BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Viernes 7 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 66955
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
9425 Resolución de 17 de julio de 2020, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, por la que se autoriza prorrogar los plazos de validez, para su 
uso e instalación a la red, de un transformador de medida de intensidad en 
baja tensión, modelo JVSS5, fabricado por Circutor, SA.
Relación de hechos:
1.  La resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de 
Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de 
medida de intensidad, en baja tensión, marca Circutor, modelo JVSS5.
2.  En fecha 2 de junio de 2020, la empresa Circutor, S.A., ha presentado una 
solicitud de prórroga de la autorización del modelo para su uso e instalación en la red, 
modelo  JVSS5,  aportando  posteriormente,  entre  otra  documentación  exigida,  la 
declaración de conformidad del fabricante de fecha 30 de junio de 2020.
Fundamentos jurídicos:
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE 224, de 18 de septiembre).
2.  El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC núm. 7037, del 14) y el Decreto 199/1991, de 30 de julio, que 
determina los órganos competentes en materia de control metrológico (DOGC 1505, 
de 14 de octubre).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1.  Prorrogar la autorización, para su uso e instalación a la red, del transformador de 
medida de intensidad en baja tensión, modelo JVSS5, fabricado por la entidad Circutor, 
S.A., con la marca comercial Circutor, y con las siguientes características:
– Intensidad nominal del primario: 200 A – 400 A; 300 A – 600 A; 400 A – 800 A; 500. 
A – 1.000 A; 600 A – 1.200 A; 750 A – 1.500 A; 1.000 A – 2.000 A; 1.250 A – 2.500 A y 1.500 
A – 3.000 A.
– Intensidad nominal del secundario: 5 A.
– Frecuencia de trabajo: 50-60 Hz.
– Intensidad térmica de cortocircuito, Ith: 35 kA (1 s).
– Intensidad dinámica asignada, Idyn: 2,5 Ith.
– Tensión de aislamiento: 3 kV.
– Tensión máxima de servicio: 0,72 kV.
– Clase de precisión: 0,2S a 0,5.
– Rango de potencias: 1 a 10 VA. es
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones 
siguientes:
Primera.
Esta autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el menor que 
resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de medida de la 
energía eléctrica.
Esta  autorización  podrá  ser  prorrogada  por  períodos  sucesivos  previa  petición 
presentada  por  el  solicitante  de  la  misma  en  esta  Dirección  General  de  Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  tendrán  que  cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 17 de julio de 2020.–El Director General de Energía, Seguridad Industrial 
y Seguridad Minera, P.D. (Resolución EMO/991/2011, de 12 de abril), el Subdirector 
General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.