Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
تقسیم کننده مقاومتی) استفاده کرد. در نوک، این پراب ها از یک مقاومت سِری ۴۵۰ اهم (برای تضعیف ۱۰×) یا ۹۵۰ اهم (برای تضعیف ۲۰×) استفاده می کنند. تکسترونیکس یک پراب تقسیم کننده ۱۰× را با ۹ گیگاهرتز پهنای باند با مقاومت سری ۴۵۰ اهم می فروشد. [ "" ] این پراب ها، پراب های تقسیم کننده مقاومتی نیز نامیده می شوند، زیرا یک خط انتقال ۵۰ اهم یک بار کاملاً مقاومتی ارائه می دهد. نام "Z0" به امپدانس مشخصه اسیلوسکوپ و کابل اشاره دارد. امپدانس های تطبیق شده عملکرد فرکانس بالا بهتری نسبت به یک پراب غیرفعال عدم تطبیق شده ارائه می دهند، اما به قیمت بار کم ۵۰۰ اهمی ارائه شده توسط نوک پراب به دی یوتی. ظرفیت خازنی مزاحم در نوک پراب بسیار کم است، بنابراین، برای سیگنال های فرکانس بسیار بالا، پراب Z0 می تواند بارگذاری کمتری نسبت به هر پراب Z-بالا و حتی بسیاری از پراب های فعال ارائه دهد. در اصل این نوع پراب را می توان در هر فرکانسی استفاده کرد، اما در مدارهای DC و فرکانس های پایین تر که اغلب امپدانس های بالایی دارند، توسط امپدانس کم پراب ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ اهم به طور غیرقابل قبولی بارگذاری می شود. امپدانس های مزاحم مدارهایی با فرکانس بسیار بال
ا را محدود به کار در امپدانس پایین می کنند، بنابراین امپدانس پراب مشکل کمتری دارد. پراب های اسکوپ فعال. پراب های اسکوپ فعال از یک تقویت کننده فرکانس بالا با امپدانس بالا نصب شده در سَر پراب و یک سَری سِپردار استفاده می کنند. هدف تقویت کننده بهره نیست، بلکه جداسازی (بافر) بین مدار مورد آزمایش و اسیلوسکوپ و کابل، بارگذاری مدار فقط با ظرفیت خازنی کم و مقاومت DC بالا و تطبیق سازی با ورودی اسیلوسکوپ است. پراب های فعال معمولاً توسط مدار مورد آزمایش به صورت ظرفیت خازنی ۱ پیکوفاراد یا کمتر به موازات مقاومت ۱ مگا اهم دیده می شوند. پراب ها با کابلی تطبیق سازی شده با امپدانس مشخصه ورودی اسیلوسکوپ به اسیلوسکوپ متصل می شوند. پراب های فعال مبتنی بر لامپ خلاء قبل از ظهور الکترونیک حالت جامد با فرکانس بالا، با استفاده از یک لامپ خلاء کوچک به عنوان تقویت کننده کاتدپِیرو استفاده می شد. پراب های فعال دارای چندین معایب هستند که آنها را از جایگزینی پراب های غیرفعال برای همه کاربردها بازمی دارد: پراب های غیرفعال و طراحی پراب فعال متوسط در یک یادداشت کاربردی توسط ویلیامز مورد بحث قرار گرفته است. تکترونیکس P6201 یک پراب FET فعال DC
اولیه تا ۹۰۰ مگاهرتز است در فرکانس های بسیار بالا، یک اسکوپ دیجیتال نوین مستلزم آن است که کاربر برای دریافت و نمایش ۲۰ گیگاهرتز یک پیش تقویت کننده را به دی یوتی لحیم کند. پراب های تفاضلی. پراب های تفاضلی برای به دست آوردن سیگنال های تفاضلی بهینه شده اند. برای به حداکثر رساندن نسبت حذف حالت مشترک (CMRR)، پراب های تفاضلی باید دو مسیر سیگنال را ارائه دهند که تا حد امکان تقریباً یکسان باشند، از نظر تضعیف کلی، پاسخ فرکانس و تأخیر زمانی مطابقت داشته باشند. ویژگی های اضافی پراب. تمام پراب های اسکوپ دارای امکاناتی برای اتصال زمین (ارتینگ) پراب به ولتاژ مرجع مدار هستند. این معمولاً با اتصال یک سیم دم اسبی بسیار کوتاه از سَری پراب به زمین انجام می شود. اندوکتانس در سیم زمین می تواند منجر به اعوجاج در سیگنال مشاهده شده شود، بنابراین این سیم تا حد امکان کوتاه نگه داشته می شود. برخی از پراب ها به جای هر سیم از یک پایه زمین کوچک استفاده می کنند که به اتصال زمین اجازه می دهد تا ۱۰ میلی متر کوتاه باشد. اکثر پراب ها اجازه می دهند انواع «نوک ها» نصب شوند. نوک نقطه ای تیز رایج ترین است، اما معمولاً از پراب چَنگکی یا «قلاب آزمای
ش» با نوک قلاب دار که می تواند به نقطه آزمایش محکم شود نیز استفاده می شود. نوک هایی که دارای یک پایه عایق پلاستیکی کوچک با فرورفتگی در آن هستند، می توانند پراب مدارهای مجتمع با گام بسیار ریز را آسان تر کنند. فرورفتگی ها با گام پایه های آی سی ترکیب می شوند و پراب را در برابر لرزش دست کاربر تثبیت می کنند و درنتیجه به حفظ تماس روی پایه مورد نظر کمک می کنند. سبک های مختلف پایه ها سطوح مختلفی از پایه های IC را در خود جای می دهند. انواع مختلفی از نوک ها نیز می توانند برای پراب های ابزارهای دیگر استفاده شوند. برخی از پراب ها دارای یک دکمه فشاری هستند. فشار دادن دکمه یا سیگنال را قطع می کند (و سیگنال زمین را به 'اُسکوب' ارسال می کند) یا باعث می شود 'اُسکوب ترسیم را به روش دیگری شناسایی کند. این ویژگی هنگام استفاده همزمان از بیش از یک پراب بسیار مفید است زیرا به کاربر این امکان را می دهد تا پراب ها و ترسیم ها را بر روی صفحه نمایش دامنه به هم مرتبط کند. برخی از طرح های پراب دارای پایه های اضافی در اطراف بی ان سی هستند یا از اتصال دهنده پیچیده تری نسبت به بی ان سی استفاده می کنند. این اتصالات اضافی به پراب اجازه می دهد
تا اسیلوسکوپ را از ضریب تضعیف خود (۱۰×، ۱۰۰×، و غیره) مطلع کند. سپس اسیلوسکوپ می تواند نمایشگرهای کاربر خود را طوری تنظیم کند که به طور خودکار تضعیف و سایر عوامل ناشی از پراب را در نظر بگیرد. از این پایه های اضافی می توان برای تأمین برق پراب های فعال نیز استفاده کرد. برخی از پراب های ۱۰× دارای سوئیچ "" هستند. موقعیت "۱×" تضعیف کننده و شبکه جبران ساز را دور می زند و می تواند هنگام کار با سیگنال های بسیار کوچک که در صورت تضعیف ۱۰× کمتر از حد حساسیت اسیلوسکوب هستند، استفاده شود. تعویض پذیری. به دلیل طراحی استاندارد آنها، پراب های غیرفعال (از جمله پراب های Z0) از هر سازنده ای معمولاً می توانند با هر اسیلوسکوپی استفاده شوند (اگرچه ویژگی های تخصصی مانند تنظیم بازخوانی خودکار ممکن است کار نکنند). پراب های غیرفعال با تقسیم کننده های ولتاژ ممکن است با یک اسکوپ خاص سازگار نباشند. خازن تنظیم جبرانِش فقط اجازه می دهد تا در محدوده کوچکی از مقادیر ظرفیت خازنی ورودی اسیلوسکوپ جبران شود. محدوده جبرانِش پراب باید با ظرفیت خازنی ورودی اسیلوسکوپ سازگار باشد. از سوی دیگر، پراب های فعال به دلیل نیازهای برق، کنترل های ولتاژ افست و
غیره، تقریباً همیشه فروشنده-خاص هستند. سازندگان پراب ها گاهی تقویت کننده های خارجی یا مبدل های برق متناوب AC را ارائه می کنند که به پراب هایشان اجازه می دهد با هر اسیلوسکوپی استفاده شوند. پراب های ولتاژ-بالا. یک پرآب ولتاژ بالا به یک ولت متر معمولی اجازه می دهد تا ولتاژهایی را اندازه گیری کند که در غیر این صورت برای اندازه گیری خیلی زیاد یا حتی مخرب هستند. این کار را با کاهش ولتاژ ورودی به سطح ایمن و قابل اندازه گیری با یک مدار تقسیم کننده ولتاژ دقیق در بدنه پراب انجام می دهد. پراب هایی که برای حداکثر ۱۰۰ کیلوولت در نظر گرفته شده اند، معمولاً از یک تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی با مقاومت ورودی صدها یا هزاران مگا اهم برای به حداقل رساندن بارگذاری مدار استفاده می کنند. خطسانی و دقت بالا با استفاده از مقاومت هایی با ضرایب ولتاژ بسیار پایین، در مجموعه های همسانی که نسبت تقسیم کننده دقیق و ثابت را در دمای کارکرد پراب حفظ می کنند، به دست می آید. ولت مترها دارای مقاومت ورودی هستند که به طور مؤثر نسبت تقسیم کننده پراب را تغییر می دهد و ظرفیت خازنی پارازیتی که با مقاومت پراب ترکیب می شود و یک مدار RC را تشکیل می دهد. این
ها به راحتی می توانند دقت DC و AC را در صورت جبران نشدن کاهش دهند. برای کاهش این اثرات، پراب های تقسیم کننده ولتاژ معمولاً شامل اجزای اضافی هستند که پاسخ فرکانسی را بهبود می بخشد و به آنها اجازه می دهد برای سنجیدن بارهای مختلف واسنجیده شوند. پراب های جریان. یک پراب جریان ولتاژی متناسب با جریان در مدار اندازه گیری تولید می کند. چنان که ثابت تناسب معروف شده است؛ ابزارهایی که به ولتاژ پاسخ می دهند را می توان برای نشان دادن جریان واسنجیده کرد. پراب های جریان را می توان هم با ابزار اندازه گیری و هم با اسیلوسکوپ استفاده کرد. مقاومت نمونه برداری. پراب جریان کلاسیک یک مقاومت با مقدار کم (یک مقاومت نمونه گیری یا "شنت جریان") است که در مسیر جریان قرار می گیرد. جریان با اندازه گیری افت ولتاژ در مقاومت و با استفاده از قانون اهم تعیین می شود. مقاومت نمونه برداری باید به اندازه ای کوچک باشد که عملکرد مدار را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار ندهد، اما به اندازه کافی بزرگ باشد تا یک قرائت خوب ارائه دهد. این روش برای هر دو اندازه گیری AC و DC معتبر است. از معایب این روش نیاز به قطع مدار برای واردکردن شنت است. مشکل دیگر اندازه
گیری ولتاژ در دوسَر شنت زمانی است که ولتاژهای حالت-مشترک وجود دارد؛ یک اندازه گیری ولتاژ تفاضلی مورد نیاز است. پراب های جریان متناوب. اندازه گیری جریان های متناوب نسبتاً آسان است زیرا می توان از ترانسفورماتورها استفاده کرد. ترانسفورماتور جریان معمولاً برای اندازه گیری جریان های متناوب استفاده می شود. جریانی که باید اندازه گیری شود از طریق سیم پیچ اولیه (اغلب یک دور) منتقل می شود و جریان از طریق سیم پیچ ثانویه با اندازه گیری ولتاژ در یک مقاومت حس کننده جریان (یا " مقاومت بار ") پیدا می شود. سیم پیچ ثانویه دارای یک مقاومتِ بار برای تنظیم مقیاس جریان است. خواص ترانسفورماتور مزایای زیادی دارد. ترانسفورماتور جریان ولتاژهای حالت-مشترک را حذف می کند، بنابراین می توان یک اندازه گیری دقیق ولتاژ تک سَر را روی یک ثانویه متصل به زمین انجام داد. مقاومت سِری مؤثر formula_4 سیم پیچ اولیه توسط مقاومت بار روی سیم پیچ ثانویه formula_5 تنظیم می شود و نسبت دُورهای ترانسفورماتور formula_6 ، که: formula_7 . هسته برخی از ترانسفورماتورهای جریان شکافته و لولادار است. آن را باز کرده و دور سیم وصل می شود تا جریان عبوری حس شود، سپس بست
ه می شود، و باعث می شود که بدون اینکه یک انتهای رسانا باز شود از داخل هسته عبور دهید. یکی دیگر از طراحی های گیره دار، پیچه روگوفسکی است. این یک پیچه متعادل مغناطیسی است که جریان را با ارزیابی الکترونیکی انتگرال خط در اطراف یک جریان اندازه گیری می کند. پراب های جریان غیرفعال با فرکانس بالا، سیگنال کوچک، معمولاً محدوده فرکانسی از چندین کیلوهرتز تا بیش از ۱۰۰ مگاهرتز دارند. پراب های جریان مستقیم. ترانسفورماتورها را نمی توان برای بررسی جریان مستقیم (DC) استفاده کرد. برخی از طرح های پراب DC از خواص غیرخطی یک ماده مغناطیسی برای اندازه گیری DC استفاده می کنند. سایر پراب های جریان از حسگرهای اثر هال برای اندازه گیری میدان مغناطیسی اطراف سیم تولید شده توسط جریان الکتریکی از سیم استفاده می کنند بدون اینکه نیازی به قطع مدار برای قرار دادن پراب باشد. آنها هم برای ولت متر و هم برای اسیلوسکوپ در دسترس هستند. بیشتر پراب های جریان بی نیاز به دستگاه های کمکی هستند و انرژی را از باتری یا ابزار می گیرند، اما تعداد کمی از آنها نیاز به استفاده از واحد تقویت کننده خارجی دارند. (همچنین نگاه کنید به: آمپرمتر انبری) پراب های جریان AC
/DC ترکیبی. پراب های جریان پیشرفته تر، حسگر اثر هال را با ترانسفورماتور جریان ترکیب می کنند. حسگر اثر هال اجزای DC و فرکانس پایین سیگنال را اندازه گیری می کند و ترانسفورماتور جریان اجزای فرکانس بالا را اندازه گیری می کند. این سیگنال ها در مدار تقویت کننده ترکیب می شوند تا یک سیگنال باند پهن از DC تا بیش از ۵۰ مگاهرتز را تولید کنند. پراب های میدان نزدیک. پراب های میدان نزدیک امکان اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی را فراهم می کنند. آنها معمولاً برای اندازه گیری نویز الکتریکی و سایر تابش الکترومغناطیسی نامطلوب از دی یوتی استفاده می شوند، اگرچه می توانند برای تجسس از عملکرد دی یوتی بدون وارد کردن بار زیادی به مدارات نیز استفاده شوند. آنها معمولاً به تحلیلگرهای طیف متصل می شوند. پراب های دما. پراب های دما برای اندازه گیری تماسی دمای سطح استفاده می شود. آنها از یک حسگر دما مانند ترمیستور، ترموکوپل یا RTD برای تولید ولتاژی استفاده می کنند که با دما تغییر می کند. در مورد پراب های ترمیستور و RTD، حسگر باید برای تولید ولتاژ تحریک الکتریکی شود، درحالی که پراب های ترموکوپلی نیازی به تحریک ندارند زیرا یک ترموکوپل به طور م
ستقل ولتاژ خروجی تولید می کند. گاهی می توان از ولت متر برای اندازه گیری پراب های دما استفاده کرد، اما این کار معمولاً به ابزارهای تخصصی واگذار می شود که حسگر پراب را تحریک می کنند (در صورت لزوم)، ولتاژ خروجی پراب را اندازه گیری می کنند و ولتاژ را به واحدهای دما تبدیل می کنند. پراب های دمدولاتور. برای اندازه گیری یا نمایش شکل موج مدوله شده یک سیگنال فرکانس بالای مدوله شده - برای مثال، یک سیگنال رادیویی مدوله شده با دامنه - می توان از یک پراب مجهز به یک دمدولاتور دیودی ساده استفاده کرد. پراب شکل موج مدوله کننده را بدون حامل فرکانس بالا در خروجی می دهد. پراب های منطقی. یک پراب منطقی برای مشاهده سیگنال های دیجیتال استفاده می شود.
آرچیبالد گارود (؛ – ) پزشک اهل بریتانیا بود و یکی از پیشگامان حوزهٔ خطاهای مادرزادی متابولیسم بود که بیماری مادرزادی ادرار سیاه و ارثی بودن آن را کشف کرد. وی از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۷ استاد ریجِس دانشگاه آکسفورد بود. پدر او هم پزشکی برجسته بود که در سن ۲۳ سالگی دکترای پزشکی گرفت و در سن ۳۲ سالگی استاد کالج دانشگاهی لندن شد و متابولیسم غیرعادی اوریک اسید را در بیماری نقرس کشف کرد. آرچیبالد گارود در کرایست چرچ و دانشگاه آکسفورد درس خواند و دوران تحصیلات تکمیلی را در بیمارستان سنت بارتلمه گذراند مدرک کارشناسی پزشکی و جراحی را در سال ۱۸۸۵ دریاف کرد و عضو «کالج سلطنتی پزشکان» لندن شد. وی به سبب خدمات پزشکی اش در جریان جنگ جهانی اول نشان سنت مایکل و سنت جورج دریافت کرد.
کورودا کازوشیگه ; – ) پسر کاتو شیگه نوری و فرزندخوانده کورودا یوشیتاکا، یک سامورایی و یکی از بیست و چهار ژنرال کورودا یا یکی از هشت ببر کورودا در دوره آزوچی-مومویاما اهل ولایت هاریما در ژاپن بود.
پَدهای گارود () یا پَدهای ویولن نوازان نوعی بیماری پوستی است که مشخصه اش تشکیل پینه در سطح پشتی مفصل های میان بندانگشتی دست است. این وضعیت همچون گردن ویولن زن و برخی بیماری های پوستی خاص بیشتر در نوازندگان ویولن، ویولا و ویولنسل دیده می شود (اغلب در انگشتان دست چپ). این بیماری جلدی نامش را از پزشک بریتانیایی آرچیبالد گارود می گیرد که نخستین بار در سال ۱۹۰۲ آن را در بیماران مبتلا به انقباض دوپویترن گزارش کرد. این بیماران ۴ برابر بیشتر از جمعیت عادی دچار پدهای گارود می شوند.
کورودا هاکّو یا هشت ببر کورودا، عنوانی بود که به نخبگان سنگوکو دایمیو کورودا ناگاماسا داده شده است، این افراد از میان بیست و چهار ژنرال کورودا، از جمله برادران کوچکتر و ملازمان ارشدشان، برگزیده شده اند. هر دو از زمانی که سلف آنها، کورودا ناگاماسا سرپرست خانواده بود، فعال بودند. فرد واجد شرایط. ※برادران کوچکتر کورودا یوشیتاکا
دالان گدازه در ماه () لوله های گدازه ماه، لوله های گدازه ای در ماه هستند که در طی فوران جریان های گدازه بازالتی شکل گرفته اند. هنگامی که سطح یک جریان گدازه سرد می شود، سخت می شود و گدازه می تواند در یک گذر لوله ای شکل به زیر سطح منتقل شود. هنگامی که جریان گدازه کاهش می یابد، لوله ممکن است تخلیه شود و یک فضای خالی توخالی ایجاد کند. لوله های گدازه ماه بر روی سطوح شیب دار شکل می گیرند که زاویه آن از ۰٫۴ تا ۶٫۵ درجه متغیر است. این لوله ها قبل از اینکه در برابر فروپاشی گرانشی ناپایدار شوند، ممکن است تا ۵۰۰ متر (۱۶۰۰ فوت) عرض داشته باشند. با این حال، لوله های پایدار ممکن است هنوز در اثر رویدادهای لرزه ای یا بمباران شهاب سنگ مختل شوند. وجود یک لوله گدازه گاهی با بودن یک پنجرهٔ «نور سقفی» آشکار می شود، جایی که سقف دالان به داخل آن فرو ریخته و حفره ای مدور از آن باقی می ماند که می تواند توسط مدارگردهای ماه مشاهده شود.
پَـدهای بند انگشت () یا هیلودرما (به سبب شباهت به پوست هیولای هیلا) ضایعات جلدی کراتوتیک و فیبری محیطی در مفصل های میان بندانگشتی دست است. این ضخیم شدگی ممکن است در هر سنی ایجاد شود و در طول چند هفته یا چند ماه به قطر ۱۰ تا ۱۵ میلی متر می رسد، و سپس با گذشت زمان از بین می روند. این ضایعات ممکن است در سطح پشتی مفصل های میان بندانگشتی دست ها و سطح پشتی پاها ایجاد شوند و از نظر ظاهری به زگیل شباهت دارند. مفاصل میان بندی دیستال بیشتر از مفاصل متاکارپوفالانژیال درگیر می شوند. این پَـدها اغلب بدون علامتند و درد ندارند و گاهی تا ۴۰ سانتی متر رشد می کنند و هیچ گونه تأثیر منفی بر عملکرد مفصل (از جمله کاهش انعطاف پذیری یا تغییر در زردپی) ندارند. علت تشکیل این پَـدها نامعلوم است و نوعی بیماری فیبروزی محسوب می شوند که در درون خود سلول های فیبروبلاست و بافت فیبروزی دارند. پدهای بند انگشت گاهی در اثر ضربه ها یا مالش های مکرر ایجاد می شود مثلاً در بوکسورها و شناگران و همچنین در برخی مشاغل مانند نصب کنندگان موکت. این ضایعهٔ جلدی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری و پرخوری عصبی هم گزارش شده است. پدهای بند انگشت را نباید با
نوروفیبروما، ندول های رماتیسمی، گره های نقرسی، زگیل، کیست گانگلیون، گره های بوشار و گره های هبردن اشتباه گرفت. پرتونگاری، سونوگرافی و بیوپسی به تشخیص نوع ضایعه کمک می کنند. پدهای بند انگشت گاهی با انقباض دوپویترن و کژانگشتی مرتبط است و از نظر بافت شناسی، ضایعات فیبرومی محسوب می شوند. این ضایعاتِ خوش خیم معمولاً به درمان دارویی، از جمله کورتیکواستروئید جواب نمی دهند و معمولاً پس از جراحی، عود مجدد دارند. با این حال، تزریق فلوروراسیل داخل ضایعه تا حدی اثربخش بوده است. جراحی این ضایعات گاهی عوارضی دارد که شامل تشکیل جوشگاه، کِلوئید، کاهش انعطاف پذیری مفصل و عود مجدد است. درمان های دارویی بیشتر بر پایه گزارش های موردی انجام می شود که شامل تزریق موضعی تریامسینولون، فلوروراسیل، کانتاریدین-پودوفیلوتوکسین-سالیسیلیک اسید و همچنین پماد موضعی سالیسیلیک اسید و اوره است. اگر عامل ایجادکننده این پدهای بند انگشت حذف شود، ضایعات خودبخود و ظرف چندماه برطرف می شوند.
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن، صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با مشارکت شرکت های سرمایه گذاری غدیر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد. ظرفیت و موقعیت. کارخانه احیای مستقیم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تن در سال با هدف تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز واحدهای ذوب و ریخته گری استان یزد و سایر تولیدکنندگان فولاد در ایران، در ۲۵ کیلومتری شهر اردکان، استان یزد و در مجاورت گندله سازی چادرملو و شرکت آهن و فولاد ارفع در محدوده ای به وسعت ۸۶ هکتار احداث شده است. محصولات. این شرکت دارای دو محصول اصلی و جانبی است. آهن اسفنجی DRI که که گندلهٔ سنگ آهن پس از عملیات احیای مستقیم به آهن اسفنجی با درجه متالیزاسیون متوسط ۹۲٪ جهت مصرف در فولاد سازی های کشور تبدیل می گردد که به دلیل خلل و فرج موجوددر ساختار، به آن آهن اسفنجی می گویند و همچنین بریکت (CBI) که نرمه آهن اسفنجی به منظور تبدیل به بریکت جهت شارژ در کوره های فولاد سازی با چسب مخصوص بصورت خشته منسجم پرس شده و در ابعادی حدود ۳×۳×۵ سانتی متر تولید می گردد. این دو تولید بخش اصلی تولی
د شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان است. همچنین سه نوع تولید در بخش جانبی نیز انجام می شود که شامل نرمه آهن اسفنجی DRI Fine، نرمه گندله Pellet Fine و لجن آهن اسفنجی DRI Sludge هستند. تامینِ داخل. این مجموعه صنعتی اولویت خود را تامین نیاز داخل عنوان کرده است و سال 1401 حدود ۵۰ هزار تن صادرات انجام داده است. از آنجایی که همه تولیدکنندگان ملزم به ارائه محصولات در بورس کالا هستند این نیز محصول خود را در بورس عرضه کرده است. رکورد تولید. اکنون رکورد تولید در این شرکت به میزان ۳۵۸۹ تن در خرداد ۱۴۰۳ ثبت شده است که رکورد قبلی تولید روزانه این شرکت در آذرماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۱۰۶ تن آهن اسفنجی بوده است. سود. طبق گزارش منتشر شده در «نبض بازار» سود خالص آهن و فولاد غدیر ایرانیان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۱ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است. براساس صورت های مالی منتشر شده فولاد غدیر ایرانیان سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد و نسبت مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۶۱ درصدی را شاهد بوده است. علاوه براین درآمدهای عملیاتی این شرکت با رشد ۴۴ درصدی همراه است. همچنین سود عملیاتی فغدیر
در سال ۱۴۰۲ با ۳ هزار و ۵۳ میلیارد تومان افزایش ۴۸ درصدی داشته است. مسئولیت های اجتماعی. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با همکاری دانشگاه اردکان چند پروژه زیست محیطی ارائه و اجرایی کرده است. ترکیب سهامداران. ترکیب سهامداران شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان شامل شرکت های زیر است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو فولاد آلیاژی ایران شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر شرکت فولاد شاهرود گواهینامه ها. گواهینامه مدیریت کیفیت (ISO 9001 - 2008) گواهینامه مدیریت زیست محیطی (2004 – 14001 ISO) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی (2007 – 18001 OHSAS) گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه - IMS کسب تندیس سیمین در سومین جایزه ملی پروژه برتر ایران (۱۳۹۰ – ۱۳۹۱) جایزة بهترین کیفیت محصول آهن اسفنجی از انجمن کیفیت ایران دریافت نشان تعالی سازمان در مدیریت بحران اقتصادی جایزه طلایی مسئولیت اجتماعی ایران (CSR) معدن ها. معدن سنگ آهن پلاسری درونه در استان خراسان رضوی، معدن منگنز سورگاه در استان کرمان و محدوده اکتشافی مس تربت حیدریه در استان رضوی تربت حیدریه سه معدن فعال این شرکت هستند. این شرکت فعالیت های اکتشافی و تجسسی خود را برای شناسایی کا
نسارهای سنگ آهن، منگنز، کرومیت، مس و خاک های صنعتی در استان های مختلف کشور آنجا می دهد.
زبان نیا-آناتولیایی نیازبانی است که زبان های باستانی آناتولی از آن پدید آمدند (یعنی زبانهای هیتی،لیدیایی،پالائی،لووی و...). مانند تقریباً تمام دیگر نیا-زبان ها، هیچ نوشته تأیید شده ای یافت نشد. این زبان با استفاده از روش مقایسه ای برای تمام زبان های آناتولی گواهی شده و همچنین دیگر زبان های هند و اروپایی بازسازی شده است. کریگ ملچرت ، کارشناس زبان های آناتولی، تخمین می زند که زبان نیا-آناتولیایی حداکثر ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد تا حداقل در 2500 پیش از میلاد آغاز به واگرایی کرده است.
اریک جیمز جوزف ماسا (زاده ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۹) یک سیاستمدار سابق آمریکایی است که به عنوان نماینده ایالات متحده برای منطقه ۲۹ کنگره نیویورک خدمت کرده است. او که یک دموکرات بود، از ژانویه ۲۰۰۹ تا زمان استعفای خود در مارس ۲۰۱۰ در کنگره خدمت کرد. ماسا در جریان تحقیقات کمیته اخلاق مجلس نمایندگان در مورد اتهامات سوء رفتار جنسی استعفا داد. ماسا رو به زوال سلامتی خود و تحقیقات اخلاقی در حال انجام را دلایل استعفای خود اعلام کرد. با این حال، او بعداً گفت که توطئه ای وجود دارد «برای برکناری او زیرا او علیه اصلاح اساسی مراقبت های بهداشتی رای داده بود.» در سال ۲۰۱۷ گزارش شد که کنگره نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ دلار برای حل و فصل ادعاهای آزار و اذیت دو کارمند مرد علیه ماسا پرداخت کرده است. اریک جیمز جوزف ماسا در چارلستون، کارولینای جنوبی در ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۹ به دنیا آمد. ماسا، پسر یک افسر نیروی دریایی حرفه ای، در مکان های مختلف از جمله آرژانتین و نیواورلئان بزرگ شد. پس از فارغ التحصیلی از آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده در آناپولیس ماسا به مدت ۲۴ سال در نیروی دریایی مشغول به کار بود. او در جنگ خلیج فارس خدمت کرد و همچنین به عنوان دستیار ژن
رال وسلی کلارک خدمت کرد. در اواخر دوران حرفه ای اش در نیروی دریایی، تشخیص داده شد که او مبتلا به لنفوم غیرهوچکین است، که بعداً از آن بهبود یافت.
هنریک یوآن یوست ولِـنس (؛ – ) پزشک متخصص کاردیولوژی اهل پادشاهی هلند بود که یکی از بنیانگذاران الکتروفیزیولوژی بالینی قلب در نظر گرفته می شود - شاخه ای از تخصصِ قلب که پزشکان را قادر می سازد تا در بیماران مبتلا به آریتمی قلب به نقشه برداری قلب و قطع شاخه عصبی مختل با یک الکترود کاتتر بپردازند. وی مدرس دوره های پیشرفته الکتروفیزیولوژی قلب بود. متخصصان قلب اروپا هین ولنس را «غول ماستریخت» می نامیدند و او سال ها با دانشکده پزشکی دانشگاه لیمبورگ در ماستریخت هلند همکاری می کرد. در بخش قلب او، بسیاری از الکتروفیزیولوژیست های بالینی قلب آینده زیر نظر او از سال ۱۹۷۶ تا زمان بازنشستگی اش در سال ۲۰۰۲ آموزش دیدند. وی پزشکی داخلی را در دانشگاه لیدن و تخصص کاردیولوژی را در دانشگاه آمستردام به اتمام رساند. او در دههٔ ۱۹۶۰ با استفاده از کاتتریزاسیون قلبی موفق به کشف مکانیسم آریتمی در سندرم ولف پارکینسون وایت و سایر انواع تاکیکاردی های فوق بطنی و تاکی کاردی بطنی شد. پژوهش های او مبنایی برای رویکردهای جدید جراحی و ضربان سازی برای درمان آریتمی های قلبی بود که به «الکتروفیزیولوژی قلب» مشهور شد. او در سال ۱۹۹۰ به عضویت «آکادمی س
لطنتی هنر و علوم هلند» درآمد.
توماس واتسون (؛ ۱۷۹۲ – ) پزشک اهل بریتانیا بود که دلیل شهرتش کشف و توصیف نبض چکشی واتسون در بیماران دچار «نارسایی دریچهٔ آئورت» در سال ۱۸۴۴ بود. او مابین سال های ۱۸۶۲ تا ۱۸۶۶ رئیس «کالج سلطنتی پزشکان» بریتانیا بود. وی همچنین از سال ۱۸۵۹ به مدت دو سال رئیس «انجمن آسیب شناسی» و در سال ۱۸۶۸ رئیس «انجمن بالینی لندن» شد.
کارل یاکوب آدولف کریستیان گرهارت (؛ – ) پزشک متخصص داخلی و استاد دانشگاه اهل پادشاهی بایرن بود. وی دانش آموختهٔ رشتهٔ پزشکی در دانشگاه وورتسبورگ و بعدها از همکاران ویلهلم گریزینگر در دانشگاه توبینگن بود. او از سال ۱۸۶۰ استاد رشتهٔ پزشکی داخلی در دانشگاه ینا شد و پس از مرگ فردریک تئودور فون فریریشس، جانشین او در شاریته گردید و دومین کلینیک پزشکی داخلی را در آنجا بنیان نهاد. از دستیاران وی در آنجا پاول ارلیش و فردریش فون مولر بودند. وی به سبب مشارکت هایش در زمینهٔ پزشکی کودکان شناخته می شود و یکی از ویرایشگران کتاب درسی مهم «"راهنمای بیماری های دوران کودکی"» بود. او توانست با استفاده از کلرید آهن، استون را در بیماران دیابتی تشخیص دهد (واکنش گرهارت).
روبرت هانس گوتس (؛ – ) پزشک و جراح قلب آلمانی-آمریکایی بود که نخستین جراحی بای پس سرخرگ کرونری موفق را بر روی انسان انجام داد. در این جراحی که در ۲ مه ۱۹۶۰ انجام گرفت، از سرخرگ سینه ای درونی چپ استفاده شد و رگ پیوندی باز ماند و بیمار تا یک سال آتی آنژین صدری نداشت. با آنکه مایکل دی بیکی و کریستیان بارنارد (یکی از شاگردان گوتس در کیپ تاون) به شهرت رسیدند، اما گوتس شهرت چندانی پیدا نکرد. گوتس دانشیار جراحی در کالج پزشکی آلبرت اینشتین و بعدها در ۱۹۶۱، استادتمام جراحی در «بیمارستان شهری برانکس» شد. او در سال ۱۹۸۲ بازنشسته شد.
پوماره پنجم (زاده ۳ نوامبر ۱۸۳۹ –درگذشته ۱۲ ژوئن ۱۹۸۱) از دودمان پوماره و آخرین پادشاه تاهیتی بود که از سال ۱۸۷۷ تا زمان کناره گیری اجباری از پادشاهی سال ۱۸۸۰ سلطنت کرد. وی پسر ملکه پوماره چهارم بود. زندگی نامه. وی با نام او تریی تاریئا ته-را-تانه )، به دنیا آمد، با مرگ برادر بزرگترش در ۱۳ مه ۱۸۵۵ وارث بلافصل و ولیعهد پادشاهی تاهیتی شد، او با مرگ مادرش در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۸ پادشاه تاهیتی شد. تاجگذاری او در ۲۴ سپتامبر ۱۸۷۷ درپاپت به انجام رسید. پوماره پنجم دارای یک پسر و دو دختر بود. در ۲۹ ژوئن ۱۸۸۰، او حاکمیت تاهیتی و وقلمروهای وابسته آن را به دولت فرانسه واگذار نمود، پس از آن توسط دولت فرانسه به او بعضی امتیازات و مستمری مادام العمر۱۲٬۰۰۰ فرانک در سال و همچنین نشان های لژیون دونور و لیاقت کشاورزی از رده افسر را اعطا نمود. وی در کاخ سلطنتی، در پاپِه ته به درود حیات گفته و در مقبره پادشاه، در آرو به خاک سپرده شد.
دو لینشو (چینی: 杜林澍؛ پینیین: Dù Línshù؛ زادهٔ ۵ آوریل ۲۰۰۳) یک تیرانداز ورزشی چینی است. او مدال طلای تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر مردان را در جام جهانی بهوپال ۲۰۲۳ به دست آورد. حرفه تیراندازی. لینشو، یک مدال نقره انفرادی را در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ در ماده تفنگ درازکش ۵۰ متر با امتیاز ۶۲۵٫۲ به کار خود اضافه کرد. زمانی که چین میزبان بازی های آسیایی ۲۰۲۲ در هانگژو بود، دو لینشو، در زیر فشار انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان داد و مدال طلای تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان را به دست آورد و رکورد بازی های آسیایی جدید با ۴۶۰٫۶ امتیاز را به نام خود ثبت کرد. او همچنین با تیراندازان هم تیمی اش تیان جیامینگ و یو هائو مدال نقره را در مسابقات تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر تیمی مردان به دست آورد.