BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Viernes 27 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 106313
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
15170 Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección de Energía, Minas y 
Administración  Industrial,  del  Departamento  de  Desarrollo  Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, en relación con la solicitud de autorización 
de Electrotécnica Arteche Hermanos, SL, de transformadores eléctricos de 
medida de intensidad de media tensión de la familia AC, para su uso e 
instalación en la red.
Antecedentes de hecho
Primero.
Por Resolución de 3 de febrero de 2003, del Director de Administración de Industria y 
Minas, se otorgó temporalmente la autorización de modelo para su uso e instalación de 
transformadores eléctricos de intensidad y de tensión, marca Electrotécnica Arteche 
Hermanos, S.L.
Segundo.
Por  Resoluciones  de  21  de  mayo  de  2004,  del  Director  de  Administración  de 
Industria y Minas; de 17 de mayo de 2006 y de 26 de enero de 2009, respectivamente, 
del Director de Consumo y Seguridad Industrial; de 17 de mayo de 2010 y de 25 de 
mayo  de  2011,  de  la  Directora  de  Administración  y  Seguridad  Industrial;  de  3  de 
noviembre de 2014, de 23 diciembre de 2015, de 15 y 23 de abril de 2019, de 15 de 
octubre de 2019 del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, se otorgaron 
las  autorizaciones  de  modelo  para  su  uso  e  instalación,  de  los  siguientes 
transformadores eléctricos de medida:
Transformadores de intensidad:
A una tensión de 0,72 kV: IFP-0, IFX-0, IFX-1, IFX-2, IFH-1, IFH-4, IFH-6, IFI-1, IFI-2, 
IFP-1, IDO, ICH-3, IFH-10, BAR, BAT, ICO-5, IFH-5 (SIE), IFO-4 e IFO-6.
A una tensión de 12 kV: ACD-12.
A una tensión de 17 kV: ABD-17.
A una tensión de 24 kV: ACD-24, ACF-24, ACJ-24, ACM-24, AEK-24, ABG-24, 
ABD-24, CXD-24, CRB-24 (SE) y CRF-24 (SE).
A una tensión de 36 kV: ACA-36, ACF-36, ACH-36, ACM-36, AEK-36, CXE-36, 
CRF-36 (SE), CRH-36 (SE) y CRK-36 (SE).
A  una  tensión  de  52  kV:  ACK-52,  AEK-52,  CXE-52,  CXG-52,  CXH-52,  CA-52, 
CRH-52 (SE) y CRK-52 (SE).
A  una  tensión  de  72,5  kV:  ACK-72,  ACP-72,  CXG-72,  CXH-72,  CH-72,  CA-72, 
CRH-72 (SE) y CRK-72 (SE).
A una tensión de 145 kV: CH-145, CA-145.
A una tensión de 245 kV: CA-245. s
A una tensión de 420 kV: CA-420. e.
Transformadores de tensión: 170ww
AAA   uuunnnaaa  tt eetnnessniisóóinnó  ndd eed  10e2, 7 2k24V k :V kU:V XU: NRU-C1C2.L.-24,  VCL-24,  UXJ-24,  UXL-24,  UXN-24,  UXS-24,  OE-A-2020-15able en https://
UXG-24, VZK-24, UZK-24, UEG-24, UEK-24, URJ-24, URL-24 (SE).
A una tensión de 36 kV: UXN-36, UXS-36, UEG-36, UEK-36, VZK-36, UZK-36, 
UEGF-36 (SI) y URN-36 (SE).
A una tensión de 52 kV: UXS-52, UEK-52, UES-52, UTB-52, URU-52 (SE) y UTD-52.
A una tensión de 72,5 kV: UXS-72, UTB-72.
A una tensión de 145 kV: UTE-145.
A una tensión de 245 kV: UTF-245.
A una tensión de 420 kV: UTF-420.
Transformadores combinados:
A una tensión de 240 kV: KA-245.
Tercero.
Don Javier Aguirre Rodríguez, en nombre y representación de Electrotécnica Arteche 
Hermanos,  S.L.,  con  domicilio  en  Derio  bidea,  28,  48100  Mungia  (Bizkaia),  ha 
presentado solicitud de autorización para los modelos de transformador de medida de 
intensidad de media tensión interior, de la familia AC:
ACD-12, ACD-24, ACF-24, ACJ-24, ACM-24, ACA-36, ACF-36, ACH-36, ACM-36, 
ACK-52, ACK-72 y ACP-72.
Junto a la solicitud ha presentado la siguiente documentación:
– Certificado de garantía de intervención profesional, de la solicitud de autorización 
de uso de la familia de transformadores de medida de la familia AC, de Javier Aguirre 
Rodríguez, con nº de visado 01670/2020 de fecha 07/10/2020 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Bizkaia.
– Memoria y documentación técnica del transformador, visada por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Bizkaia con el número 1670, de 07/10/2020, en donde se 
recogen las fichas técnicas, descripciones, planos, y catálogo.
– Certificado B21-20-AC-01-CERT de los informes de los ensayos realizados al 
modelo de transformador mencionado, de «Tecnalia Research&Innovation» de 9 de julio 
de 2020, en el que indica la conformidad de la familia AC de transformadores con los 
ensayos  de  tipo  e  individuales  de  las  normas  UNE-EN  61869-1:2010  y  UNE-EN 
61869-2:2013.
– Declaración  de  conformidad,  de  Electrotécnica  Arteche  Hermanos,  S.L.,  de 
02/11/2020 con la funcionalidad y requisitos exigibles en el Real Decreto 1110/2007, de 
24 de agosto, y demás condiciones de seguridad y compatibilidad electromagnética.
Para la resolución de este expediente es preciso tener en cuenta los siguientes
Fundamentos jurídicos
1.  La  Dirección  de  Energía,  Minas  y  Administración  Industrial  es  el  órgano 
competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 74/2017, de 11 de abril (BOPV 21/04/2017), por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras.
2.  El  Real  Decreto  1110/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, regula las condiciones  e.
de funcionamiento del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, de los equipos  w.
que lo integran y de sus características. 170ww
intenLsoisd atrda ny smfoermdiaa dtoernessió dne;  ym teadl icdoam poa eras ploesc ifqicuae  esle a srtoícliucliota  8a duetol rRizeagcliaómn ednet ou sdoe  spounn tdoes 
de medida, no habiendo sido establecida reglamentación metrológica específica para la
evaluación  de  la  conformidad,  requerirá  autorización  del  modelo  para  su  uso  e 
instalación en la red.
Vistos los preceptos legales citados, demás disposiciones de general y concordante 
aplicación y el informe favorable de la Delegación Territorial en Bizkaia, resuelvo:
1.  Otorgar  la  autorización,  para  su  uso  e  instalación,  a  los  transformadores 
eléctricos de medida de intensidad, de media tensión, interior, familia AC, modelos: 
ACD-12,  ACD-24,  ACF-24,  ACJ-24,  ACM-24,  ACA-36,  ACF-36,  ACH-36,  ACM-36, 
ACK-52, ACK-72 y ACP-72; gama de transformadores de corriente monofásicos de tipo 
seco, con bobinado de media tensión, encapsulados en resina tipo epoxi y fabricados por 
Electrotécnica Arteche Hermanos, S.L.
2.  De acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
agosto, sobre puntos de medida, esta autorización tiene validez en todo el territorio del 
Estado.
3.  Imponer las siguientes condiciones a la autorización que se concede:
a)  Esta autorización tiene carácter provisional, debiendo el solicitante obtener la 
evaluación de la conformidad correspondiente en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor del reglamento metrológico específico que regule el instrumento autorizado, sin 
perjuicio de obtener prórrogas que esta Dirección de Energía, Minas y Administración 
Industrial autorice.
b)  Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el plazo de validez de la 
presente autorización es de cinco años, pudiendo ser prorrogada por periodos sucesivos 
iguales previa solicitud.
c)  Los  equipos  que  se  comercialicen  se  corresponderán  íntegramente  con  lo 
expresado en la documentación presentada para la obtención de esta autorización; si se 
produjese cualquier modificación en el diseño de los transformadores, será preciso para 
su comercialización e instalación la obtención de una nueva autorización específica para 
el modelo modificado y la realización de los ensayos que, según la normativa vigente, 
sean de aplicación.
d)  Los transformadores a los que se refiere esta autorización deberán superar la 
verificación en origen realizada por un verificador de medidas eléctricas oficialmente 
autorizado previamente a su instalación.
e)  Los  instrumentos  de  medida  correspondientes  a  esta  autorización  de  uso 
llevarán una placa de características con las siguientes inscripciones:
– Razón social o marca del fabricante.
– Tipo o Modelo.
– Número de serie y año de fabricación.
– Tensión e intensidad de los primarios y secundarios.
– Clase de precisión.
– Frecuencia.
– Nivel de aislamiento.
– Relación de transformación.
4.  Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá  es
interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Industria, en el plazo de un mes a  o
partir del día siguiente al de notificación de la misma, todo ello en virtud de lo dispuesto  170ww
eCno melú anr tdíceu llaos  1A2d2m, dineis ltara Lceioyn 3e9s /P20ú1b5lic, adse. 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
AdmVinitiosrtiraa-cGióans tIenidzu, st1r6ia l,d Zei gonro Uvireqmuibargea  Uderq u2iz0a2.0.–El  Director  de  Energía,  Minas  y  BOE-A-cable e