L'appareil est conçu de la façon suivante. Au tube n 1 est soudée la tige nO 12 ; à côté de cette tige nO 12, et à 3 mm de celle-ci, la vis n 4 qui doit tenir le ressort n" 5, dont le tube n 2 se coulisse dans le tube n 1, est retenue par le ressort n 5, tenu par la vis n 4, et une fois en extension, il est bloqué par la clef n 14. La rotule n 3 est soudée au tube n 2 et incorporée à 1 mm 5 de la vis n 4. Sur le côté se trouve la clef de serrage n 13, pour maintenir l'orientation désirée. L'axe n 6 est fixé dans la rotule n 3 par le boulon n 8, et bloqué par la rondelle n 7. La bague n 9 donne le dégagement d'orientation. L'appui-bras n 10 est en contre-plaqué de 16 mm d'épaisseur, 125 mm de large et 684 mm de long ; il est fixé par le boulon n 11, soudé à une rondelle 34 et vissé dans l'axe n 6 à fleur de l'appui-bras n 10 qui est recouvert d'une plaque de mousse de 10 mm, enrobée de simili-cuir noic L'utilisation de la poignée n 15 permet de nous donner l'orientation et l'extension désirées. Sur le plan P L I 3, nous voyons. Le tube n 1 et le n 2, la rotule n 3, les vis n 4 et l'appui-bras n 10 ; la vis de serrage n 11, puis la tige n 12, 16, pour la fixation sur le bord de la table ; la clef de serrage n 13 et n 14, et la poignée d'orientation n 15 de l'appui-bras n 10. Sur le plan P L II 3, nous voyons. Le tube n 1 et le n 2, la rotule n 3, les vis n 4 et le ressort d'extension n 5, puis l'axe central n 6 de la rotule n 3 et la rondelle n 7 34, le boulon n 8 et la bague d'épaisseur d'orientation n 9 et l'appui-bras n 10. La vis n 11 et la tige n 12 16, pour fixation sur bord de table et les clefs de serrage n 13 et n 14. Enfin, la poignée n 15 d'orientation et d'extension de l'appui-bras n 10. L'appui-bras est utile, principalement pour les anesthésies et les transfusions. Utilisations traditionnelles Malade en position dorsale L'utilisation inédite et rationnelle, malade en position ventrale, permet l'appui convenable des bras. L'appui-bras sert également pour la chirurgie osseuse et les greffes, les fractures des bras et avant-bras, ménisques et autres interventions. La simplicité du fonctionnement de cet appareil facilite la tâche de l'anesthésiste et du chirurgien tout en conservant l'asepsie la plus complète. L'appareil remplace avantageusement la planche rustique, utilisée couramment dans toutes les salles d'opérations, par un appareil, technique aux mouvements calculés et précis, facilitant la tache de l'anesthésiste et du chirurgien,et soulage le patient. On peut donc maintenir le membre supérieur en extension,sans courbature,durant les perfusions ou transfusions nécessaire pendant l'intervention chirurgicale,quelque-soit la durée de celle-ci. Sont aussi acquisss,l'immobilisation et l'extention du bras au cours des réductions de fractures. Permet au chirurgien de modifier la position du bras san interrompre,une perfusion mise eh place dans ce même membre. L'utilisation de cet appareil,dans les réductions de fractures, évite des séquelles graves (paralysies radiales). Dans les ablations de seins,permet plus efficacement,la vérification musculaire. Avec cet appareil, dans le cas, d'intervention d'hernis discale, le malade,en position ventrale,peut avoir les bras appuyés en position réglable par l'anesthésiste pendant toute la durée de l'opération, ce qui suprime les courbatures post-opératoires si douloureuses. En cas d'intervention de ménisque,l'utilisation de cet appareil permet en chirurgie courante de vérifier sans table orthopédique, la remise en place des ménisques et rotules. L'appareil est composé de tube 1 dont le tubs 2 se coulisse à l'intérieur, retenu par le ressort 5. Une fois mis en extension, il est bloqué par la clef 14. Le ressort 5 est fixé a l'extrémité des tubes 1 et 2 par les vis 4. A coté de la vis 4,du tube 2,est soudée la rotule 3,qui reçoit l'axe 6 fixé par la rondelle 7 et le boulon 8. Sur la bague d'épaisseur 9,vient reposer un plateau 10,qui est fixé sur l'axe 6,par le boulon 11,ce qui permet de donner toutes les inclinaisons voulues; Une fois celles-ci choisies,elles sont maintenues par la clef de serrage 13. La poignée 15 permet au chirurgien et a facilités,pour obtenir l'extension et l'orientation voulues,-tout en conservant l'a aseptie la plus complète, L'appareil se fixe, sur le bord de la table d'intervention à l'aide de la tige 12. Résumé L'appareil est de grande utilité pour les anesthésies et les transfusions. II sert aussi pour les interventions osseuses; fractures des membres,ablations de sains et également pour les greffes musculaires. Son utilité inédite et rationnelle pour les interventions dorsales,psrmet l'appui convenable des bra.,st soulage la tache de l'anesthésiste et du chirurgien,avec la plus complète aseptie. REVENDICATIONS 1 Le principe de l'appareil, parses rotations diverses et ré glables, acquises au moyen d'une rotule mobile, par ses extensions à l'aide d'un tube coulissant dans un autre, retenu par un ressort. 2 Une clef de serrage permettant les différentes positions dési rées étant placée sur la partie inférieure de l'appareil pour l'ex tension et sur le cSté pour la rotation. 3 Les différentes positions du membre pendant l'intervention peuvent être acquises par l'anesthésiste ou le chirurgien, sans aucune difficulté, évitant ainsi les paralysies radiales et autres inconvénients. 4 La simplicité de manipulation de l'appareil inédit, facilite la tâche de l'anesthésiste et du chirurgien. L'aseptie reste complète tout au long de l'intervention. 5 Le membre au patient repose confortablement sur une partie rigide recouverte d'une plaque de mousse, enrobée de simili-cuir noir.