L'objet de l'invention concerne un dispositif de contrôle ,de surveillance et de sécurité pour appareils de perfusions et similaires. Il est destiné ai 1 ' accomplissement de toutes perfiu- sions , transfusions, et autres en supprimant en cours d'exécu- tion toute surveillance Dans les dispositifs de trousses de perfusions classi oueds , il faut au départ, régler la cadence, c ' est à dire le nombre de centimètres cubes heure- ou de gouttes minute; les tentératures,volune , contre pressions veineuses et autres, font varier ce débit; il faut ensuite arrêter la perfusion lorsque la dose prescrIte est atteinte, et avant aue le flacon ne se vide; enfin la veine peut s'obstruer, et d'autres incidents peuvent encore subvenir; il en résulte qu' on doit exercer une surve llance constante. Le dispositif suivant l'invention supplée en cours d # exécution d t une perfusion à cadence et débit réglés électroniquement, à toute surveillance médicale, en assurant les corrections maintenant le débit, et alertant visuellement ou phonétiquement les usaers, en cas d'une perturbation ,modi- fiant le débit de l'écoulement ou lorsque le débit prescrit est atteint. Il est constitué par la fixation sur le voyant compte trousse gouttes de la d'un capteur opto électrnique, formé par un émetteur récepteur infra-rouge, un amplificateur, un diviseur à module variable, un compteur, un affichage de débit total,un préselec- teur programmateur, un comparateur -de grandeur, un signal d'a- larme ,un circuit de surveillance de cadence, à valeur programmée par un réseau approprié, un bloc de contrôle d'hystérésis et un synchronisateur ; alors qu T un dispositif de blocage avec poussoir et levier de commande, assure l'arrêt de la distribution par pincement automatique du tuyau, et réarmement manuel Sur les dessins annexés donnés titre d'exemple non limitatif d'une des formes de réalisation de l'objet de l'inven tion. La fig. I représente le diagramme de fonctionnement du dispositif. mes fig 2,3,4 représentent les graphismes de fonctionne- ment des éléments du dispositif ta fig 5 est une vuc partielle des circuits électroni- cues du perfuseur automatique., représentant les circuits de contrôle de cadence ta fig 6 est une vue en élévation et en coure du poussoir d'arrêt de distribution Sur le voyant compte-gouttes de la trousse on dispose un capteur opto électronique I avec émetteur récepteur infra rouge.Le faisceau de l'émetteur est focal sur le trajet de la goutte et le récepteur reçoit une variation le rayonnement lorsque cette derniere est présente Ce détecteur est renie ci un amplificateur 2 qui met en forme le signal; il est sensible non a un niveau d'éclairement , mais aux variations brutales de ce niveau d'éclairement . Ce signal est indépendant de la luminosité ambiante et permet d'obtenir un capteur plus sensible; son fonctionnement 3,4 est représenté sur la fig 2. Le signel de sortie de l'amplificateur 2 pilote un diviseur à module variable 5 programmé par des commutateurs de codage sur lesquels on affiche le nombre de gouttes qu'il faut avoir pour obtenir I cm3. La division est obtenue par une suite d'étages de comptages , et le module variable est obtenu par le pré-posi- tionnement des compteurs au complément du module division. Les compteurs sont du type syncrone et le pré-positionnement est effectué à chaque sortie d'information du module de division pendant la demi période inactive de l'horloge;le signal délivré par le module 5 correspond aux cm3 réellement délivrés. Il actionne un compteur 6,puis inscrit sur un afficha ge 7 le débit total . Le contenu du compteur 6 est comparé au débit maximum fixé par un pré-sélecteur 8par le compa rateur de grandeur 9. Lorsque le module de 6 est supérieur ou égal à 8 , le comparateur déclenche une alarme IO. Au niveau de l'amplificateur 2, le signal actionne un circuit de surveillance de cadence Il dont la valeur est pro grammée par le réseau I2, et lthystérésis contrôlé par le bloc I3. La cadence est vérifiée en mesurant la période deé- couvrement des gouttes Le circuit Il déxlivre une alarme lorsque le synchro nisme entre les informations 2 et I2 n'est plus respecté à la tolérance fixée par le bloc 13. Les exemples I4,I5,I6 fig 3 matérialisent le fonctionnement de ce système; suivant 14, le fonctionnement est normal, dans le cas I5, la cadence trop ra pide déclenche l'alarme Il , dans le cas I6 on voit que la synchronisation I7 prend pour référence la dernière goutte tombée pour ne pas cumuler les erreurs.Le cas I6, montre l'alarme pour cadence trop lente Suivant la fig 4 ; I8 montre la différentielle qui est au minimum, et la cadence doit être rigoureuse ; I9 montre qu'avec une différentielle maximum ,on admet les variations sur la cadence , sans provoquer l'alarme La fig 5 montre le schéma pratique de l'exécution des dispositifs II, I2, I3, I7. L'alarme s'efface automatiquement des que le système redevent normal.Lorsque l'alarme, soit mémori sée délivrée par 9 , soit fugitive délivrée par Il a actionné le circuit IO,celui-ci provoque trois actions Il enclenche un relais électromagnétique qui alerte le personnel soignant , et allume un voyant qui s'éteint lors que le défaut disparait .11 enclenche un dispositif de blocage de la perfusion qui oblige l'opérateur à corriger manuellement le défaut et réarmer le dispositif de blocage Ce dispositif de blocage fig 6 est constitué par un poussoir 20 qui écrase le tube placé dans la rainure 21. Le système étant armé par le levier de commande 22,le bras de contr8le 23 se trouve dans les positions dessinées en pointillé . Le bras de contrôle 23 est sollicité en rotation par un ressort, mais immobilisé par un électro-aimant. En cas d'alarme, le noyau de l'électro-aimgnt s'efface et libère le bras 23 qui sous l'action du ressort vient occuper la position en trait plein sur le dessin . Le poussoir 20 bloque 1 écoulement en écrasant le tube Toutefois les formes, dimensions et dispositions des différents éléments pourront varier dans la limite des équivalents, comme d'ailleurs les matières utilisées pour leur fabrication, sans changer pour cela', la conception générale de l'in vention qui vient d'être décrite R E V E N D I C A T I O N S I ) Dispositif de contrôle, de surveillance et de sécurité pour appareils de perfusion et similaires, permettant de contrôler électroniquement la cadence et le débit supprimant la surveillance médicale, avec signal d'alerte en cas de perturbation dans la distribution , se caractérisant par la combinaison d'un capteur opto électronique sur le filtre formé par un capteur émetteur récepteur d'infra rouges , avec un amplificateur, un diviseur de module variable, un compteur , un affichage de débit to tal , un pré-sélecteur programmateur,un comparateur de grandeur,un un signal d'alarme,un circuit de surveillance de cadence,dont la valeur est programmée par un réseau spécial, et d'hystérésis contrôlé par un bloc approprié,le tout subissant l'action d'un syn chronisateur. 20) Dispositif suivant la revendication I , se caractérisant par le fait que le blocage déclenché par l'alarme écrasant le tuyau de distribution est constitué par un poussoir avec levier de commande ;bras de contrôle sollicite en rotation par unres?ort , et immobilisé par électro-aimant dont le circuit est ouvert en cas d'alarme,-et réarmé manuellement pour libérer la distribution 30) Dispositif suivant la. revendication I , se ca ractérisant par le fait que le faisceau de l'émetteur infra rouge est focalisé sur le trajet de la goutte, et que le récepteur ne reçoit une variation de rayonnement , qu'au contact de cette dernière ; le détecteur n'étant sensible de ce fait , non au niveau d'éclairement ,mais uniquement aux variations brutales de cet éclairement , afin de donner le signal ,indépendamment â la luminosité ambiante 4 ) Dispositif suivant la revendication I, se caracté risant par le fait que le diviseur à module variable permet de contrôler le débit directement par conversion des gouttes en centimètres cubes, suivant programmation