D E S C R I P T I O N La présente invention concerne un mouvement de tachymètre permettant d'obtenir la lecture d'une mesure de vitesse sur une plus grande échelle dans la zone habiturelle d'utilisation. Dans les dispositifs comuns, la lecture précise est obtenue au moyen d'une seconde aiguille dite sensible, ou d'une aiguille tretteuse, sur toute l'étendue de mesure du tachymètre, et ron pes dens une zone prédéterminée de la mesure de vitesse. Le dispositif suivant l'invontion permot d'éviter ces inconvénionts. Dans celui-ci, en effet, la précision de leoture peut être réduite à la place dens laquelle elle est désirée. En ontre, la lecture - à l'aide d'une simple aiguille - est simplifiée, en particulier dans le cas oa le besoin de srrveiller simultanément la vitesse de rotation de plusion de plusiours organes torunants néceesite l'emploi d'indicateurs doublas ou triples. Enfin, la suppression de l'aiguille sensible ou de la trotteuse élimine un jeu supplérentaire et une imprécision de lecture sur les faibles écarts. A - Lindicateur tachymétrique à échelle dilatée déerit ci-dessous dans une réalisation non limitative est composé essemtiellement d'un moteur et d'un mouvement. Le moteur, du type employé habituellement à un transmetteur tachyrétrique, triques, comprend un stator triphasé, raccordé à un transmetteur tachymétrique, un rotor, composé d'un axe sur lequel est chassé un rotor à hystérésis et d'un aimant de synchronisation tournant entour de l'axe, et un aimant de mesure et une bague de champ fixés en bout d'arbre du rotor. B - Le mouvement (voir figures 1 et 2), comarend une cloche de mesure (2) solidaire de l'axe de cloche (1), iii canon (5), monté libre sur l'axe tle cloche, et équipé d'un toc, ou butée mobile, et d'un piton de spiral, deux butées fixes (9 et 10), solidaires du bâti du mouvement et situées dans la trajectoire du toc ou butée mobile, un spiral de mesure (4), chasse sur l'axe de cloche et dont l'extrémité est fixée au piton du canon (5), un spiral à faible couple (6), chassé sur le canon et dont l'extrémité est fixée à piton solidaire du bâti, et l'aiguille (3) chassée à l'extrémité de l'axe de cloche, La jupe de la cloche de mesure teurne dans l'entrefer du dispositif magnétique (aimant de mesure et bague de champ) du moteur Le spiral a' faible couple (6) est armé au repos de façon à maintenir le toc en appui sur la butde basse (9)0 L'aimuille se déplace devant un cadran dont les graduations sont réparties en trois échelles deux échelles nonoales entre lesquelles se trouve une échelle dilatée. C - Le tachymètre, objet du présent brevet, fonctionne de la fagon suivante Le bebinege du stator de l'indicateur est traversé par le courant alternatif triphasé fourni par le tronsmetteur tachymétrique auquel il est raccordé ; la fréquence du courant est proportionnelle à la vitesse à mesurer, Sous lDaetion du champ tournant produit par le courant, le rotor a' hystérosis entre en rotation ainsi que l'aimant de synchronisation ; tous deux concourent à assurer la rotation synchrone de l'ensemble dès le démarrage. L'aimant de mesure fixé à l'extrémité de l'axe du rotor crée un champ magnétiquo qui travorse la jupe de la cloche de mesure (2) et se ferme dans la bague de réglage. fi - Ce champ, en tournant, induit dans la cloche de mesure en métal conducteur des courants de Foucault ; ceux-ci, par réaction sur le champ qui leur a donné naissance, développent suivant l'axe de la cloche un couple d'entraînement proportionnel à la vitesse de variation du flux, done proportionnel à la vitesse à mesurer. Le déplacement de l'aiguille devant le cadran s'effectue en trois périodes distinctes, Pendant la première période, le toc solidaire du canon (5) est immobilisé contre la butée basse (9) par le spiral à faible couple (6) qui est pré-armé. Le spiral (4), fixé par une virole à l'axe de cloche, s'oppose à la rota- tion de celle-ci; de telle sorte que l'angle d'armage correspondant à la position d'équilibre est aussi proportionnel à la vitesse de rotation de l'aimant, donc à la vitesse à mesurer, Cette période dure aussi longtemps que le couple du spiral de mesure (4) demeure inférieur ou égal au couple du spiral (6). Pendant la seconde période, le couple du spiral (4) est supérieur au couple du spiral (6) et le toc s'écarte de la butée basse (9). di on engvoers @@@ C conble du spirai (4) ct c - cougle du spiral (6), on constaon une le conplurésultant de l'action con binée des dons sp égal à ###. Pour couprror ce cople au ceu le C pui intervient seol peodent la seconde période de dé@@@@ de l'atrguille, on peulle, on pent écrire : Le couple résultant C x c /C + c est donc inférieur au couple C et, pour @@ne même différence ettre deux vitesses de retation, de couple oppesér par des spit@@@@ (4 et 6) est plus faible eudant la secoude nérionde, et la déflection de lâi guille est plus grande. Cette caructéristique pereet d'espucer les pradutions du cadran. E - La deuxième période se termine pand le ton vienè en nppsi contne la butée haute (10). Pendent la traisième période, la ludée la butée lauie (10) auarle l'aotion du spinal à faible cuple (6) et le dispesilif de cesure fonetionne de la même foger pe sendant la prenière période. Les mêmes réenltets peuvent être obtenus per one autre rénlisation déorite ei-dessous à titre de variante. n- Le mouven ont emmprend (voir figures 3 et 4) : - Un axe de cleche 91) sur lequel sont chassés la eleche (2), l'aiguille (3), le toc 94) et le spiral à faible couple (5). L'extrénrité du spiral est fixée à un pition (6) solidaire de la pleline (7). - Un canon (8) traversé par l'axe de cloche, et @ui pivote entre lesplsatines (9 et 10). Sur ce conon est chussé le disque (11) qui su@@orte le piton (13) et deux butées (12) situées dans la trajectoire du toc (4) - Un sairal (14), virolé sur la plation (9) et dont l'exteémité et fixée au piton (13). II - Les spiraus (5 et 14) sont rontés en opsosition, de telle fogon pin le apinal à paible couple (5) s'ouvre et que le spiral à enple fort (14) se ferme qusple la cloche (2) entre en rotation. Au repos les spiraux sont pré-arrés en opposition par l'internédieire do toc (4) et d'une butée mobile (12). L'aiguille (3) se dénlace devant un cadran qui comprend dans l'exemple décrit une éobelle normale sur une zenn détenninée. une échelle dilatée sur la zons suivaite et une seconde échelle normele en fin de course. La suecession des écheltes, norrales et dilatée, pent être prévue différenment. Le déplacement de l'aiguille devant le cadran s'effectue dans le cas décrit non limitatif en trois périodes distinotes : Première période (échelle norte le) L'aimant de mesure fixé à l'exiréruté de l'axe du rotér crée un champ magnétique qui traverse la jupe de la cloche de mesure (2) et se ferme dans une bague de réglage. Ce champ, en teurnant, induit dans la cloche de mesure en métal conducteur des cournnts de Feucault ; deux-ci, par réaction sur le champ qui leur a donné naissonce, développent suivant l'axe de la cloche un couple d'entrdînement proportionel à la vitesse de rotation du flux, dang proportionnel à la vitesse à mesurer. La spinal à couple faible (5), fixé par une virole à l'axe de cloche (1), s'opposn à la rotation de calle-ci et s'arme en s'onvrant, tandis que le spiral à conple fort (14), pré-armé, se d'sarne progressivement en se fermant,et les Les deux spiraux s'opposent alors à la rotation de la cloche, dont l'angle de rotation, correspondant à la position d'équilbre, est aussi proportionnel à la vitesse de rotation de l'aimant, donc à la vitesse à kmesurer. Cette période dure jusqu'à ce que le couple du spiral à couple faible (5) demeure inférieur ou égal au couple du spiral à couple fort (14). Quand le couple du spiral à couple faible (5) deviert supérieur au couple de pré-armage du spiral à couple fort (14), las butée mobile (12) et le toc (4) ne sont plus en contact. Le spiral (14), désermé, nexerce plus aucune aucune action et, seul, le couple du spiral (5) permet d'équilibrer le couple d'entraînement de la cloche (2). Comme ce couple est inférieur à la somme des couples des deux spiraux, une même différence entre deux vitesses de rotation correspend, pendant la deuxième période, à une plus grande déviation de l'aiguille, et les graduations du cadran sont plus espacées. Cette période dure jusqu'à ce que le tee (4) rencortre la seconde butée mobile (12) solidaire du disque (11). III - Deuxième période (échelle dilatée) couples des deux spiraux s'additionnent. Troisième période (échelle normale) Quand le toc t4) entre en contact avec la seconde butée (12), les couples des deux spiraux s'additionnent à nouveau puisque, en tournant, l'axe de cloche arme le spiral à couple faible (5) et le spiral à couple fort (4) qui s'opposent à sa rotation. REVENDICATIONS 1 - Dispositif permettant raugmenter la précision de lecture de la vitesse de rotation d'un organe tournant quand cette précision est spécialement requise, dans une zone d'utilisation déterminée. 2 - Dispositif selon revendication 1 caractérisé par le fait que le déplacenent angulaire de l'aiguille est variable, selon que le système de mesure utilise le couple résultant de deux spiraux, ou le couple d'un seul de ces spiraux.