SERINGUE POUR INJECTION à l'aide d'un PROJECTILE DESCRIPTION Secteur de la technique sur lequel porte l'invention: l'anesthésie intraosseuse. - Rappel du système classique : actuellement l'anesthésie intra osseuse est pratiquée par seringue de type classique avec aiguille appropriée, fixée au corps de seringue et visible dotée d'une carpule non solidaire, ou par forage. - Principe de l'invention : Il consiste essentiellement au remplacement sur le corps de seringue classique de l'aiguille fixe et visible et de la carpule, par un "ensemble projectile" mobile constitué par une aiguille solidarises à une ampoule dite carpule ledit projectile étant rPÛ par un ressort. Il pourrait être mû également par un système quelconque à air comprime. - Description de l'ensemble : i. Le projectile (D) Il est constitué par: A) Une seul "CARPULE" de volume réduit et de contenance approximative de 0,8 ml r) Une aiguille bifide dont la partie interne du joint, d'une part, doit stadapter (par filetage ou emboitement) exactement ur extrémité de la carpule et la partie externe, d'autre part, sur 1 ' intérieur de l' extrémité du corps de seringue ou éventuellement solidarisation des deux composants sous un conditionnement unique. 2. Le système e propulsion A) Le ressort (i) Il -!oit s1 adapter dans la partie femelle du corps de seringue, Son extrémité libre agissante doit se terminer par une rondelle de même diamètre que la carpule. ) Le détente (2) Elle est fixée à 1 a partie mâle du corps de seringue. Sa pointe accroche l'épaulement du projectile (A). Elle n'est figurée ici qu'à titre indicatif, d'autres modèles pouvant être envisagés. 3. Le corps de serinque Il comprend deux parties : une male et une femelle. Le système de verrouillage de ces deux parties n'est pas décrit ici puisque ce système peut être le même que ceux existant dans les seringues à carpules classiques. A) Partie femelle du corps de serinque (A-B) C'est dans cette partie que coulisse le piston. Les ailerons de prise pour les doigts lui sont adaptés comme dans les seringues à carpules classiques. La description interne me rite une description plus approfondie car certains détails ont ici leur importance. Elle peut se décomposer en deux zones : une chambre à ressort, d'une part, et une chambre à corps mêle de seringue. a) la chambre à ressort : Sa longueur est déterminée par la longueur du ressort. Sa section est la meme que la section interne du corps mâle de seringue. b) La chambre à corps m le de serinque : Sa longueur dépend du système de verrouillage adoptée Sa section est la même que la section externe du corps mâle de seringue. B) Partie mâle du corps de serinque Elle comprend : a) Deux fentes permettant l'armement b) Une détente -(A-B-C 2) Voir paragraphe 2 Chapitre B c) Une ouverture à l'extrémité libre dont la section corres pond à l'extrémité libre du projectile. di Un trou permettant le passage du pointeau de détente, La section interne de cette partie mâle du corps de seringue est tout juste supérieure à celle de la carpule pour permettre le passage à friction très douce de ladite carpule=proj ectile. Lorsque les parties mâle et femelle du corps de seringue sont verrouillées, la chambre ainsi fermée doit avoir une section uniforme dtune extrémité à l'autre. MODE D'EMPLOI 1 , Adaptation de l'aiguille bifide à la carpule sauf solidarisation des deux composants sous un conditionnement unique. 2. Introduction du projectile ainsi constitué dans la partie m le du corps de seringue. 3. Verrouillage du corps de seringue. 4. Armement. 5. Pousser le piston pour remplissage de l'aiguille. 6. Poser 1extrémité libre du corps de seringue sur le lieu d'injection0 7. Appuyer sur la détente. 8. Pousser l'anesthésique à l'aide du piston. R E M A R Q U E S 1. L'étude de la forme du ressort, de la longueur et de la section de l'aiguille serait à faire par le constructeur. 2. L'étude du corps de seringue serait igalement à faire selon les résultats des premières études mentionnées plus haut et selon les commodités de construction, de rettoyage, de stérilisation et enfin d 'esthetique. 3. Il rt important de constater que ce système "Projectile-ressort" serait aisçrnent adaptable sur les seringues-carpules actuelles. RESULTATS - AVANTAGES 1. Cliniques : ceux de l'anesthésie intradiploïque ou intraseptale et généralement osseuse. 2. Psychiques : pas d'aiguille apparente avant l'injection 3. Mécaniques : pas de torsion de l'aiguille. 4. Pratiques : ceux des ampoules et aiguilles bifides et économie de substance anesthesique. REVENDICATIONS 1. Seringue d'anesthésie osseuse caractérisée par un corps de seringue dans lequel vient coulisser un ensemble projectile forme d'une carpule et d'une aiguille bifide. 2. Seringue selon la revendication 1 caractérisée par la libération de l'ensemble projectile 1 l'aide d'un ressort. 3. Seringue selon la revendication 1 caractérisée par la libération de l'ensemble projectile à l'aide d'air comprimé. 4. Seringue selon la revendication 2 ou 3 caractérisé. par le fait que l'aiguille est indepéndente de la carpule. 5. Seringue selon la revendication 2 ou 3 caractérisée par le fait que l'aiguille est solidaire de la carpule. 6. Seringue selon la revendication 4 caractérisée par le fait que 11 aiguille se fixa b la carpula par filetage ou emboitement.