Description - I1 s'agit d'utiliser, les forces magnétiques créées par des aimants permanents pour assurer la stabilisation des prothèses mobiles dentaires, partielles et complètes, du haut et du bas. - Dans ce but : I - on solidarise à llos des maxillaires, sous la fibro-muqueuse gingivale, un ou plusieurs aimants permanents (les implants proprement dits et les clous). 20 - on place dans la prothèse et en regard des implants proprement dits des aimants permanents (les aimants satellites) Les implants proprement dits et les aimants satellites sont en polarités opposées, pour créer des systèmes attractifs - Chaque unité attractive désignée sous le nom d'Implant Magnétique Dentaire comprend I implant proprement dit 2 clous 2 aimants satellites I - NATURE ST NORME D'UN IMPLANT MAGNETIQUE DENTAIRE a) implant proprement dit : en alliage équiatomique platine cobalt exempt d'impureté et traité magnétiquement (en SERMALLOY P par exemple) en forme de barre, sans angle vif, de I,4 mm d'épaisseur, 2,8 mm de largeur, IO mm de longueur, percé de 2 trous de diamètre légèrement inférieur aux clous qu'ils doivent recevoir. b) Clous : en alliage équiatomique platine cobalt exempt d'in,pu- reté non traité magnétiquement (en SERMALLOP P par exemple) diamètre I mm, longueur IO mm. c) aimants satellites : en alliage équiatomique platine cobalt traités magnétiquement (en SERMALLOY P par exemple), aimants cylindres diamètre I,4 mm, longueur IO mm. A titre d'économie et à condition qu'ils soient entièrement noyés dans la résine des prothèses dentaires les aimants satellites pourront oestre du type Alnico (tyconal, etc.). I1 convient de préciser que toutes les dimensions et les formes données ne sont pas limitatives, elles représentent des valeurs courantes, les valeurs pouvant autre modifiées en fonction de l'anatomie des maxillaires et des cr8tes gingivales. Il - AGENCEMENT ET SENS D'AIMANTATION D'UN IMPLANT MAGNETIQUE DENTAIRE En position de repos (fig.6), c1est-à-dire lorsque la prothèse dentaire est en contact avec la muqueuse gingivale. Nous avons l'implant propriement dit, fixé à l'os par les deux clous mis légèrement en force en position divergente ou convergente, les 2 aimants satellites placés de part et d'autre à une distance rigoureusement égale de l'implant proprement dit (de 0,5 mm à I mm valeurs moyennes de l'épaisseur de la fibromuqueuse). L'implant proprement dit et les aimants satellites se trouvent sur un meme plan horizontal. L'aimantation est une aimantation diamétrale suivant le plan défini ci-dessus. III - FONCTIONNEMENT D1UN IMPLANT MAGNéTIQUE DENTAIRE. Les figures 6 et 7donnent le schéma de fonctionnement : a) en position de repos (fig.6) : les forces F-et FX s'annulent l'implant proprement dit et la prothèse dentaire ne sont soumis à aucune force magnétique. b) lorsque l'appareil dentaire se soulève (fig.7) des forces magne- tiques F2 et F'2 verticales apparaissent et ont tendance à remettre la prothèse au contact de la muqueuse gingivale (position de repos). Simultanément l'implant proprement dit a tendance à se séparer du contact osseux. c) en cours de mastication : la prothèse dentaire s'enfonce légèrement du fait de la souplesse de la muqueuse gingivale, des forces magné- tiques verticales apparaissent qui ont tendance à enfoncer l'implant dans l'os maxillaire. IV - POSITIONNEMENT DES IMPLANTS MAGNETIQUES DENTAIRES. a) Prothèses complètes du haut : soit 2 implants magnétiques dentaires placés dans les régions des prémolaires avec clous divergents, soit 3 implants magnétiques dentaires : 2 placés dans les régions des ml ires, I pl cé dans la région médiane incisive avec clous divergents. b) Prothèses complètes du bas : soit 2 implants magnétiques dentaires placés dans les régions canine-première prémolaire avec clous convergents soit 3 implants magnétiques dentaires : 2 placés dans les régions molaires, I placé dans la région médiane incisive avec clous divergents. c) Prothèses partielles les implants magnétiques dentaires sont placés à l'aplomb de l'axe d'équilibre de la prothèse. + Applications industrielles fabrication d'implants magnétiques dentaires en alliage équiatomique platine cobalt exempt d'impureté et traité magnétiquement (en SERMALLOY P par exemple) REVENDICATIONS I - Implant magnétique dentaire caractérisé en ce qu'il comprend: un implant proprement dit transfixié par deux clous placés au contact de l'os sous la fibro-muqueuse gingivale et deux aimants satellites placés dans la prothèse mobile dentaire 2 - Implant magnétique dentaire selon la revendication I caractérise en ce que l'implant proprement dit est en alliage équiatomîque platine cobalt exempt d'impureté et traité magnétiquement7 les clous sont en alliage équiatomique platine cobalt exempt d'impureté mais non traités magne -tiquement. 3 - Implant magnétique dentaire selon les revendications I et 2 caractérisé en ce que les clous sont mis en position convergente om divergente pour fiter l'implant proprement dit à l'os sous la fibro-muqueuse. 4 - Implant magnétique dentaire selon les revendications I - 2 et 3 carac -térisé en ce que les deux aimants satellites placés dans la prothese dentaire sont disposés de part et d'autre et à une distance égale de l'implant proprement dit. Les deux aimants satellites et l'implart propre -ment dit forment un plan horizontal qui est le plan d'aimantations L'ai -mantation étant une aimantation diemetrale.