BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 176  Jueves 25 de junio de 2020  Sec. III.   Pág. 44407
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
6740 Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección de Energía, Minas y 
Administración Industrial, del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, en relación con la solicitud de ZIV Aplicaciones y Tecnología, 
SL, de autorización del modelo para su uso e instalación en la red del contador 
estático combinado de energía activa clase B y reactiva clase 2, para conexión 
directa tipo 3 y 4, modelo 5CTB-3BB-M.
Antecedentes de hecho
Primero.
Con fecha 7 de mayo de 2020, Dña. Cristina Martínez Ruiz, en nombre y representación 
de la empresa ZIV Aplicaciones y Tecnología, SL, con domicilio en el Parque Tecnológico, 
210, 48170 Zamudio (Bizkaia), presentó en la Delegación Territorial de Bizkaia, la solicitud 
de autorización para su uso e instalación en la red del contador estático trifásico (de 
energía activa clase B y reactiva clase 2), modelo 5CTB-3BB-M, para conexión directa tipo 
3 y 4, de las siguientes características:
Modelo: 5CTB-3BB-M
Clase: B energía activa y 2 energía reactiva
Sentido de energía: BIDIRECCIONAL
Constante: 4.000 imp/kWh y 4.000 imp/kvarh
Corriente mínima: 0,05 A
Corriente de referencia: 5 A
Corriente máxima: 10 A
Tensión nominal: 127/230 V 230/400 V
Frecuencia: 50 Hz
Aislamiento: Doble
Clase de protección: II
Grado IP (en 60529): 53
Temperatura de operación: -25ºC a +70ºC
Ubicación: Interior
Entorno mecánico: M1
Entorno electromagnético: E2
Segundo. w.
AdmEinl ipstarsaacdióon  2In6d udset rmiaal yeol  edxep e2d0ie2n0t,e s, ec orne cinibfoer mene  efasvtao raDbirlee cdceió lna  Ddee leEgnaecrigóína ,T eMrirnitaosri ayl 
de Bizkaia del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, conteniendo la 
siguiente documentación:
• Memoria técnica descriptiva del contador marca ZIV, modelo 5CTB-3BB-M, firmada 
por Cristina Martínez Ruiz (Ingeniero Industrial Colegiado n.º: 4789) y visada por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia con el número 0031 – 2020, de fecha 30 de 
marzo de 2020, en la que se incluye: descripción, características técnicas, esquemas y 
planos de diseño, procedimiento de fabricación, ubicación de precintos y demás.
• Declaración de ZIV, sobre la validez del equipo 5CTB-3BB-M para instalaciones de 
medida tipo 3 y 4, de conformidad con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto y con 
el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, firmada por Cristina Martínez Ruiz y visada por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia con el mismo número y fecha que la 
memoria anterior.
• Certificado UE de Examen de Tipo n.º 20/190021 ON revisión 0, de fecha 30 de 
marzo de 2020, emitido por el «Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)» con n.º de 
Organismo Notificado 1964, de conformidad del contador ZIV modelo 5CTB-3BB-M de 
energía eléctrica polifásico estático para la medida de energía activa destinado a un uso 
residencial, comercial o de la industria ligera, con la Directiva 2014/32/EU.
• Anexo aprobado al Certificado UE de Examen de Tipo n.º 20/190019 ON, rev. 0.
• Informe de ensayos n.º IE-ITE-190021/EN, emitido por el «Instituto Tecnológico de la 
Energía (ITE)» a fecha 27 de marzo de 2020, Laboratorio de Ensayos acreditado por 
ENAC con el n.º 237/LE554 y correspondiente a las normas:
EN 50470-1:2006, EN 50470-3:2007, EN 62054-21:2004, EN 62053-23:2003, EN 
62052-11:2003:
• Certificado de ensayos n.º 190019/EN, emitido por el «Instituto Tecnológico de la 
Energía (ITE)» a fecha 31 de marzo de 2020, con la conformidad del contador ZIV modelo 
5CTB-3BB-M con las siguientes normas de aplicación:
– ICE/EN 62052-11:2003.
– IEC/EN 62053-23:2003.
– IEC/EN 62054-21:2004.
– IEC/EN 62052-21:2004.
• Informe de ensayos n.º C/193916I1, emitido por el «Instituto Tecnológico de Aragón» 
(ITAINNOVA), a fecha 16 de enero de 2020, sobre compatibilidad electromagnética.
• Informe de ensayos n.º AT-0231/16, emitido por el «Instituto Tecnológico del Plástico» 
(AIMPLAS), a fecha 23 de febrero de 2020, de la UNE EN ISO 75-2, sobre la determinación 
de la temperatura de flexión bajo carga.
• Informe de ensayos n.º 311.I.2003.147.EN.01, emitido por el «Instituto Tecnológico 
Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines» (AIDIMME), a fecha 17 de marzo de 
2020, de la UNE EN 50470-1, para realizar la «Prueba de choque» y el test de vibración 
(sinusoidal).
• Declaración de conformidad, de ZIV Aplicaciones y Tecnología, SL, con la 
funcionalidad y requisitos exigibles en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y 
demás condiciones de seguridad y compatibilidad electromagnética, firmada por Cristina 
Martínez Ruiz y visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia con el 
n.º 00331/2020 en fecha 30 de marzo de 2020.
Para la resolución del presente expediente es preciso tener en cuenta los siguientes bo
comUpentoe.n teL ap aDrair leac acidóonp cdióen E dneeF lruag nípadr,ea smMeeinnntaetso R sye  jsuAordlíudmciciinóoniss terna cvióirtnu dIn ddeu slotr eiaslt aebsl eecli dóor geann eol   OE-A-2020-67able en https://
artículo 13 del Decreto 74/2017, de 11 de abril (BOPV de 21 de abril de 2017), por el que
se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras.
Dos.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, regula las condiciones 
de funcionamiento del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, de los equipos 
que lo integran y de sus características.
Tres.  Los contadores estáticos combinados de energía activa clase B y reactiva clase 
2, modelo 5CTB-3BB-M para conexión directa Tipo 3 y 4, para los que se solicita la 
autorización del modelo para su uso e instalación en la red, no han sido regulados por 
Reglamento metrológico específico, por lo que requerirán autorización del modelo para su 
uso e instalación en la red, de conformidad con lo indicado en el Real Decreto 1110/2077.
Vistos los antecedentes y preceptos legales de aplicación, resuelvo:
Primero.
Otorgar la autorización del modelo para su uso e instalación en la red del contador 
estático combinado de energía activa clase B y reactiva clase 2, modelo 5CTB-3BB-M, 
para conexión directa Tipo 3 y 4, a la empresa ZIV Aplicaciones y Tecnología, SL.
Segundo.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico, esta autorización tiene validez en todo el territorio del Estado.
Tercero.
ZIV Aplicaciones y Tecnología, SL, deberá mantener las mismas condiciones que se 
impusieron a las autorizaciones anteriores y que se resumen en:
a)  Los equipos que se comercialicen se corresponderán íntegramente con lo 
expresado en la documentación presentada para la obtención de la autorización.
b)  Si se produjese cualquier modificación en el diseño de los contadores, será preciso 
para su comercialización e instalación la realización de los ensayos que según la normativa 
vigente sean de aplicación, y la obtención de una nueva autorización específica para el 
modelo modificado.
c)  El marcado corresponderá con lo indicado en el Real Decreto 244/2016 de 21 de 
julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
d)  Los equipos estarán sometidos a las verificaciones en origen y sistemáticas 
establecidas en el reglamento de puntos de medida realizadas por un Verificador de 
medidas eléctricas oficialmente autorizado previamente a su instalación, y precintados 
para evitar su manipulación, de acuerdo a los esquemas que aparecen en el Anexo de la 
presente Resolución.
Cuarto.
Esta autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el menor que 
resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de medida de la 
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por periodos sucesivos iguales 
previa solicitud. e.e
Cinco. 40ww
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
interCpoonnterra  relac uprrseos ednet eal zRaedsao aluncteió ne,l  Vqiucee cnoon speojenreo  fdine  Ian dlau svtríaia ,a ednm einl ipsltarazotiv dae,  usne  mpoedsr áa   BOE-A-cable e
partir del día siguiente al de notificación de la misma, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Vitoria-Gasteiz, 5 de junio de 2020.–El Director de Energía, Minas y Administración 
Industrial, Iñaki Aldekogarai Labaka.
ANEXO
Ubicación y tipo de precinto de garantía y metrológico
El contador 5CTB 3BB-M dispone de un sistema de precinto metrológico o de garantía 
basado en la tecnología de ultrasonido. Esta tecnología se basa en aplicar una fricción 
provocada por ultrasonidos en unos puntos de la base en los que existe más material 
plástico que se derrite por la fricción quedando completamente unido a la pieza de la tapa. 
La apertura del equipo provoca una rotura en la envolvente que es claramente identificable. 
Este pre cintado se realiza en fábrica por ZIV.
Los puntos para el precintado de ultrasonidos se sitúan tal y como se muestra en la 
siguiente figura.
  oe.
  w.
  40ww