BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 13 Viernes 15 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 4148
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
669 Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, por la que se autoriza la ampliación del plazo de validez, para 
su uso e instalación en la red, de un transformador de medida de intensidad 
en media tensión, servicio exterior, del modelo J..CV., marca RS Isolsec.
Relación de hechos
1.  La resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad 
de Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador 
de  medida  de  intensidad,  en  media  tensión,  servicio  exterior,  marca  RS  Isolsec, 
modelo J..CV.
2.  En fecha 30 de septiembre de 2019, la empresa RS Isolsec., domiciliada en la 
avenida del Riu Mogent, n.º 5, 08170 Montornès del Vallès (Barcelona), presentó una 
solicitud de prórroga de la autorización del modelo para su uso e instalación en la red, 
modelo J..CV., aportando una declaración de conformidad del fabricante, de 18 de 
septiembre de 2019. Posteriormente, en fecha 27 de noviembre de 2020, la entidad 
aportó el resto de la documentación solicitada.
Fundamentos jurídicos
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC n.º 7037, de 14 de enero de 2016) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio,  que  determina  los  órganos  competentes  en  materia  de  control  metrológico 
(DOGC n.º 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
Primero.
Prorrogar la autorización, para su uso e instalación en la red, del transformador de 
medida de intensidad, en media tensión, modelo J..CV. marca RS ISOLSEC, con las 
características siguientes:
– Tensión máxima de servicio: 52 kV. Instalación exterior.
– Nivel de aislamiento nominal:
12/28/60 kV.
17,5/38/95 kV.
24/50/125 kV. e.e
36/70/170 kV. b
52/95/250 kV. 9ww
40 A––,   FI5nr0tee cAnus, ei6dn0ac diaA  ,pn r7oim5m aiAnr,ai al1:  05n00o /mA60i,n  1aH5lz,0 . IpAn,:  250 0A A, ,7 3,50 0A A, ,1 600 0A ,A ,1 51 0A00,  2A0,  1A2,0 02 5A ,A 1, 53000  AA,,   OE-A-2021-66able en https://
2000 A y 2500 A.
– Intensidad secundaria nominal: 1A y 5 A.
– Clase de precisión de medida: 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 5P y 10P.
– Número máximo de secundarios: 3.
– Intensidad térmica máxima, I :
ter
Para Ipn ≤ 25 A Iter = 200 Ipn - 1 s.
Para Ipn > 25 A Iter = 80 Ipn – 1s.
– Intensidad dinámica máxima Idin: 2,5 I .
ter
Segundo.
El  contenido  y  el  alcance  de  esta  autorización  está  sujeta  a  las  condiciones 
siguientes:
Primera.  Esta autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el 
menor que resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de 
medida de la energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos 
sucesivos previa petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección 
General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera.
Segunda.  Previamente  a  su  instalación,  los  aparatos  a  que  se  refiere  esta 
autorización tendrán que superar el control de verificación en origen realizado por un 
verificador de medidas eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.  Los instrumentos a los que se refiere esta resolución, tendrán que cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  Resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 4 de diciembre de 2020.–El Director General de Energía, Seguridad 
Industrial  y  Seguridad  Minera,  P.D.  (Resolución  EMO/991/2011,  de  12  de  abril),  el 
Subdirector General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.