont fiés deux ressorts rep. i par une de leur extrémité. I,'utre extrémité est solidaire du montant vertical de chaque hielle. La tension du ressort est calculée en fonction de l'effort de ré sistance recherché. Les deux bielles et les deux ressorts sont indépendants et permettent ainsi des mouvements de bielles réglables individuellement et de ramener chaque bielle au point de départ de chaque mouvement. La figure 2 est une coupe suivant AB. L'appareil peut être construit avec différents matériaux en principe inattaquables à l'humidité et aux acides. il peut avoir des dimensions variables suivant l'application recherchée, par exemple l'emploi par des enfants ou des grandes personnes, la hauteur des bielles peut être différente. Des modifications de formes peuvent être apportées dans le domaine des équivalences techniques sans pour cela modifier le principe de l'invention. R E V E N D I C A T I O N S Préambule : Cycle d'eau. 1/ appareil de culture physique, de musculation et d'hygiène et de rééducation musculaire médicale. 2/ Cycle d'eau suivant la revendication i caractérisé en ce que l'appareil est plus spécialement destiné à être installé dans une baignoire. 3/ Cycle d'eau suivant les- revendications i et 2 caractérisé en ce que l'appareil comprend un axe horizontal réglable en bout pour permettre le blocage de l'ensemble sur des parois verticales, par exemple les flanos intérieurs d'une baignoire. 4/ Cycle d'eau suivant les revendications 1-2-3 caractérisé en ce que l'appareil comprend deux bielles indepen- dantes solidaires à deux paliers montés sur l'axe horizontal ces deux bielles terminées à leur partie basse par des oale-pieds. Le mouvement des bielles est alternatif et indépendant. Des ressorts de réglage de la résistance de l'effort psrmettentd contrôler le mouvement des bielles et le rappel de celles-cl vers le point de départ du mouvement. 5/Cycle d'eau suivant l'ensemble des revendications caractérisé en ce que l'appareil est principalement destiné à être installé à l'intérieur d'une baignoire mais peut également être monté entre deux cloisons verticales rapprochées ou un dormant de porte ou être monté sur un chassis additif. 6/ Cycle d'eau suivant l'ensemble des revendications caractérisé en ce que le tube support horizontal peut avoir une grande longueur permettant le montage de plusieurs couples de bielles sur le même tube.