DISPOSITIF D! PSS PAR VIDANGE DE TROP PLSIN.SaNS oONSI Pour totalisateur discontinu i pesées constantes. La présente invention concerne les instruments de pesage automatiques à pesées constantes permettant d'assurer des chargements de produits dans tous iréhicules,soit en vrac ,soit en sacs. Contrairement aux appareils classiques ou la fin de pesée se fait par alimentation par gravité et sur une section réduite,cet appareil,et le but de cette invention est de faire la fin de pesée par évacuation d'un trop plein.Il s'agit de remplir un récipient au-dessus de la capacité désirée et d'evacuer ce trop plein ensuite. Ce dispositif supprime donc les inconvenients existants sur les appareils connus à ce jour, et en particulier: - Eliminer la colonne de produit en suspension au moment de l'arret de la pesee,ce qui oblige à prévoir une compensation de cette colonne inconnue,et de son inertie. - éliminer le mauvais écoulement des produits par une fin de pesée reduite. Le dispositif de pesage par vidange de trop plein sans compensation permet d'éviter c=-s inconvenients ,car l'alimentation du récipient se fera toujours par une seule section,et au dessus du poids désiré,et 11 évacuation du trop plein sans avoir a tenir compte de la hauteur de chute1donc de sa valeur et de sa force d'inertie. Le dispositif de pesage par vidange de trop plein est réalisé de la façon suivante: - UN récipient ou trémie de pesage,4(FIG 1) est relié a un systeme de leviersde pesage classique,6(FIG 1) qui sont eux-meme réliés à un indicateur à cadran ou autre indicateur, 1 (FIG1). - Cette trémie de pesage est alimentée par la trémie supérieure, 3 (FIG 1) équipée d'un clapet ,14. - Par un systeme automatique de l'indicateur ,1 FIG 1 ,décrit plus loin,on assure le remplissage de la trémie de pesage,4,au dessus de sa capacité en ouvrant le casque 14 et le refermant Exemple: pour 100Kg désiré ,l'on charge la trémie 4,jusqu'a 105 Kg. Il faut alors revenir a 100kg en enlevant ce trop plein. La trémie de pesage est équipée a cet ef et d'une sortie d'évacuation, 7 FIG 2,qui est ouverte ou fermée par une trappe ,8, commandée par un organe moteur,C.3 FIG 2. Toujours par l'automatisme du cadran,il suffit d'ouvrir cette trappe pour évacuer ce trop plein,et le produit tombe alors par une glissière,10 FIG 2,qui est fixe,donc non reliée au système de pesage. Le trop plein s'évacue jusqu'au poids désiré et le cadran indicateur donne l'ordre à la trappe ,8 FIG 2,de se refermer instantanement. A ce moment précis tous les effets de hauteur et d'inertie sont supprimés. Car en effet: - Le produit se trouvant sur la glissière intérieure,9 FIG 2, reste sur la partie pesage et,est donc pesé et sera évacué à la vidange. - Le produit se trouvant sur la glissière fixe,10 FIG 2,n'est pas pesé puisqu'il est sur une partie fixe extérieure,et le poids ou la force du produit sur cette partie fixe n'a aucune influence sur le pesage. Il tombera dans une reserve fixe ,12 FIG 2 ,et pourra ensuite être remonté dans le circuit au moyen d'une vis d'archimède13 FIG 1, t remis dans la trémie 3 FIG 2 - E n géneral,cette trémie de récupération recevra suivant les produits entre deux et cinq pour cent de la valeur de chaque pesée. - L'appareil de reprise ,13 FIG 1 ;fonctionnera en permanence pour assurer la remontée du produit non pesé,dans la trémie supérieure d'ali mentation ,3 FIG 1. Le fonctionnement de ce dispositif de pesage par vidange de trop plein est résumé sur le diagrame des figures 3 à 7. FIG 1.-Le cadran indicateur,1 ,est à zéro - les clapets 14 et 15 sont fermés - La trémie açe pesage,4 ,est vide - La trappe d'obturation,8, est fermée FIG 2 - On ouvre le clapet d'alimentation,14 ,au moyen.d'un bouton de commande - Le produit s'écoule dans la trémie de pesage,l'aiguille du cadran,1, s'avance vers la charge maxi. FIG 3 - L'aiguille du cadran,33,ayant atteint le maximum de la charge, donne l'ordre au clapet 14,de e fermer. FIG 4 - L'aiguille du cadran a depasser le maximum et donne l'ordre à la trappe ,8,de s'ouvrir à ce moment,le produit en trop s'écoule de la trémie de pesage par l'orifice de sortie de trop plein,7. Le produit tombera dans la réserve,12 ,et sera remonter par la suite. FIG 5 - L'aiguille est revenue doucement au poids 100kg ,et donne un nouvel ordre pour: - fermer la trappe ,8. - enregistrer un chiffre sur un compteur - ouvrir le clapet,15 pour évacuer le produit qui pourra être chargé dans un véhicule. - le produit tombé dans la réserve ,12,sera remonté dans la trémie 3,par un appareil quelconque de manutention;vis d'archimède,élévateur à godets etc....ou pourrait être aussi reversé dans la trémie de pesage,au-cycle suivants jouir FIG 9. Le cadran indicateur pour réaliser cet ensemble de peseuse à dispositif de pesage par vidange de trop plein,pourra être de conception très varié et tout systeme existant pourra convenir ,y compris un indicateur à romaine. La figure 2 represente un principe à cadran circulaire avec une aiguille indicatrice133 ,un compteur totalisateur,D2;enregistrant chaque cycle. L'index réglable,34;est équipé de deux contacts électriques 35b et 35 c. Le contact,35 c, donne l'ordre de fermeture du clapet d'alimentation,14,et celui d'ouverture du clapet de trop plein ,8. L'aiguille de pesage,33,redescend jusqu'au contact 35 b, ce dernier donne l'ordre de fermeture du clapet,8 ,et celui d'ouverture du clapet de vidange,15;l'aiguille ,33, redescend jusquwau contact "a " qui ferme le clapet ,15,et le cycle recommence. Une securite est assurée par des contacts ( d,e,f,) placés sur les differents clapets de la bascule. La figure 8 represente un autre principe de cadran de pesage appelé cadran àzéro ou cadran "plus ou moins" avec son aiguille de pesage ,12 ,et ses contacts 10' et il '. Le principe est rigoureusement le même,la realisation peut se faire avec tous les indicateurs de pesage existants,y compris les simples romaines. Ces appareils peuvent etre équipes de dispositif de controle par des masses ,5, FIG 1,qui serogt d'un poids égal à la portée de l'appareil. Ces masses sont-eliminées en cours de pesage du produit et seront déposées sur les leviers lorsque l'on veut faire un controle. Ces appareils peuvent fonctionner dans toutes les capacités Par exemple:de 1 Kg à 10 tonnes par pésee soit un débit de o,5 tonnes heure à 1000 tonnes heure et plus. Ils conviennent également parfaitement pour conditionner les produits en sacs,il suffit de les équiper en ensacheuse. Un prototype a été construit et donne des résultats exceptionnels La précision étant largement dans les tolérances du SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE .( La dimension de se prototype est d'environ 1 i 5.0 X 1m50 t ,hauteur 2m20 . poids 2 tonnes ) REVENDICATIONS 1 - DISPOSITIF DE PESAüE PAR VIDANGE DE TROP PLEIN. SsNS COMPENSATION Permettant d effectuer des pesées constantes successives sans influence due à la densité des produits,donc sans compensation ,et cela grace au dispositif par trop plein. 2- DISPOSITIF DE PESGE PAR VIDANGE DE TROP PLEIN. c'AN COMPENSATION aracterisé en ce que le moyen de pesage décrit dans la revendication 1, permet effectuer des pesées constantes sans compensation grace à une sortie d 'évacuation qui assure une pesée exacte sans effet d'inertie, puisque l'approche du poids désiré se fait par soustraction et non par addition,donc en partant d'une charge supérieure au poids désiré,et en-faisant ensuite une évacuation de cette surcharge pour arriver au poids désiré.