A - BASCULE CERVICALE réglable en tous sens B - La présente invention a pour objet un appareil permettant de traiter par kinésythérapie, les affections rhumatismales d' origine musculaire cervicale. C - Las appareils employés pour traiter ce genre de maladie sont généralement compliqués, encombrants, onéreux, sous forme de chaise le plus souvent, ou le malade assis n'est pas en posi tion favorable pour faire l'effort musculaire cervical qui lui est prescrit, devant combattre par ailleurs, l'affaisse - ment vertical lombaire, inhérent à la position assise. D - L'emploi de la position allonge, sur une table de massage ou au sol, pour cet appareil, permettra au malade d'utiliser la force d'inertie de son corps, pour faire travailler uni tussent ses vertèbres et ses muscles cervicaux. E - Il'appareil ici décrit est entièrement démontable et toutes les pièces qui le composent sent interchangeables et facilement remplaçables. F - Il est composé d'un AXE A 1, gradué fig.1,3,4,5,8,9, dont les extrémités sent munies de roulements à billes M1 et N2, fig. 1,3,4,5,fixés dans des SUPPORTS B1 et B2, fig.1,3,4,5. G - Chaque SUPPORT B1 et B2 est divisé en deux parties t un SOCLE K et und tête K', fig.4,5, qui comporterent chacune un logement en demi-cercle, destiné à recevoir le roulement à billes M1 eu M2. Ces deux parties K et K' seront maintenues solidement l'und centre l'autre, au moyen de vis filetées L1 et L2,fig.3,4,5, logées dans des trous filetés prévus à cet effet. Des ergots N1,2,3,4, assureront la mise en place des parties K et K' 1. une sur l'autre, avec présisien,fig.4,5. Les roulements à billes M1 et H2, ainsi logés entre les parties K et K' seront maintenus par des vis de serrage C1 et C2, fig.3,4. La partie K qui sera le SOCLE, comportera des vis de réglage S1 et S2, fig.4,5,logées dans des treus filetés, prévus à cet effet, et qui permettrent d'assurer le réglage en hautour de l'appareil et éventuellement son inclinaison, par rapport à la table do massage W, fig.1 ou par rapport au sel. La tête de ces vis de réglage S1 et S2, pourra recevoir une bille do caoutchouc, ou un ressort, ou les deux à la fois pour assurer l'antidérapage de l'appareil et l'amertisse ment des chocs consécutifs aux mouvements imprimés par la tête du patient. H - L'AXE 1 bien maintenu sur ses extrémités pourra ainsi tourner librement sur lui-mme. Sur cet AXE 1 sera fixée une REGLETTE H, fig.1,3,6,9, graduée et crantée, au moyen d1 une pièce que nous appellerons JOINT D1, fig.3,6,7, Sur cette REGLETTE H, sera enfilé un POIDS P1, fig.1,3,6, percé d'un trou et qui pourra se déplacer le long de la REGLETTE H.Il sera maintenu à la graduation choisie par un ERGOT Q, fig.6. et au besoin par une vis de serrage R1, fig.1,3,6, placée sur le côté du POIDS P10 Ce POIDS P1 pourra recevoir des poids supplémentaires sous la forme de plaquettes P2,3, etc...fig.6, percées d'un trou et enfilées sur une tige 0,fig.1,3,6, prévue à cet effet sur le dessus du POIDS Pi. I - Le JOINT D1, comportera deux ouvertures V1 et V2, fig.6,7, de préférence carrées, percées à des hauteurs difféeentes et orientées à 90 degrés, l'une par rapport à l'autre, fig.7. Pour chacune de ces ouvertures V1 et V2, une vis de serrage R1 ou R2, pourra maintenir la REGLETTE H sur l'AXE 1, selon les positions choisies. Etant donné la conformation du patient, ou 11 effort qui lui est prescrit, la REGLETTE H pourra entre fixée dans l'ouvertu- re supérieure V1 et 1' AXE 1, dans l"ouverture inférieure V2 Ou au contraire la REGLETTE H pourra être fixée dans l'ouver- ture inférieure V2 et 1' AXE 1 dans l'ouverture supérieure V lo Autrement dit, position haute basse de la REGLETTE H, par rapport à ltAXE 1, selon les besoins. J- Dans l'axe de la REGLETTE H, une TETIERE T sera maintenue en X1 et X2 sur des BRAS F1 et F2, réglables, fig.3,8,10. La TETIERE T qui pourra pivoter librement sur ses axes Xt ou X2 est destinée à recevoir la tête du patient. Elle pourra être faute d'une plaquette creuse, d'un cadre ou d'une armature au format nécessaire, ou encore un moulage en matière assez souple pour recevoir la tête du patient. La têtiere décrite ici, est un cadre comportant sur ses cêtés longitudinanx des tiges axiales A2 et A3, fig.3,8,10, desti nées à recevoir des coussinets E1,2,3 etc...fig.1,3,8,10, qui pourront être de forme et de taille différentes et fabriqués avec des matériaux divers plus ou# moins souples ou durs. Ainsi par le cheix judicieux de la têtière, cadre, plaquette creuse, moulage ou coussinets, la tête du patient pourra entre parfaitement maintenue dans la position prescrite par le méde # cin traitant, ce qui est généralement difficile à obtenir. La pesition sur le côté gauche on droit, pouvant même titre envi- sagée. Les BRAS Fi et F2 réglables, seront maintenus sur l'AXE 1 au moyen de JOINTS D2 et D3, du même modèle que le JOINT D1, fig. 3,7, et à la gradnation la plus faverable au patient. La posi tien haute ou baise des BRAS Fl u F2, par rapport à l'AXE i sera choisie, toujours en fonction de la conformation du pa tient ou des efforts demandés. Les extrémités de ces BRAS F1 et F2, pourront entre munies par desseus de vis de réglage# faisant également office d"amo@tis- seur et d'antidérapant telle les vis S1 et S2 fig.4,5. K- La REGLETTE H peurra être parfaitement dreite, comme en H1, f fig.9 ou de fermes différentes semme suggérées en H2 ou H3, fig.9, en femction des eritères demandés. L - Accesseirement und sangle Y1, fig.1,2, dent chaque extrémi tés sera fixée aux SUPPORTS B1 et B2, pourra maintenir l'appa reil sur la table de massage. Dans le cas de l'utilisation au sal, des tiges rigides Z1 et Z2, réglables an lengueur, fixées sur les SUPPORTS B1 et B2 et munies de peignées U1 et U2, et de cale-pieds, J1 et J2 fig.1,2, aiderent le malade dans ses efferts, tout en main tenant l'appareil on benne position. M- Divers accesires serent prévus : sangles, mentionnière, et competur mécanique ou électrique, à veyant lumineux on non fonctionnant par rotation, frettement ou par contact REVENDICATIONS 1 - Apparil de rééducation musculaire et cervicale,carac- térisé par une bascule utilisant un axe pivotant sur ses extrémités fixées dans des roulements à billes, eux-mêmes maintenus dans des supports réglables. - 2 - Anpareil selon la revendication @o 1, utilisant sur 1' axe de la bascule d'un coté une têtière conformable de fa çons diverses et destinée à recevoir la tête et parconsé quent les efforts du patient, et de l'autre un poids réglai ble qui pourra coulisser sur une réglette graduée. - 3 - Appareil selon les revendications 1 et 2, utilisant un type de joint qui permettra de régler entre eux les diffé rents éléments le composant et cité s dans les précédentes revendications.