BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Miércoles 11 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 100129
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
13794 Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Trabajo, por la que se autoriza un modelo, para su uso e instalación en la red, 
de un transformador de medida de tensión en media tensión, marca RS 
Isolsec, modelo E/U52G, a favor de RS Isolsec, SLU.
Relación de hechos:
1.  La resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas i 
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de 
Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de 
medida de tensión, servicio exterior, en media tensión, marca RS ISOLSEC, modelo 
E/U52G.
2.  En fecha 13 de abril de 2021, la entidad RS ISOLSEC, S.L.U. (CIF B63655351), 
domiciliada en la avenida del Riu Mogent, n.º 5, 08170 Montornès del Vallès (Barcelona), ha 
presentado una solicitud de autorización de modelo de transformador de medida de tensión, 
en  media  tensión,  para  su  uso  e  instalación  en  la  red,  modelo  E/U52G,  aportando 
posteriormente la declaración de conformidad del fabricante de fecha 20 de enero de 2021 y 
el certificado de ensayos realizado por el LCOE en fecha 4 de junio de 2021.
Fundamentos jurídicos:
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC n.º 7037, de 14 de enero de 2016) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio, que determina los órganos competentes en materia de control metrológico (DOGC 
n.º 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1.  Autorizar, para su uso e instalación en la red, el transformador de medida de 
tensión, servicio exterior, en media tensión, marca RS ISOLSEC, modelo E/U52G, a 
favor de la entidad RS ISOLSEC, S.L.U., con las siguientes características:
Tensión máxima de servicio: 52 kV instalación exterior.
Tensión primaria nominal Un (V): 5500/√3, 6000/√3, 11000/√3, 13200/√3, 16500/√3, 
20000/√3, 22000/√3, 25000/√3, 27500/√3, 33000/√3, 44000/√3, 46200/√3, 5500, 6000, 
11000, 13200, 16500, 20000, 22000, 25000, 27500, 33000, 44000 y 46200.
Tensión secundaria nominal (V): 100/√3, 110/√3, 100/3, 110/3, 100, 110, 220 y 230.
Clase de precisión: 0,2; 0,5; 1; 3; 3P i 6P.
Número máximo de secundarios: 3.
Factor de tensión: 1,2Un (en permanencia) o 1,9Un (8 h).
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones  bo
siguientes: 794ww
Primera.
resuEltset ad ea ulato arpizlaiccaiócinó nti ednee u unn n upelavzoo  remgálaxmimeon tdoe q vuael idreegzu dlee l ocsin scios teamñoass,  doe e ml emdeidnao rd qeu lea   BOE-A-cable e
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa 
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  deberán  cumplir 
adicionalmente todas las condiciones contenidas en el anexo técnico que acompaña la 
documentación presentada para su autorización.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 22 de junio de 2021.–El Director General de Energía, Seguridad Industrial 
y Seguridad Minera, P.D. (Resolución EMO/991/2011, de 12 de abril), el Subdirector 
General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.