BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Sábado 13 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 16831
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
2163 Resolución de 7 de enero de 2021, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, por la que se autoriza la ampliación del plazo de validez, para 
su uso e instalación en la red, de un contador de energía eléctrica marca 
Itron, modelo 6000, versión ACE 662, a favor de Itron Spain, SLU.
Relación de hechos
1.  La resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalidad 
de Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un contador 
marca Itron, modelo 6000, versión ACE 662, a favor de la entidad Itron Spain, S.L.U..
2.  En fecha 5 de noviembre de 2020, la entidad Itron Spain, S.L.U., domiciliada en 
el Camí de Can Pla con Camí Ral, parcela 8, sector J, Polígono Industrial El Congost, 
08170 Montornès del Vallès (Barcelona), ha presentado una solicitud de prórroga de la 
autorización del modelo para su uso e instalación a la red, del contador de energía 
eléctrica  marca  Itron,  modelo  6000,  versión  ACE  662,  aportando  documentación 
complementaria en fecha 18 de diciembre de 2020.
Fundamentos jurídicos
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC n.º 7037, de 14 de enero de 2016) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio, que determina los órganos competentes en materia de control metrológico (DOGC 
n.º 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto,  resuelvo:
1.  Prorrogar la autorización, para su uso e instalación a la red, del contador de 
energía eléctrica marca Itron, modelo 6000, versión ACE 662, con las características 
siguientes:
Contador registrador de energía eléctrica, estático combinado, trifásico, 4 hilos, para 
la medida de la energía activa bidireccional en las clases C y B, y reactiva en las 
clases 1 y 2, respectivamente, en los cuatro cuadrantes, en conexión directa y mediante 
transformadores de medida, con funciones de tarificador y registrador, equipado con una 
interface óptica y puerto serie.
Tensión de rango extendido: entre 3 x 57,7/100 V y 3 x 240/415 V.
Intensidades nominal y máxima: 10(80) A en conexión directa, -/5A (Imax 10A).
Frecuencia: 50 Hz.
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones  e.
siguientes: w.
Primera.
resuEltset ad ea ulato arpizlaiccaiócinó nti ednee u unn n upelavzoo  remgálaxmimeon tdoe q vuael idreegzu dlee l ocsin scios teamñoass,  doe e ml emdeidnao rd qeu lea 
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  tendrán  que  cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 7 de enero de 2021.–El Director General de Energía, Seguridad Industrial 
y Seguridad Minera, P.D. (Resolución EMO/991/2011, de 12 de abril), el Subdirector 
General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.