b)-Laprésente invention concerne les appareillages de réeducation médicale pour soins aux handicapes physiques au niveau de la cheville et du poignet. c)-A notre- connaissance,il n'existe ;as de tels appareillages qui,cependant seraient très utiles dans les hôpitaux et dans les cabinets de kinésithérapie;l'adjonction d'un dispositif de pouliethérapie permet une réeducation active sous un très faible encombrement. d)-Ce matériel permet d'eviter l'ankylose musculaire post-opératoire ou accidentelle et de réeduquer les membres atteints. L'appareil peut reconstituer tous les mouvements de la cheville et du poignet. e)-Les moyens mis en oeuvre pour- obtenir ce resultat sont un moto-reducteur dtI/4 de CV.(I) capable de transmettre à un pla- teau comportant une glissière (2) un mouvement rotatif de O à 80 révolutions par minute,régulé par un coffret électronique (3). Une extrêmité de la biellette (4) réglable en longueur est fixée sur la glissière,l'autre extrêmité étant fixée sur le reposepied (8) ou le repose main qui sont amovibles.Ceux-ci sont alors animés d'un mouvement de va-et-vieut réglable en fréquence et en amplitude pour la flexion et l'extension. Une potence (5) amovible elle aussi permet la poulie-thêrap-ie. Un autre repose-pied (9) ou main,fixé sur une tige à rotule (6) est entraSné par un axe (7) qui peut se déplacer dans la glissière pour fournir le mouvement de circumduction du pied ou de la main Une goupille enlevée,permet la prono-supination du poignet. f)-Le dispositif,objet d l(invention doit apporter une aide sérieuse à tout ce qui touche la réeducation soit à l'hopital soit dans les cabinets de kinesithérapie soit aussi dans les centres de réeducation. TRAVAIL PASSIF dans les indications NEUROLOGIQUES- En période de nursing et en début de réeducation. TRAUMATOLOGIQUES- Sorties de plâtre,début de mobilisation, gain d'amplitude. RHUMATOLOGIQUES- Après les périodes inflammatoires pour un début de mobilisation. TRAVAIL ACTIF par poulie thé rapie dans toutes ses applications ( postures,oppositions ). JUMELAGE RADIO-THERAPIE Un contacteur électrique permet le branchement d'un inverseur pour l'adjonction d'un appareil de traitement galvanique ou de moyenne fréquence devant améliorer les resultats en neurologie particulièrement. R E V E N D I C A T I O N S Matériel permettant la réeducation passive en traumat@l@gie, en neurologie et en rhumatologie,il est utilisable aussi en pouliethérapie et en électro-radiologie. Il est CARACTERISE par le fait qu'un moto-réducteur à vite#se variable fait effectuer dc façon passive les différents mouvements des poignets et des chevilles.