L'emploi d'imstruments astronomiques de moyenne ou grande puissance se heurte aux difficultés suivantes: - un encombrement excessif,en particulier les réfracteurs; - une instabilité venant de la réalisation Mécanique d'engins encom- brants qui,pour rester économiques,amènent des fîexions,vibrations ou oscillations gênantes; - une nise au point imprécise,surtout pour les courtes focales. La presente invention definit des perfectionneMents visant à l'élimination des défauts précedents. 1. ENCOMBREMENT ET STABILITE L'emploi de miroirs ou de prismes permet de réduire l'encombrement tout en maintenant des focales longues,c'est-à-dire des lentilles de faible courbure;par exemple,la constructiem suivant fig.1, utilisant deux tiroirs plans parallèles rep.7@8 fait bénéficier d'une réduction de longueur de 50 peur des focales allent F.15 à F.20. D'autre part,l'usage d'acier inoxydable à haute résistance,joint au soudage,sont des élements réduisant les nasses,tout en assurant ne meilleure rigidité.La construction proposée fig.1,283 a été ainsi établie. -l'objectif et son barillet rep.1 sont portés par un tube rep.2; -le tube 2 est fis au caisson 4 par la plaque 3 formant diaphragme; lecaissem4 de section carrée per-et une juxtaposition facile du tube carré ou gouttière rep.5,seudé sur 4 ainsi que lessupports de chercheur rep.6;les pièces 5 & sont ainsi plus faciles à placer et regler qu'avec des butes cylimdriques. -le faisceau lumineux reçu par l'objectif 1 est réfléchi par les deux miroirs plans 7 & 8 jusqu'à l'oculaire rep.9;por celà le caisses 4 comporte une lumière elliptique,formant aussi diaphragme - une armature 10 figure schématiquement la liaison avec la tenture de l'instrument,en notant que cette liaison se fait sur le caisson rep.4 robuste, en laissant le court tube 2 en porte-a-faux. -les plaques 11 & 2 forment cloisons et diaphragme,et le porte-oculaire vient se fixer en 13,portant l'oculaire rep.9. Il convient de noter qu'un tel montage exige un réglage faillé et parfait des miroirs,ce qui l'objet du @ suivant) 2 PRECISION DES REGLAGES. Acet effet,et selon fig.4,l'axe 14 du support de chaque miroir est supporte d'un côté par deux bagues excentrées 15a & 15b,la seconde tour nant dans la première fixée sur le caisson 4;l'imperfection du positionnement de l'axe peut êtr ainsi corrigé de la valeur de l'excentricité les axes des@etant ainsi perpendiculaires à l'axe optique, leur parallélisme est obtenu aisèment en manoeuvrant l'ecrou moleté rep.17 agissant sur le tirant fileté rep.16,et contre-bloqué par un chapeau 18. MISE AU POINT DE L'IMAGE. (Fig.5a amp; 5b) Pour la Mise au point de l'image,il est proposé un dispositif simple insensible à l'usure,dont les applications ne- se linitent d'ailleurs pas aux instrunents doptique,mais s'etendent à tous les cas où il est besoin de parfaire avec précision l'approche de deux pièces en mouve- ment relatif. Dans le cas d'un refracteur ou d'un réflecteur ,il s'agit d'un réglage terminal micrométrique,quoique sans filetage,après avoir effectué l'approche rapide au Moyen d'une crénaillère par exemple. Le porte-eculaire usuel rep.23 se dédoubde suxph@x en y adjoignant le bettier 24,qui s'eibette à frottenent doux sur 23et dont le couvercle comprime un ressort rep.25 maimtement l'applicatiem. Cette application s'effectue par l'imtermèdiaire d'une seule bille rep.26 reulant dans la gorge d'une bague type butée à billes rep.27. mais demt les deux faces ost été usimées em ménage@@mt un angle &alpha; choisi a veleuté pour demmer am plan de roulement de la bille ne avance eu um recul de quelques dixièmes de millimètre par demi-teur. Um cercle de man@euvre camplète le montage tel que teute rotation de 24/28 n'amemera qu'une translatiem faible permettant une mise au peimt parfaite; par exemple,une obliquité de 3/le@@@ par teur ne domnera qu'un déplacement de 17 micres,ce qu'amcum dispesitif denéé ou fileté ne peut donner same compléxité ni usure peurla rotation précedente du volant très sensible de 10 degré. d'angles 3. FIXATION DES MITOIRS MEIALLIQUUES MINCES. L'usage tendant à s'étendre des mireirs en almmimium par eonduit à um montage particmlier an cas où des mireirs mimces meraient admissibles; leur suspemsiem par le cemtre,avec um faible peide,cendmit alers à une défermation hersgène,c'est-à-dire hemothétique compensable par mise aQss et non à des déformatiens variées et variables,aimsi qu'à des compléxités de censtruction et des inerties considérables. Sur la fig.6 est représenté un tel mentage ,ed un écrou 19 vient pincer le iroircontre un bube20 solidaire du barillet22;un joint 21 est ajouté pour sécurité et étanchéité. Dans le cas représenté d'un miroir perçé,les pièces centrales sont dans la zone d'ombre du miroir auxiliaire(z) REVENDICATIONS. lâla présente invention ne vise pas des dispositions optiques nouvelles, mais des combinaisons technologiques permettant de parvenireconomiquement au but cherché. b)Les perfectionnements proposés se situent dans l'ordre de l'encombrement,de la stabilité et de la précision. 2) a.- Dans l'ordre de l'encombrement,l'usage de deux miroirs de renvoi exige une grande précision de réglagessans compléxité excessive. b.-cette précision est rendue possible par l'adjonction à chaque tiroir auxiliaire d'un double réglage,l'un de perpendicularité,l'autre d'obliquité par rapport à l'axe. 3) a.-Au point de vue stabilité,une concentration des masses au droit de la monture est souhaitable b.-Elle est realisée au moyen d'un caisson central portant un tube de renvoi et son porte-oculaire,ainsi que lé chercheur. 4) a.-En ce qui concerne la précision,les systèmes de réglage tradition nels sont tributaires de dentures ou.de filetages,avec leur discon tinuité et leur imprécision due à l'usure;leur prix est élevé. b.-Le montage proposé est basé sur le mouvement d'une bille sur un chemin de roulement oblique a l'axe optique,qui confère une précision accrue et un usinage économique. 5) a.-L'usage des grands miroirs dans les reflecteurs amène des compli cations constructives qui pourront être evitées si le polissage des miroirs minces donne satisfaction. b.-Dans ce dernier cas,la suspension du miroir par son centre est de nature à annuler les déformations complexes.