BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 198 Jueves 19 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 101965
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
14065 Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación 
de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la 
marca Rapiscan, para incluir el modelo 918 CX.
Con fecha 21 de junio de 2021, doña Asunción Vázquez, en representación de 
Proselec  Seguridad,  SAU,  solicitó  en  esta  Dirección  General  la  modificación  de  la 
aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la 
marca Rapiscan, destinados a la inspección de bultos mediante rayos X, para incluir el 
modelo 918 CX.
Con fecha 16 de julio de 2021 el Consejo de Seguridad Nuclear emitió informe 
favorable sobre la modificación de aprobación de tipo de aparato radiactivo solicitada por 
Proselec Seguridad, SAU.
De conformidad con el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, 
aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre y con el Reglamento sobre 
Protección  Sanitaria  contra  Radiaciones  Ionizantes,  aprobado  por  Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio.
De acuerdo con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente resolución la modificación de 
la autorización de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de 
rayos X de la marca Rapiscan, con siglas y número de aprobación NHM-X127, siempre y 
cuando quede sometida al cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de 
seguridad y protección radiológica:
1.ª  Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba son los generadores de rayos X 
de la marca Rapiscan:
• Serie 300 (modelos 320, 322, 324, 326, 327, 328 y 330).
• Serie 500 (modelos 515, 520, 522, 524, 526, 527, 528 y 530) y
• Serie 600 XR (modelos 615, 618, 620, 622, 624, 626, 627, 628 y 630), de 140 kV 
y  0,7  mA  de  tensión  e  intensidad  de  corriente  máximas,  respectivamente,  y 
modelos 620XR hp y 622XR hp de 160 kV y 1 mA de tensión e intensidad de corriente 
máximas, respectivamente, modelo 632 XR y modelo 638 XR de 200 kV y 1 mA de 
tensión e intensidad de corriente máximas, respectivamente.
• Los modelos 620 DV-E, 627 DV-E y 628 DV-E, 620 DV, 627 DV y 628 DV que 
incorporan dos tubos de rayos X de 160 kV y 1 mA de tensión e intensidad de corriente 
máximas cada uno, respectivamente.
• Los modelos 632 DV y 638 DV, que incorporan dos tubos de rayos X de 200 kV y 1 mA 
de tensión e intensidad de corriente máximas cada uno, respectivamente.
• El modelo RTT-110, con sistema CT (tomografía computerizada), de 163 kV y 20 mA 
de tensión e intensidad máximas. es
• El  modelo  920  CX  de  180  kV  y  1  mA  de  tensión  e  intensidad  máximas,  bo
respectivamente. 065ww
rdees pte••e  ncEEstllii  vómanmmo eode deinnelottleeo .n 9s29i01d 8aC dTC m, Xcá oxndim es ais1st.4e0m ak VC Ty ( to0m,7o gmraAf íad eco mtepnustióenri zaed ain),t ednes i1d6a0d  kmV áyx 5im masA,   OE-A-2021-14able en https://
• El modelo 927DX, que incorpora dos tubos de rayos X de 160 kV y 1 mA de 
tensión e intensidad de corriente máxima cada uno, respectivamente.
2.ª  El  uso  al  que  se  destina  el  aparato  radiactivo  es  la  inspección  de  bultos 
mediante rayos X.
3.ª  Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indeleble, al menos, la 
marca, modelo, número de serie, la palabra «RADIACTIVO» y las condiciones máximas 
de funcionamiento (tensión, intensidad y potencia).
Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el número de aprobación de 
tipo, el importador, la fecha de fabricación, la palabra «EXENTO» y el distintivo básico 
recogido en la Norma UNE 73-302.
La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exterior del aparato o 
en una zona de fácil acceso a efectos de inspección, salvo el distintivo según norma 
UNE 73-302, que se situará siempre en su exterior y en lugar visible.
4.ª  En  los  casos  excepcionales  en  que  no  puedan  mantener  una  distancia 
adecuada entre los bultos a inspeccionar porque la afluencia de los mismos es continúa, 
puede dar lugar a que las cortinillas de plomo no estén totalmente bajadas cuando en el 
túnel se inspeccionan otros bultos.
En este caso los responsables del equipo deberán ponerse en contacto con la 
empresa de asistencia técnica autorizada, que efectuará las medidas de tasa de dosis y 
determinará si es preciso incorporar protecciones adicionales, que serán acordes a los 
criterios que el Consejo de Seguridad Nuclear ha comunicado a esas empresas de 
asistencia técnica.
5.ª  Cada  aparato  radiactivo  suministrado  debe  ir  acompañado  de  la  siguiente 
documentación:
I)  Un certificado en el que se haga constar:
a)  Número de serie y fecha de fabricación.
b)  Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección General de 
Política Energética y Minas, con el número de aprobación, fecha de la resolución y de la 
del «Boletín Oficial del Estado» en que ha sido publicada.
c)  Declaración  de  que  el  aparato  corresponde  exactamente  con  el  prototipo 
aprobado y que la intensidad de dosis de radiación en todo punto exterior a 0,1 m de la 
superficie del equipo suministrado no sobrepasa 1 μSv/h.
d)  Uso para el que ha sido autorizado y periodo válido de utilización.
e)  Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de tipo.
f)  Especificaciones  y  obligaciones  técnicas  para  el  usuario  que  incluyan  las 
siguientes:
1)  No se deberán retirar las indicaciones o señalizaciones existentes en el aparato.
2)  El aparato debe ser utilizado sólo por personal que sea encargado expresamente 
para su utilización, para lo cual se le hará entrega del manual de operación para su 
conocimiento y seguimiento.
3)  Se  llevará  a  cabo  por  una  empresa  autorizada  la  asistencia  técnica  y  se 
dispondrá de un registro de las actuaciones realizadas donde consten además los 
resultados de la verificación final de los parámetros y sistemas relacionados con la 
seguridad radiológica del aparato.
4)  Se llevará a cabo por una empresa autorizada las verificaciones periódicas sobre 
los parámetros y sistemas relacionados con la seguridad radiológica del aparato, que se  e.
recojan  en  su  programa  de  mantenimiento  y  se  dispondrá  de  un  registro  de  los  w.
comprobantes, donde consten los resultados obtenidos. 065ww
II)  Manual  de  operación  en  español  que  recoja  las  características  técnicas  e
iinosntirzuacnctieosn ey sla dse r emcoamneejnod daecli oanpeasr abtáos,i cinafso rdme apcrioótne cscoióbnre r alodsio lróiegsicgao sa  tdeen elar se nra cduiaecnitoan eens 
su utilización y las actuaciones a seguir en caso de avería de alguno de sus sistemas de 
seguridad.
III) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia técnica y las 
verificaciones  periódicas  que  el  fabricante  recomiende  llevar  a  cabo  sobre  los 
parámetros  o  sistemas  relacionados  con  la  seguridad  radiológica  del  aparato, 
incluyendo, al menos una revisión anual y una previa a la puesta en marcha del equipo 
tras su instalación, tras un cambio de ubicación o tras una avería o incidente que pudiera 
afectar a su seguridad y que comprenda:
– Una  verificación  de  que  la  intensidad  de  dosis  a  0,1  m  de  su  superficie  no 
sobrepasa 1 μSv/h.
– Una verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las 
señalizaciones del aparato.
IV)  Recomendaciones  del  importador  relativas  a  medidas  impuestas  por  la 
autoridad competente.
6.ª  El  aparato  radiactivo  queda  sometido  al  régimen  de  comprobaciones  que 
establece el punto 11 del Anexo II del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas.
7.ª  Las siglas y número que corresponden a la presente aprobación de tipo son 
NHM-X127.
8.ª  La presente resolución solamente se refiere a la aprobación de tipo del aparato 
radiactivo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares 
y Radiactivas, pero no faculta para su fabricación, comercialización, ni para su asistencia 
técnica en cuanto a la seguridad radiológica, que precisarán de la autorización definida 
en el mismo Reglamento.
Esta resolución se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones cuyo otorgamiento 
corresponda a éste u otros Ministerios y Organismos de las diferentes Administraciones 
Públicas.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa de acuerdo con 
lo  dispuesto  en  los  artículos  121  y  122  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 20 de julio de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.