BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50 Lunes 28 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 23775
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3193 Resolución de 3 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria, del 
Departamento de Empresa y Trabajo, por la que se autoriza un modelo, para 
su uso e instalación en la red, de un transformador de medida de tensión en 
alta tensión, modelo VFP-52, a favor de Laboratorio Electrotécnico, SCCL.
Relación de hechos
1. La resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Energía, 
Minas  y  Seguridad  Industrial  del  Departamento  de  Empresa  y  Conocimiento  de  la 
Generalidad de Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un 
transformador de medida de tensión, en alta tensión, modelos VKEF-36 y VFP-52, a 
favor de la entidad Laboratorio Electrotécnico, SCCL.
2. En fecha 19 de noviembre de 2021, la entidad Laboratorio Electrotécnico, SCCL 
(NIF F08674426), domiciliada en la calle Tirso de Molina, n.º 23, 08940 de Cornellà de 
Llobregat  (Barcelona),  ha  presentado  una  solicitud  de  autorización  de  modelo  de 
transformador de medida de tensión, en alta tensión, para su uso e instalación en la red, 
modelo VFP-52, aportando posteriormente la declaración de conformidad del fabricante, 
de fecha 9 de diciembre de 2021.
Fundamentos Jurídicos
1. El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2007).
2. El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC n.º 7037, de 14 de enero de 2016) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio, que determina los órganos competentes en materia de control metrológico (DOGC 
n.º 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1. Autorizar, para su uso e instalación en la red, el transformador de medida de 
tensión, en alta tensión, modelo VFP-52, a favor de la entidad Laboratorio Electrotécnico, 
SCCL, con las siguientes características:
Tensión máxima de servicio: 52 kV.
Nivel de aislamiento nominal: 52/95/250 kV.
Frecuencia nominal: 50 Hz.
Tensión primaria (en V): ≤ 50.000/√3.
Tensión secundaria (en V): 110/√3 ò 110/3 ò 110.
Clase de precisión: 0,2; 0,5; 1; 3; 3P i 6P.
Número máximo de secundarios: 4. o
Factor de tensión: 1,2Un (en permanencia) ò 1,9Un (8 h) ò 1,9 Un (30 sg). 93ww
Potencia de precisión máxima: ≤≤  2155 0V VAA e ne nC Cl 0l ,32..
2. El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones 
siguientes:
Primera.
Esta autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el menor que 
resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de medida de la 
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa 
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Industria.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  deberán  cumplir 
adicionalmente todas las condiciones contenidas en el anexo técnico que acompaña la 
documentación presentada para su autorización.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Trabajo en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda hacer 
uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 3 de enero de 2022.–La Directora General de Industria, P.D. (Resolución 
EMT/3164/2021, de 20 octubre), el Subdirector General de Seguridad Industrial, Florenci 
Hernández Cardona.