Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ات با جامدات معلق و رابط مایع-مایع استفاده می شود. این حسگرها کاهش یا تغییر در انتقال نور مادون قرمز ساطع شده از دیود مادون قرمز (LED) را حس می کنند. با انتخاب مناسب مصالح ساختمانی و محل نصب، می توان از این سنسورها با مایعات آبی، آلی و خورنده استفاده کرد. یک کاربرد رایج سنسورهای سطح نقطه رابط نوری مبتنی بر مادون قرمز اقتصادی، تشخیص رابط لجن/ آب در حوضچه های ته نشینی است. با استفاده از تکنیک های مدولاسیون پالس و یک دیود مادون قرمز با توان بالا، می توان تداخل نور محیط را حذف کرد، LED را با بهره بالاتری کار کرد و اثرات تجمع بر روی پروب را کاهش داد. یک رویکرد جایگزین برای سنجش سطح نوری پیوسته شامل استفاده از لیزر است. نور لیزر متمرکزتر است و بنابراین قابلیت نفوذ بیشتری به محیط های گرد و غبار یا بخار دارد. نور لیزر بیشتر سطوح جامد و مایع را منعکس می کند. زمان پرواز را می توان با مدارهای زمان بندی دقیق اندازه گیری کرد تا محدوده یا فاصله سطح از سنسور تعیین شود. استفاده از لیزرها در کاربردهای صنعتی به دلیل هزینه و نگرانی برای نگهداری محدود است. برای حفظ عملکرد، اپتیک باید مرتباً تمیز شود. سطح سنج راداری. سطح سنج رادا
ری از امواج مایکروویو برای تشخیص سطح مواد استفاده می کند و برای محیط های مرطوب، بخار و گرد و غبار و همچنین در کاربردهایی که دما و فشار متغیر و بالا است، ایده آل هستند. مایکروویوها انرژی الکترومغناطیسی هستند و بنابراین برای انتقال انرژی به مولکول های هوا نیاز ندارند و در خلاء مفید هستند. امواج مایکروویو به عنوان انرژی الکترومغناطیسی توسط اجسامی با خواص رسانایی بالا مانند فلز و آب رسانا منعکس می شوند. به طور متناوب، آنها در درجات مختلف توسط مواد دی الکتریک کم یا عایق مانند پلاستیک، شیشه، کاغذ، بسیاری از پودرها و مواد غذایی و سایر مواد جامد جذب می شوند. به سبب ماهیت الکترومغناطیسی، امواج سطح سنج های راداری به لایه های دما و بخار نفوذ می کنند و تنها سطح مواد مورد نظر را بصورت پیوسته اندازه گیری می کنند در حالی که تکنیک های دیگر مانند سطح سنج اولتراسونیک این قابلیت ها را ندارند. مایکروویوها انرژی الکترومغناطیسی هستند و بنابراین برای انتقال انرژی به مولکول های هوا نیاز ندارند و در خلاء مفید هستند. امواج مایکروویو به عنوان انرژی الکترومغناطیسی توسط اجسامی با خواص رسانایی بالا مانند فلز و آب رسانا منعکس می شوند. به ط
ور متناوب، آنها در درجات مختلف توسط مواد دی الکتریک کم یا عایق مانند پلاستیک، شیشه، کاغذ، بسیاری از پودرها و مواد غذایی و سایر مواد جامد جذب می شوند. سطح سنج راداری در طیف گسترده ای از تکنیک ها اجرا می شوند. دو تکنیک اساسی پردازش سیگنال اعمال می شود که هر کدام مزایای خاص خود را دارند: بازتاب سنجی پالسی یا دامنه زمانی (TDR) که اندازه گیری زمان پرواز تقسیم بر سرعت امواج الکترومغناطیسی در محیط است (سرعت نور تقسیم بر جذر ثابت دی الکتریک محیط)، مانند چیزی که در سنسورهای سطح اولتراسونیک رخ می دهد و سیستم های داپلر با استفاده از تکنیک های FMCW. درست مانند سنسورهای سطح اولتراسونیک، سنسورهای مایکروویو در فرکانس های مختلف، از ۱ گیگاهرتز تا ۶۰ گیگاهرتز اجرا می شوند.به طور کلی، فرکانس بالاتر، دقیق تر بوده و باعث نادیده گرفتن بخارات و گازهای مزاحم می شود؛ اما هزینهٔ بیشتری دارد. مایکروویو یک تکنیک غیر تماسی یا هدایت شده اجرا می شود. اولین مورد با نظارت بر سیگنال مایکروویو انجام می شود که از طریق فضای آزاد (از جمله خلاء) منتقل می شود و به عقب منعکس می شود، یا می تواند به عنوان تکنیک «رادار روی سیم» اجرا شود، که عموماً به ع
نوان رادار موج هدایت یا رادار مایکروویو هدایت شونده شناخته می شود. در روش دوم، عملکرد عموماً در پودرها و محیط های دی الکتریک کم که بازتاب دهنده خوبی از انرژی الکترومغناطیسی منتقل شده از طریق فضای خالی نیستند (مانند سنسورهای مایکروویو غیر تماسی) بهبود می یابد. این تکنیک می تواند از موجبرهای خاص برنامه برای به دست آوردن نتایج دقیق تر یا اطلاعات اضافی مورد نیاز برای کاربرد حسگر استفاده کند (به عنوان مثال برخی از حسگرها می توانند از قطعات مخزن یا تجهیزات دیگر به عنوان موجبر یا بخشی از آن استفاده کنند). زمانی که موجبر از بخش الکترونیکی فاصله دارد (معمولاً برای مخازن با شرایط سخت، تشعشع، یا جوشش تحت فشار مایع/گازها و غیره) استفاده از موجبرهای راه دور معمول است. اما در روش هدایت شونده، محدودیت های مکانیکی مشابهی وجود دارد که با داشتن یک پروب در کشتی، برای تکنیک های خازن (RF) که قبلاً ذکر شد، مشکل ایجاد می کند. حسگرهای رادار غیرتماسی مبتنی بر مایکروویو می توانند از طریق رسانایی کم، پنجره های شیشه ای/پلاستیکی «شفاف مایکروویو» (غیر رسانا) یا دیواره های ظرف را ببینند که می توان پرتو مایکروویو را از آن عبور داد و مایع «ب
ازتابنده مایکروویو» (رسانا) را اندازه گیری کرد. داخل آن (همان طور که از یک کاسه پلاستیکی در اجاق مایکروویو استفاده کنید). آنها همچنین تا حد زیادی تحت تأثیر دمای بالا، فشار، خلاء یا ارتعاش نیستند. از آنجایی که این سنسورها نیازی به تماس فیزیکی با مواد فرایند ندارند، بنابراین فرستنده / گیرنده را می توان در فاصله ایمن بالاتر از فرایند نصب کرد، حتی با گسترش آنتن چند متری برای کاهش دما، اما همچنان به تغییرات سطح پاسخ می دهد. یا تغییر فاصله به عنوان مثال برای اندازه گیری محصولات فلزی مذاب در دمای بیش از ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد ایده آل هستند. فرستنده های مایکروویو نیز همان مزیت کلیدی اولتراسونیک را ارائه می دهند: وجود یک ریزپردازنده برای پردازش سیگنال، ارائه نظارت، کنترل ها، ارتباطات، راه اندازی و قابلیت های تشخیصی متعدد و مستقل از تغییر چگالی، ویسکوزیته و خواص الکتریکی. علاوه بر این، آنها برخی از محدودیت های کاربرد اولتراسونیک را حل می کنند: عملکرد در فشار و خلاء بالا، دماهای بالا، گرد و غبار، دما و لایه های بخار. رادارهای موج هدایت شونده می توانند در فضاهای محدود باریک بسیار موفقیت آمیز اندازه گیری کنند، زیرا عنصر راهن
ما انتقال صحیح به و از مایع اندازه گیری شده را تضمین می کند. کاربردهایی مانند داخل لوله های ثابت یا لگام ها یا قفس های خارجی، جایگزینی عالی برای دستگاه های شناور یا جابه جایی ارائه می دهند، زیرا هر گونه قسمت متحرک یا پیوند را از بین می برند و تحت تأثیر تغییرات چگالی یا تجمع قرار نمی گیرند. آنها همچنین با محصولات با بازتاب مایکروویو بسیار کم مانند گازهای مایع (LNG, LPG، آمونیاک) که در دماهای پایین/فشار بالا ذخیره می شوند، عالی هستند، اگرچه باید در ترتیبات آب بندی و تاییدیه های مناطق خطرناک دقت شود. در مورد جامدات و پودرهای حجیم، GWR یک جایگزین عالی برای حسگرهای رادار یا اولتراسونیک ارائه می کند، اما باید در مورد سایش کابل و بارگذاری سقف توسط حرکت محصول دقت شود. یکی از معایب عمده تکنیک های مایکروویو یا رادار برای پایش سطح، قیمت نسبتاً بالای چنین حسگرها و راه اندازی پیچیده آنهاست. با این حال، قیمت در چند سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است تا با التراسونیک های برد بلندتر مطابقت داشته باشد. راه اندازی ساده هر دو روش همچنین سهولت استفاده را بهبود می بخشد. اندازه گیری مداوم سطح مایعات. مغناطیسی. سنسورهای سطح
مغناطیسی بیشتر برای مخازن حاوی مایعات کاربرد دارند و می توان گفت در رده سطح سنج های پرکاربرد قرار دارد. این حسگرها برای اندازه گیری سطح پیوسته با دقت قابل قبول، برای طیف گسترده ای از مایعات درون مخازن ذخیره سازی و مخازن حمل و نقل مناسب هستند. سطح سنج مغناطیسی شامل یک لوله شیشه ای حاوی یک گوی با آهنربای دائم است. انتخاب مناسب شناور بر اساس وزن مخصوص مایع درون مخزن الزامی است. از دیگر الزامات، نوع جنس شناور و لوله برای سنسورهای سطح مغناطیسی می باشد. اساس کار سنسور سطح مغناطیسی بر اساس قوانین فیزیکی نیروی شناوری و خاصیت جذب و دفع قطب های غیر همنام و همنام آهنربا طراحی شده است . بدنه لول گیج ، لوله ای استوانه ای شکل می باشد که از ناحیه نازلهای مربوطه به صورت عمودی برروی مخازن نصب می گردد. مایع درونی مخزن از طریق نازل پایین به داخل لوله استوانه ای هدایت شده و توپی دارای آهنربای دائمی را شناور می سازد. با تغییر سطح مایع، توپی به حرکت درآمده و با روبروی هم قرار گرفتن آهنربای توپی و فلپها موجب چرخش و تغییر رنگ فلپها شده و در نتیجه سطح مایع درون مخازن نشان داده می شود. بر روی لولهٔ سنسور یک مدار الکترونیکی برای تشخیص
میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط گوی نصب می شود. مدار الکترونیکی برحسب وضعیت سیال درون مخزن، سیگنال خروجی متناظری را به اتاق کنترل ارسال می کند. این نوع از سطح سنج ها بیشتر برای مخازنی کاربرد دارند که ارتفاع کمی (در حدود ۲ متر یا اندکی بیشتر) دارند. از دیگر مشکلاتی که برای استفاده از سطح سنج های مغناطیسی وجود دارد، می توان گرفتگی لولهٔ حاوی گوی مغناطیسی، حساسیت در برابر سیالات خورنده مانند اسیدها و نیز دقت پایین سطح سنج در صورت عدم انتخاب گوی با وزن مخصوص متناسب با مایع موجود در مخزن را نام برد. به دلیل دقت ممکن با تکنیک مغناطیسی، استفاده از این نوع سطح سنج ها در گذشته برای انتقال های تحت حضانت (مواد حساس) و نیز انتقالات تجاری مواد در تانکرها استفاده می شد. اما اکنون به علت اینکه مواج بودن مایع در داخل تانکر حین حمل و نقل می تواند این سطح سنج ها را از کالیبراسیون صحیح خارج کند، بیشتر از تکنیک های راداری و اولتراسونیک استفاده می شود. زنجیره مقاومتی. سنسورهای سطح زنجیره مقاومتی مشابه سنسورهای سطح شناور مغناطیسی هستند، زیرا یک آهنربای دائمی مهر و موم شده در داخل شناور، ساقه ای را بالا و پایین می کند که در آن کلیده
ا و مقاومت های نزدیک به هم مهر و موم شده اند. هنگامی که کلیدها بسته می شوند، مقاومت جمع می شود و به سیگنال های جریان یا ولتاژ متناسب با سطح مایع تبدیل می شود. انتخاب مواد شناور و ساقه به مایع از نظر سازگاری شیمیایی و همچنین وزن مخصوص و سایر عوامل مؤثر بر شناوری بستگی دارد. این حسگرها برای اندازه گیری سطح مایع در دریا، پردازش شیمیایی، داروسازی، پردازش مواد غذایی، تصفیه زباله و سایر کاربردها به خوبی کار می کنند. با انتخاب مناسب از دو شناور، سنسورهای سطح زنجیره مقاومتی نیز می توانند برای نظارت بر وجود رابط بین دو مایع غیرقابل اختلاط که وزن مخصوص آنها بیش از است، اما به اندازه واحد متفاوت است، استفاده شود. مقاومت مغناطیسی. سنسورهای سطح شناور مقاومت مغناطیسی مشابه سنسورهای سطح شناور هستند، اما یک جفت آهنربای دائمی در داخل محور بازوی شناور مهر و موم شده است. همان طور که شناور به سمت بالا حرکت می کند، حرکت و مکان به عنوان موقعیت زاویه ای میدان مغناطیسی منتقل می شود. این سیستم تشخیص تا درجه حرکت بسیار دقیق است. مکان قطب نما میدان موقعیت فیزیکی موقعیت شناور را ارائه می دهد. انتخاب مواد شناور و ساقه به مایع از نظر سازگ
اری شیمیایی و همچنین وزن مخصوص و سایر عواملی که بر شناور بودن شناور تأثیر می گذارد بستگی دارد. سیستم نظارت الکترونیکی در تماس با سیال نیست و ایمنی ذاتی یا ضد انفجار در نظر گرفته می شود. این حسگرها برای اندازه گیری سطح مایع در دریا، وسایل نقلیه، حمل و نقل هوایی، پردازش شیمیایی، داروسازی، پردازش مواد غذایی، تصفیه زباله و سایر کاربردها به خوبی کار می کنند. به دلیل وجود ریزپردازنده و مصرف انرژی کم، قابلیت ارتباط سریال از سایر دستگاه های محاسباتی نیز وجود دارد که این روش را به روشی مناسب برای تنظیم کالیبراسیون و فیلتر کردن سیگنال سنسور می کند. فشار هیدرواستاتیک. سنسورهای سطح فشار هیدرواستاتیک، سنسورهای فشار غوطه وری یا نصب شده خارجی هستند که برای اندازه گیری سطح مایعات خورنده در مخازن عمیق یا آب در مخازن مناسب هستند. به طور معمول، سطح سیال با فشار در پایین محفظه سیال (مخزن یا مخزن) تعیین می شود. فشار در پایین، تنظیم شده برای چگالی / وزن مخصوص سیال، عمق سیال را نشان می دهد. برای این حسگرها، استفاده از مواد شیمیایی سازگار برای اطمینان از عملکرد مناسب مهم است. سنسورها به صورت تجاری از تا بار در دسترس هستند. از آنجایی
که این سنسورها افزایش فشار را با عمق حس می کنند و وزن مخصوص مایعات متفاوت است، سنسور باید برای هر کاربرد به درستی کالیبره شود. علاوه بر این، تغییرات زیاد دما باعث تغییراتی در وزن مخصوص می شود که باید در هنگام تبدیل فشار به سطح در نظر گرفته شود. این حسگرها را می توان به گونه ای طراحی کرد که دیافراگم را از آلودگی یا تجمع دور نگه دارد، بنابراین عملکرد مناسب و اندازه گیری دقیق سطح فشار هیدرواستاتیک را تضمین می کند. برای استفاده در کاربردهای هوای آزاد، جایی که سنسور را نمی توان در کف مخزن یا لوله آن نصب کرد، یک نسخه ویژه از سنسور سطح فشار هیدرواستاتیک، یک کاوشگر سطح، می تواند از کابل به مخزن تا نقطه پایین آویزان شود. که باید اندازه گیری شود. سنسور باید به طور ویژه طراحی شود تا الکترونیک را از محیط مایع ببندد. در مخازن با فشار هد کوچک (کمتر از INWC)، تخلیه پشت سنسور سنسور به فشار اتمسفر بسیار مهم است. در غیر این صورت، تغییرات نرمال فشار هوا باعث ایجاد خطای بزرگ در سیگنال خروجی سنسور می شود. علاوه بر این، اکثر سنسورها باید برای تغییرات دمایی سیال جبران شوند. حباب ساز هوا. سیستم حباب ساز هوا از لوله ای با دهانه ای د
ر زیر سطح مایع استفاده می کند. جریان ثابتی از هوا از لوله عبور می کند. فشار در لوله متناسب با عمق (و چگالی) مایع بر روی خروجی لوله است. سیستم های حباب ساز هوا بدون قطعات متحرک هستند و برای اندازه گیری سطح فاضلاب، آب زهکشی، لجن فاضلاب یا به طور کلی آب با مقادیر زیادی مواد جامد معلق مناسب هستند. تنها بخشی از سنسور که با مایع تماس می گیرد یک لوله حباب است که از نظر شیمیایی با موادی که سطح آن اندازه گیری می شود سازگار است. از آنجایی که نقطه اندازه گیری بدون اجزای الکتریکی است، این تکنیک انتخاب خوبی برای امر اندازه گیری در شرایط نامساعد و خطرناک است. بخش کنترل سیستم را می توان به طور ایمن دورتر قرار داد، با لوله کشی پنوماتیکی که مواد خطرناک را از منطقه امن جدا می کند. سیستم های حباب ساز هوا انتخاب خوبی برای مخازن باز در فشار اتمسفر هستند و می توانند به گونه ای ساخته شوند که هوای پرفشار از طریق یک شیر بای پس هدایت شود تا مواد جامد که ممکن است لوله حباب را مسدود کند، خارج کند. این تکنیک می تواند ذاتاً یک خود تمیزکاری به شمار رود. این روش برای کاربردهای اندازه گیری سطح مایع در مواقعی که تکنیک های اولتراسونیک، شناور ی
ا مایکروویو غیرقابل اعتماد هستند، به شدت راج هستند. این سیستم در حین اندازه گیری به هوای ثابت نیاز دارد؛ بنابراین انتهای لوله باید بالاتر از ارتفاع معینی باشد تا از لجن ناشی از گرفتگی لوله جلوگیری شود. اشعه گاما. یک گیج سطح هسته ای یا گیج اشعه گاما، سطح را با تضعیف پرتوهای گاما که از یک ظرف فرایند می گذرد، اندازه گیری می کند. این تکنیک برای تنظیم سطح فولاد مذاب در فرایند ریخته گری پیوسته فولادسازی یا برای مخازن فرآوری کک نفتی استفاده می شود. قالب خنک شده با آب با منبع تشعشع مانند کبالت- یا سزیم- در یک طرف و یک آشکارساز حساس مانند یک شمارنده سوسوزن در طرف دیگر مرتب شده است. با افزایش سطح فولاد مذاب در قالب، تابش گاما کمتری توسط سنسور تشخیص داده می شود. این روش امکان اندازه گیری بدون تماس را فراهم می کند، جایی که گرمای فلز مذاب، تکنیک های تماس و حتی بسیاری از تکنیک های غیرتماسی را غیرعملی می کند.
کیم جین وو (؛ زادهٔ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۱) که بیشتر با نام هنری جین وو یا جینو شناخته می شود، خواننده، بازیگر و عضو گروه پسرانهٔ کره جنوبی، وینر است که در سال ۲۰۱۳ توسط وای جی انترتینمنت از طریق برنامهٔ شبکهٔ ام نت، "WIN: Who Is Next" تشکیل شد.
لی سونگ هون (؛ زادهٔ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲) که بیشتر با نام هنری سونگ هون () یا هونی () شناخته می شود، رپر، خواننده-ترانه سرا، طراح رقص و عضو گروه پسرانهٔ کره جنوبی، وینر است. او همچنین به خاطر حضور در فصل اول برنامهٔ شبکهٔ اس بی اس، "کی-پاپ استار" نیز شناخته می شود.
کوه نگین تباران یکی از سه تباری است که زیرخانواده مگس مرغیان از خانواده مگس مرغان را تشکیل می دهد. دو تبار دیگر در زیرخانواده عسل نوش تباران (مگس مرغ های زنبوری) و مگس مرغ تباران (زمردی ها) هستند. نام غیررسمی «نگین کوهستانی» برای این گروه پیشنهاد شده است. بزرگترین سرده یعنی "کوه نگین ها" شامل هشت گونه با نام "mountaingem" در نام مشترک آنها است. این تبار شامل ۱۸ گونه است که در ۷ سرده تقسیم می شوند.
اسماعیل بنی اردلان (زاده ۱۳۳۶) استاد دانشگاه و پژوهشگر سینما اهل ایران است. وی دانشیار دانشگاه هنر با تخصص فلسفه هنر و به صورت خاص فلسفه سینما است، ریاست دانشگاه سینما و تئاتر، معاون پژوهشی دانشگاه هنر، و ریاست دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر از جمله سوابق اجرائی بنی اردلان است. وی عضو هیئت انتخاب چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر بوده.
کانگ سونگ یون (؛ زادهٔ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۴) که بیشتر با نام هنری سونگ یون () یا یون () شناخته می شود، خواننده-ترانه سرا، بازیگر و لیدر گروه پسرانهٔ کره جنوبی، وینر است. او در برنامهٔ تلویزیونی رقابتی واقع نمای موسیقی "سوپر استار کی۲" (۲۰۱۰) شرکت کرد و پس از کسب مقام چهارم به شهرت رسید. او از طریق این برنامه، یک تک آهنگ دیجیتال به نام «Instinctively» منتشر کرد که به جایگاه شماره یک رسید و بیش از ۲ میلیون کپی فروخت. در ژانویه ۲۰۱۱، او توسط ناشر کره جنوبی، وای جی انترتینمنت مورد شناسایی قرار گرفت، و به طور رسمی به عنوان سولو آرتیست در ژوئیه ۲۰۱۳ با تک آهنگ دیجیتال «باران می بارد» و به عنوان لیدر گروه وینر در اوت ۲۰۱۴ دبیو کرد.
پردازش تصویر کوانتومی (QIMP) از رایانش کوانتومی یا پردازش اطلاعات کوانتومی برای ساخت و کار با تصاویر کوانتومی استفاده میکند. با توجه به برخی از ویژگی های ذاتی محاسبات کوانتومی، به ویژه درهم تنیدگی و موازی بودن، امید می رود که فناوری های QIMP از نظر سرعت محاسبات، امنیت و حداقل نیازهای ذخیره سازی، قابلیت ها و عملکردهایی را ارائه دهند که از نمونه های سنتی خود پیشی بگیرند. تاریخچه. در سال ۱۹۹۷، محققان تحقیقات خود را بر روی تشخیص تصویرهای متعامد در سامانه های کوانتومی آغاز کردند. سپس با بهره گیری از الگوریتم های کوانتومی، تلاش هایی برای شناسایی الگوهای خاص در تصاویر باینری و تشخیص وضعیت اهداف خاص صورت گرفت. [۱][۲] در ابتدا، پژوهش های مبتنی بر نورشناسی (اپتیک) به طور تجربی امکان تصویربرداری کوانتومی را نشان دادند، و این موضوع پس از گذشت هفت سال به طور رسمی تأیید شد. [۳][۴] در سال ۲۰۰۳، با ارائه شبکه کیوبیت، اولین مدل عمومی برای ذخیره سازی، پردازش و بازیابی تصاویر در سامانه های کوانتومی منتشر شد. [۵][۶] دو سال بعد، در سال ۲۰۰۵، مدل جدیدی به نام *Real Ket* معرفی شد که هدف آن رمزگذاری تصاویر کوانتومی به عنوان پایه ای
برای توسعه بیشتر در پردازش تصویر کوانتومی (QIMP) بود. در ادامه، در سال ۲۰۱۰، Venegas-Andraca و Ball روش تازه ای را برای ذخیره و بازیابی شکل های هندسی دوتایی در سامانه های کوانتومی پیشنهاد کردند. در این روش نشان داده شد که از کیوبیت های درهم تنیده می توان برای بازسازی تصاویر بدون نیاز به داده های اضافی استفاده کرد. [۷][۸] به طور کلی، این پیشرفت ها را می توان در سه دسته اصلی طبقه بندی کرد: [۹] 1. پردازش تصویر دیجیتال با کمک کوانتومی (QDIP): هدف این روش بهبود فرآیندهای پردازش تصویر کلاسیک است. [۱۰] 2. تصویربرداری کوانتومی مبتنی بر اپتیک (OQI): تمرکز این رویکرد بر کاربردهای اپتیکی در تصویربرداری کوانتومی است. [۱۱] 3. پردازش تصویر کوانتومی با الهام از مدل های کلاسیک (QIP): در این دسته، از الگوریتم ها و مفاهیم کلاسیک برای توسعه پردازش های کوانتومی استفاده می شود. [۱۰] مروری بر نمایش های تصویر کوانتومی در [۱۲] منتشر شده و کتاب تازه ای در زمینه پردازش تصویر کوانتومی نیز مقدمه ای جامع در این حوزه ارائه می دهد. این کتاب به بررسی گسترش کاربردهای پردازش تصویر در چارچوب محاسبات کوانتومی پرداخته و نمایش های موجود، عملیات م
رتبط، کاربردهای احتمالی و روندهای آینده را تحلیل می کند. همچنین پرسش های باز و مسیرهای پیش رو در توسعه این فناوری را مورد بحث قرار می دهد. [۱۳] دستکاری تصویر کوانتومی. بسیاری از پژوهش ها در حوزه پردازش تصویر کوانتومی (QIP) بر توسعه الگوریتم هایی متمرکز شده اند که اطلاعات مربوط به موقعیت و رنگ را، با استفاده از نمایش انعطاف پذیر تصویرهای کوانتومی (FRQI) و انواع آن، دستکاری می کنند. به عنوان مثال، تبدیل های هندسی سریع مبتنی بر FRQI شامل جابه جایی (دو نقطه ای)، چرخش های متعامد، و محدودسازی این تبدیل ها به ناحیه خاصی از تصویر در مراحل اولیه پیشنهاد شدند. [۱][۲] در ادامه، الگوریتم های جدیدی مانند ترجمه تصویر کوانتومی مبتنی بر NEQR برای نگاشت موقعیت پیکسل ها از تصویر ورودی به تصویر خروجی، و مقیاس گذاری تصویر کوانتومی برای تغییر اندازه تصاویر کوانتومی معرفی شدند. [۳][۴] تبدیل های اولیه رنگ در FRQI با استفاده از گیت های تک-کیوبیتی مانند X، Z و H انجام می شدند. [۵] سپس مدل های پیشرفته تری معرفی شدند، از جمله اپراتورهای مبتنی بر تصویر چندکاناله (Col) که مقادیر مقیاس خاکستری کانال های رنگی را تغییر می دادند و عملگرهای ت
عویض کانال (CS) که مقادیر بین دو کانال رنگی را جابه جا می کردند. برای ارزیابی قابلیت و اثربخشی الگوریتم ها و کاربردهای QIMP، محققان معمولاً عملیات پردازش تصویر دیجیتال را با شبیه سازی روی نمایش های تصویر کوانتومی (QIR) آزمایش می کنند. با استفاده از گیت های کوانتومی پایه و عملیات یادشده، پژوهشگران موفق به توسعه الگوریتم هایی برای استخراج ویژگی های تصویر کوانتومی، مقایسه و تثبیت تصویر، تقسیم بندی، اعمال مورفولوژی، فیلترگذاری، و طبقه بندی تصاویر کوانتومی شده اند. [۶][۷][۸][۹][۱۰] از جنبه امنیتی، فناوری های مبتنی بر QIMP توجه گسترده ای را به خود جلب کرده اند. این پیشرفت ها در زمینه هایی مانند ته نقش گذاری، رمزگذاری، و نهان نگاری (پنهان سازی پیام های کوچک در فایل های بزرگ) کاربرد پیدا کرده اند و به عنوان ابزارهای کلیدی امنیتی در این حوزه مطرح شده اند. [۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] به طور کلی، پژوهش های این حوزه به سه جهت اصلی تمرکز دارند: گسترش کاربردهای QIMP برای تحقق الگوریتم های مشابه پردازش تصویر کلاسیک، ارائه فناوری هایی برای توسعه سخت افزارهای مرتبط با QIMP، و بررسی چالش هایی که ممکن است مانع تحقق برخی پروتکل های QIM
P شوند. تبدیل تصویر کوانتومی. با استفاده از رمزگذاری و پردازش اطلاعات تصویری در سامانه های مکانیکی کوانتومی، چارچوبی برای پردازش تصویر کوانتومی ارائه می شود که در آن یک حالت کوانتومی خالص، اطلاعات تصویر را رمزگذاری می کند. در این روش، مقادیر پیکسل ها در دامنه های احتمال و موقعیت آن ها در حالت های پایه محاسباتی ثبت می شوند. فرض کنید یک تصویر به صورت F=(Fi,j​)M×L​ تعریف شده باشد که در آن Fi,j​ نشان دهنده مقدار پیکسل در مکان (i,j) است؛ با i=1,2,…,M و j=1,2,…,L. از این تصویر، می توان برداری به طول ML ایجاد کرد، به گونه ای که مقادیر ستون اول تصویر F در ابتدا، ستون دوم در ادامه، و به همین ترتیب در بردار f قرار بگیرند. بخش عمده ای از عملیات تصویر، ماهیتی خطی دارند؛ مانند تبدیل واحد، پیچیدگی (convolution) و فیلترهای خطی. در محاسبات کوانتومی، یک تبدیل خطی را می توان به صورت ∣g⟩=U^∣f⟩ نشان داد، که در آن ∣f⟩ حالت ورودی و ∣g⟩ حالت خروجی تصویر است. این تبدیل ها به عنوان تحولات واحد (unitary evolution) اجرا می شوند. برخی از مهم ترین تبدیل های تصویر، مانند تبدیل فوریه، هار، و هادامارد، به صورت G=PFQ بیان می شوند، که در آن P
و Q ماتریس های تبدیل سطری و ستونی هستند. عملگر واحد مرتبط با این تبدیل ها به صورت U^=QT⊗P تعریف می شود. چندین تبدیل رایج دوبعدی، از جمله تبدیل هار، فوریه و هادامارد، به طور تجربی روی رایانه های کوانتومی اجرا شده اند و نشان داده شده است که سرعت این پردازش ها به طور نمایی بیشتر از همتایان کلاسیک آن ها است. علاوه بر این، یک الگوریتم کوانتومی جدید و کارآمد برای شناسایی مرزهای میان نواحی مختلف تصویر معرفی شده و به طور عملی پیاده سازی شده است. این الگوریتم در مرحله پردازش تنها به یک گیت کوانتومی کیوبیت نیاز دارد و عملکرد آن کاملاً مستقل از اندازه تصویر است.
شرکت تیپاکس اکسپرس پارس اولین شرکت پست خصوصی ایران است تاریخچه تیپاکس. نام این شرکت یک واژهٔ انگلیسی و یک نام تجارتی برای مؤسسه های پست خصوصی است . فعالیت های شرکت تیپاکس را محمدعلی فاخر در تهران با نام «آژانس پارت» در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی و در دفتری مستقر در خیابان ناصر خسرو با تحت پوشش قراردادن شهرهای آبادان، خرمشهر، تبریز و جلفا آغاز کرد. نشان وارهٔ تیپاکس، برداشتی از گاو بالدار باستانی در فرهنگ ایرانی است. گاو بالدار به شکل نقش برجسته در کاخ آپادانا در شوش (قصر زمستانی شاهان هخامنشی) وجود دارد. نشان وارهٔ تیپاکس با برداشتی از این نقش برجسته در سال ۱۳۳۹ طراحی شده است. براساس گزارش رسمی که برای اولین بار شرکت تیپاکس در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹، ۴۵۰۰ نفر پرسنل داشته است. در سال های اخیر تیپاکس برای بهبود تجربه مشتریان، فعالیت خود را در فضای تجارت الکترونیک افزایش داده است، پلتفرم ای تیپاکس مخصوص کسب وکارها و فروشگاه های اینترنتی است و اپلیکیشن جامع مای تیپاکس برای ارائه تمامی خدمات تیپاکس در تلفن همراه کاربران منتشر شده است. مشتریان تیپاکس برای آشنایی بیشتر با این پلتفرم ها می توانند با م
راجعه به سایت آکادمی تیپاکس، از آخرین اخبار و آموزش ها در این زمینه بهره مند شوند مقررات. تیپاکس ارسال بسته هایی که شامل کل مرسولاتی که در حمل و نقل جاده ای ممنوع یا غیرمجاز شناخته می شوند را قبول نمی کند. مانند: ظرفیت جمع آوری و فناوری دسته بندی تیپاکس. اولین مرکز جمع آوری و دسته بندی مکانیزه تیپاکس، در سال ۱۳۹۷ در تهران تحت عنوان هاب مرکزی آغاز به کار کرد که به دسته بندی بارهای دریافتی در مناطق مختلف می پردازد. تیپاکس، با همکاری تی هاب، یکی از شرکت های زیر مجموعه هولدینگ فاخر، به جداسازی بسته ها می پردازد. برای نمونه دیجی کالا برای ارسال کالاهایش از تیپاکس استفاده می کند. تعداد کل ناوگان لجستیک ترابری ۲۶۸۷ درون و برون شهری بوده است. همچنین ۵۰ درصد تحویل های شرکت در تهران می باشد. طبق آمار ارائه شده از طرف خود شرکت ۹ میلیون مشتری داشته است. بر اساس آمارهای رسمی ارایه شده در سایت تیپاکس https://tipaxco.com/comprehensive-reports آمار شکایات این شرکت در حال کاهش است و به زیر یک درصد میرسد
سوزان بلر، معروف به سانیت بلر، (انگلیسی: Sanite Bélair ؛ ۱۷۸۱ – ۵ اکتبر ۱۸۰۲)، یک انقلابی هائیتی و ستوان ارتش توسان لوورتیور بود. او در منطقه ورت در هائیتی به دنیا آمد. پدر و مادرش برده بودند و لذا خودش نیز از بدو تولد برده بود. در سال ۱۷۹۶ با شارل بلر، یک فرمانده تیپ انقلاب که بعداً ژنرال شد،ازدواج کرد. او یکی از شرکت کنندگان فعال در انقلاب هائیتی بود. در جریان نبرد با نیروهای فرانسوی در سنت دومینیگ سانیت ابتدا به گروهبانی رسید و بعدا ستوان شد. دستگیری و اعدام. خانواده بلر که توسط یک ستون از ارتش فرانسه به فرماندهی فاوستین رپوسار تعقیب می شدند، به شهرستان آرتیبونیت پناه بردند. رپوسار دست به یک حمله غافلگیرکننده به منطقه کوریل میراولت زد و سانیت بلررا دستگیر کرد. شوهرش نیز خود را تسلیم کرد تا از او جدا نشود. هر دو به اعدام محکوم شدند، همسرش را تیرباران و سانیت را به دلیل جنسیتش سر بریدند. او اعدام شوهرش را تماشا کرد درحالی که در آرامش از او می خواست که شجاعانه بمیرد، همسرش به آرامی به سمت جوخه اعدام خود رفت و از بستن چشم بند خودداری کرد. گفته اند که پس از دستگیری، هنگامی که تهدید به سر بریدن شد، مصرانه بر حق
خود برای مرگ شرافتمندانه یک سرباز با شلیک تفنگ پافشاری کرد و ایستاده در برابر سلاح های آماده آنها فریاد زد: «زنده باد آزادی! مرگ بر بردگی!». میراث. سانیته بلر به عنوان یکی از قهرمانان انقلاب هائیتی شناخته می شود. در سال ۲۰۰۴، در «دویستمین سالگرد تاسیس کشور هائیتی» و در یادبود او تصویرش بر روی اسکناس ده گوردی هائیتی گذاشته شد.
دبیرخانه بخش تومپانه () یک منطقه مسکونی در کشور سری لانکا است.