Dispositif s'adaptant aux turbines ou r icro-tours,afin de préserver la langue ou la joue de l'action de la fraise, évitant ainsi tous risques d'accidents,tout en offrant un champ opératoire parfaitement dégagée Ce dispositif ou adaptateur protecteur,est réalisé en fil métallique recouvert d'une gaine ou étui,qui sera jeté aprés chaque intervention sur le patient,évitant la stérilisation. C'2t adaptateur protecteur est terminé par deux crochets paralléles inversés,s 'encliquetant sur le bras du contre angle de la turbine ,de telle sorte que le contre angle (1) se trouve entre le crochet antérieur (4) et le crochet postérieur (5). Ce protecteur pourra effectuer une rotation dans le sens des aiguilles du'une montre,de manière à engager les deux crochets, Le crochet (5) étant ramené par l'index de la main gauche. Dans la pratique on exerce une pression du pouce de la main gauche sur le crochet antérieur (4) et une pression de l'index de la main gauche également sur le crochet postérieur (5) afin de permettre l'encliquetage de l'attache On remarquera que le crochet antérieur (4) posséde en (6) un angle droit ayant pour but de permettre le dégagement du conduit du spray qui se trouve parfois à l'extérieur sous la texte de la turbine. Bien entendu selon le travail,ce protecteur se tourne à droite ou à gauche de la fraise. Les dessins représentés et décrits ne sont donnés ici qu'à titre schématique,indicatif non limitatif et sont sujets à de nombreuses variantes de réalisations et d'applications comme produit Industriel nouveau La Figure - 1 - représente le protecteur (2) réalisé en fil métallique approprié, engagé sur le contre angle (1) de la poignée de la turbine,de façon que celui-ci protège la langue ou la joue d'étire accidentée par la fraise en rotation (3), Ce protecteur s'engage sur le contre angle par une légère pression du pouce sur lescrocheis (4) (5) qui permettra son encliquetage correcte sur le contre angle. La Figure - 2 - représente le même protecteur avant, vu de profil,montrant l'angle droit (6) permettant le déga gemment du conduit du spray qui généralement se trouve 80US le contre angle de la turbine. La Figure - 3 - représente vu de profil le protecteur (2) écarté de la fraise (3) pendant le travail. La Figure - 4 - représente le protecteur en fil métallique montrant en (4) et (5) les deux crochets paralléles munis de leur boule protectrice en matière plastique,pou- vant résister lors de la stérilisation à une températuçe de 1200 C. En pointillé est repnésenté le petit étui en plastique que l'on jette aprés la pnemière intervention avec le patient. La Figure - 5 - représente vu en perspective le mine protecteur. La Figure - 6 - représente l'étui en matière plastique qui sera jeté aprés chaque internetion. La Figure - 7 - est une variante de protecteur,tiré d'un flan métallique ou en matière plastique en deux parties. ou la partie cylindrique (5) s'engage par pression sur le contre angle. Ce protecteur pourra alors pivoter de droite à gauche et vice -et -versa grace à un rivet ou axe (8) La Figure - 8 - montre le meme protecteur ayant pivoté vers la gauche de la fraise, dont il sera encliqueté sur le contre-angle en (5) et (lb). La Figure - 9 - est une autre variante d'un protec tegr en fil métallique en forme carré,permettant l'introduction de l'étui (7) qui fera lui,office de protection, et qui sera jeté aprés chaque intervention. Ce dispositif peut etre utilisé sans étui tout en conservant ses ptopriétés protectrices. Il est toutefois nécessaire ,et meme recommandé de stériliser ce protecteur,qu'il soit muni ou non d'un étui, L'invention sera bien comprise en se référant à la description et aux dessins annéxés à titre d'exemple,mais elle pourra varier de formes, de modèles, de matières, de dimensions,sans que soit altéré le principe de l'inventions le but étant de rester dans le cadre de l'idée nouvelle, objet de ce présent brevet R E V E N D I C A T I O N S. 1 - - Dispositif s'adaptant aux turbines ou micro-tours dentaires,afin de préserver la langue ou la joue de l'action de la fraise,évitant ainsi tous risques d'ac cidents, tout en offrant un champ onératoire parfaite ment dégagé. Ce dispositif ou adaptateur protecteur,est réali sé en fil métallique approprié recouvert d'une gaine ou étui qui sera jeté aprés chaque intervention sur le patient, évitant de ce fait la stérilisation 2 - Dispositif selon la revendication - 1 - Caractérisé par le fait que ce protecteur amovible s'engage sur le con tre angle de la poignée de la turbine,il peut pivoter sur celui-ci à droite ou à gauche de la fraise en rota tion selon la facilité du travail sur le patient: : 30 - Dispositif selon la revendication - 1 - Caractérisé par le fait que ce protecteur peut étre découpé dans un flan, métallique, ou en matière Plastique , en deux parties, dont la patie protectrice pourra pivoter gracie au rivet ou à l'axe qui réunira la partie cylindrique s'engageant par pression sur le contre angle5 avec le protecteur proprexient dit. 4 - Dispositif selon la revendication - 1 - Caractérisé par le fait que l'fun des crochets formera un angle droit à sa base de façon à permettre le passage du conduit du spray qui se trouve parfois à l'extérieur de la tette de la turbine.