Le problème du transport des grands blessés ou de certains malades peut présenter certaines difficultés car il faut les manier avec beaucoup de précautiens pour leur éviter certains déplacements qui peuvent etre très douloureux eu meme parfois fatals. La plateferme présentée essaye de réseudre ce problème, elle peut etre employée seule u avec d'autres appareillages tels les civières genflables. Elle est réalisée en deux parties (ID) et (IG) assemblables dans le sens da la grande longueur, elle peut ainsi se glisser plus facilement sous le corps du patient avec le minimum de mouvements pour ce dernier. Les figures jeintes donnent des exemples de réalisations de cette plateferme que l'en peut, en effet, fabriquer en plusieurs ver 5ions, sur le mems principe, en tenant compts du poids et de la tail le du patient.- On peut en effet prévoir par exemple un modèle;pour enfanta-pour un adulte normal- peur une personne farte.- Le pris de vente envisagé peut aussi intervenir. Les deux éléments (ID) et (IG) sent généralement construits en ferme de caissons métalliques (fig.3) mais peur les modèles légers, on peut se contenter (fig.4) d'une plateforme renforcée par des ner vures (5), rappertées ou embeuties. Il est cemmede de préveir un pesitiennement facile des deux parties l'une par rapport à l'autre lors du rapprochement.- Un moyen facile consista à prévoir des orénaux (2) de préférence en forme de trapèzes, conjugues le long de la ligne de jonction.- Pour des modè les plus ordinaires on peut se contenter de tétons ou encore de gui des terminaux (3) cemme sur la fig.2. Il faut ensuite fixer solidement les deux parties afin qu'elles ne s'écartent pas pendant le transport et ne s'affaissent pas,oe qui risquerait de donner une mauvaise position au patient ou nieme de le laisser glisser dans l'intervale. Peur cela le moyen qui semble le plus simple consiste à prévoir un système de verrous par exemple en introduisant dans des gaines (6) fixées en desseus de la partie supérieure de la plateforme, des bro- ches (4) que l'en peurra bloquer rapidement par un procédé elassiqu6 (clavette- iayennette- vis à pas rapide ...) Ces broches aussi légè- res que pessible seront étudiées pour avoir un moment d'inertie suf fisant peur maintenir la rigidité de l'ensemble. En variante on pourrait utiliser un verrou pivotant cemme par exemple celui dessiné sur la fig.5. Restent ensuite les prises peur les mains des perteurs.- On pourra avoir dss peignées ordinaires ou des sangles fixes sur les bords extérieurs eu plus simplement des encoches pratiquées dans la plateferme. Pour faciliter la m@se en place des broches dans les gaines (6) les extrémités de ces dernières du coté introduction pourront etre en ferme d'entonnoir cemme sur la fig.1. Tous matériaux convenables pourront etre utilisés pour la fabrication de ces plateformes.-Des accesscires tels des rembeurrages peurront etre adaptes pour amélierer le confort du patient. La plateforme assemblée pourra etre plane ou incurvée. REVENDICATIONS 1 - Plateforme en deux pièces assemblables facilement pouvant se glisser facilement en deux temps sous le corps d'un grand blessé avec le minimum de déplacements du corps, caractérisée par un sys- tème de guidage facilitant l'assemblage. 20- Plateforme selon la revendication N01 caractérisée par le mode d'assemblage des deux parties qui se fait au moyens de verrous peussés ou teurnants qui ceneourent à la rigidité de l'ensemble.