BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Miércoles 11 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 100127
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
13793 Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Trabajo, por la que se autoriza un modelo, para su uso e instalación en la red, 
de un transformador de medida de intensidad de instalación interior, modelo 
VIS-WI, a favor de Schneider Electric España SA.
Relación de hechos:
1.  En fecha 12 de mayo de 2021, la empresa Schneider Electric España S.A.,con 
domicilio en la calle Bac de Roda, n.º 52, edificio A, 08019 de Barcelona, ha presentado una 
solicitud de autorización de modelo de transformador de medida de intensidad, instalación 
interior, para su uso e instalación en la red, modelo VIS-WI, aportando la memoria técnica 
con visado n.º 2021903403 de 12 de marzo de 2021 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona y el certificado de las pruebas 
realizadas por el L.C.O.E. n.º 2021013D0042 A y B de 18 de marzo de 2021.
2.  Posteriormente  la  solicitante  presenta  la  declaración  de  conformidad  del 
fabricante de fecha 17 de mayo de 2021.
Fundamentos jurídicos:
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC 8418, de 26 de mayo  de 2021) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio,  que  determina  los  órganos  competentes  en  materia  de  control  metrológico 
(DOGC 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1.  Autorizar, para su uso e instalación en la red, el transformador de medida de 
intensidad, modelo VIS-WI, con las siguientes características:
– Tensión asignada: 0,72 kV.
– Frecuencia asignada: 50/60 Hz.
– Tensión soportada a frecuencia industrial. 3 kV.
– Intensidad admisible corta duración Ith: 31,5 kA./3s.
– Relacion transformación máxima: 2500/5A.
– Potencia máxima: 50 VA.
– Clase de precisión de la medida: 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S y 1.
– Clase de precisión protección: 5P y 10P.
– Factor de seguridad: 10.
– Clase de aislamiento térmico: E.
– Temperatura de funcionamiento: -5 °C a +40 °C.
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones  bo
siguientes: 793ww
Primera.
resuEltset ad ea ulato arpizlaiccaiócinó nti ednee u unn n upelavzoo  remgálaxmimeon tdoe q vuael idreegzu dlee l ocsin scios teamñoass,  doe e ml emdeidnao rd qeu lea   BOE-A-cable e
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa 
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Industria.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  tendrán  que  cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 14 de junio de 2021.–El Director General de Energía, Seguridad Industrial 
y Seguridad Minera, P.D. (Resolución EMO/991/2011, de 12 de abril), el Subdirector 
General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.