Dispositif destiné à maintenir mes deux membres inférieurs d'un enfant de (o à 5 mois) en position d'abduction extrême pour la réduction d'une luxation ou d'une double luxation de la hanche. Dispositif destiné b remplacer les éclisses en pl#tre. Le système se compose s d'un support de bois (5) en contreplaqué sur le podèle expérimental. Sur ce support se trouve sur toute la longueur, une moisse en polyether (6) - densité 70 grs par litre - de O,O5m d'épaisseur. A une extrémité se trouvent Titre deux blocs de mousse (4) densité 80 gra par litre - formant batée latéralement pour la tette et butoir pour les épaules en empêchant l'enfant de se déplacer en poussant sur les pieds. Â l'autre extrémité, se trouvent les butoirs pour les pieds (1) taillés dans un bloc de mousse (11) - densité 80 - et les supports des genoux (2) - densité 80 - permettant de garder l'enfant dans une position idéale. De part et d'autre, deux sangles permettant le sanglage (8) et l'immobilisation des membres inférieure dans la position voulue, ces deux sangles sont reliées ensemble par une sangle maintenue par un système type "VELCRO" ou agrafes ou tout autre système permettant une ouverture rapide. Cette sangle a pour but d' éviter aux deux genouillères de glisser sur les cotés et de libérer inopinément les membres inférieurs de l'enfant. La sangle thoracique (3) a pour but d'éviter à l'enfant de se déplacer latéralement par torsion du buste et de glisser sur les côtés de l'appareil. Les blocs de mousse doivent outre traités de façon à outre imperméabilisés et trèsrapidement nettoyés, (on peut aussi faire une housse on plastique ou en tissu imperméable) l'enfant devant s'absenter le moins possible de l'appareil. n serait souhaitable pour augienter la légèreté de l'ensemble, de remplacer la planche de bois par tout autre support ayant la même rigidité et laissant passer les rayons ultra violets pour la radiographie. Par exemple, un support en polyétbylène aurait l'avantage de pouvoir Outre ioulé selon une formule plus esthétique. Les blocs de mousse pourraient Entre remplacés par tout autre matériau susceptible d'avoir les mêmes qualités. Par exemple, utilisation de polyéthylène expansé ou encore, caoutchouc à durcissement progressif. Toutefois, l'un a l'inconvénient de ne pas être assez souple, l'autre a celui du poids. Il est souhaitable et nécessaire d'utiliser pour les sangles un matériau très doux, pour ne pas irriter la peau du bébé mais toutefois n'ayant aucune élasticité pour avoir la précision de serrage désirée pour maintenir les membres en position. Utilisation par exemple d'un tissu style "éponge velours" ou "éponge bouclette" renforcé d'un #gros grain". Â exclure tout textile tergal ayant un aspect tranchant et risquant d'entamer la peau du bébé. Il est nécessaire d'autre part que ce textile soit lavable et possède un pouvoir de séchage rapide, d'autre part que ce textile possède une certaine faculté d'aération pour le bien outre de l'enfant. Améliorations possibles. Rendre mobile logitudinalement et latéralement les deux blocs de mousse (4) servant de butée pour la te'te. Les butées pourraient etred8Lacées sur des supports style *VELCRO" pour les adapter à la taille de l'enfant0 Possibilité d'ajuster l'inclinaison des blocs trapézoidaux sous les genoux pour chaque cas de luxation. Ceci gracie à un dispositif de plaquettes plastiques et de petits tire-fond permettant de comprimer, donc d'abaisserou de dilater la hauteur de mousse selon les besoins. Possibilité d'augmenter le volume destiné au logement des pieds de l'enfant (i) par un dispositif formé d'une tige de serrage et de plaquettes resserrant l'un vers l'autre les deux cotés du bloc de mousse central. Possibilité d'avoir les sangles réglables (9) par un système de rail de part et d'autre de l'appareil (5). Un tel système permettrait d'ajuster le sanglage de la naissance à l'age de cinq à six mois environ selon la taille de l'enfant. Afin qu'un nouveau-né puisse Outre bloqué dans une bonne position de son propre poids, possibilité de régler sous l'appareil et à la tête de cet appareil, un système de pieds réglables, stables et à multiposition pour rdgler l'inclinaison souhaitée. REVENDICATIONS Propriété de la mousse polyéther de densité 70 grs par litre, d' Otre suffisamment rigide pour maintenir parfaitement l'enfant et suffisamment souple pour ne pas le blesser par le serrage des sangles. Possibilité de contraler l'évolution médicale par radiographie, sans enlever l'enfant de l'appareil bois et mousse laissant passer les rayons ultra-vi#olets. Le format de l'appareil permet une utilisation aisée pour la manipulation (possibilité de l'incliner pour donner les repas, pour le prendre au bras, dimension permettant de placer le système dans un panier, berceau etc... > Déplacement des sangles à volonté pour la croissance de l'enfant. La sangle centrale étant tenue par un système type "VELCRO", il suffit de faire sauter une pression de la bretelle reliant les deux genoux pour sortir l'enfant, d'où la rapidité d'exécution et pour le remettre dans une place idéale très rapidement.