BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Viernes 21 de febrero de 2020 Sec. I.   Pág. 16240
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
2508 Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del 
Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones 
nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de 
Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los 
patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema internacional de 
unidades,  de  capacidad  eléctrica,  concentración  de  ozono  en  aire,  flujo 
luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta 
frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, 
tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis 
absorbida,  ángulo  plano,  densidad  de  sólidos,  fuerza,  presión,  volumen, 
atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión 
eléctrica (superior a 1000 V).
El artículo cuarto de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, establece 
que la obtención, conservación, desarrollo y diseminación de las unidades de medida y 
de las escalas de tiempo y temperatura es competencia de la Administración General del 
Estado  y  por  ello,  los  patrones  de  las  unidades  básicas  declarados  como  tales, 
custodiados, conservados y mantenidos por el Estado, son los patrones nacionales de 
los que se derivarán todos los demás.
Por el Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, se declararon los patrones nacionales 
de  medida  de  las  unidades  básicas  del  Sistema  Internacional  de  Unidades,  se 
determinaron los patrones nacionales de longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente 
eléctrica, temperatura termodinámica e intensidad luminosa, con sus correspondientes 
características  técnicas.  El  anexo  del  referido  RD  fue  modificado  por  la  Orden 
ITC 2432/2006, de 20 de julio.
Por la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, se definieron los patrones nacionales de 
las unidades derivadas, del sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, 
concentración de ozono en el aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de 
torsión,  potencia  en  alta  frecuencia,  resistencia  eléctrica  en  baja  frecuencia,  ruido 
electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), 
kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, 
volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad y tensión eléctrica correspondiente al 
intervalo de medida de la alta tensión eléctrica (superior a 1000 V).
El tiempo transcurrido desde la aprobación de las ordenes ITC citadas anteriormente, 
el progreso tecnológico producido desde entonces, y fundamentalmente la revisión del 
sistema internacional de unidades adoptada en la 26.ª Conferencia General de Pesas y 
Medidas,  han  hecho  que  sea  necesario  actualizar  las  definiciones  de  los  patrones 
nacionales. En particular, las nuevas definiciones de las unidades básicas, basadas en 
constantes universales y desligadas de su materialización, permitirán una evolución 
solamente dependiente del estado de la ciencia y la tecnología en cada momento. 
Asimismo, la evolución de las necesidades de la industria demanda definir como nuevos 
patrones nacionales de unidades derivadas los correspondientes a potencia eléctrica en  s
baja frecuencia, e inductancia eléctrica, así como desdoblar el existente patrón de alta  oe.
tensión eléctrica (superior a 1000 V) en dos patrones, en función de la frecuencia  w.
emléacgAtnrsiictiumad,i  stumennoos, i ócpnoa ner aloé bclajter itcoma da tegra nsnitismuidtpo lritifaeic ndaseri ó yan lc talea lfrérifecicctrauicre ann codirame. abtiavjaam  ferencteu,e snec iuan iyfi coat reon  puanr as ollao   2020-2508n https://ww
texto la declaración de los patrones nacionales de medida de las unidades básicas y
derivadas del sistema internacional de unidades (SI). Bc
La presente orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al 
contribuir al desarrollo científico y técnico, y al control metrológico del Estado, cumple 
estrictamente  el  mandato  establecido  en  el  artículo  129  de  la  citada  Ley,  resulta 
coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los 
recursos públicos. Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la 
norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del 
trámite de audiencia e información pública.
Para la elaboración de esta orden se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia 
a  los  interesados.  Asimismo,  ha  informado  favorablemente  el  Consejo  Superior  de 
Metrología.
La disposición final primera del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, autoriza, en la 
actualidad, a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo para modificar las definiciones 
técnicas incluidas en el anexo de dicha norma reglamentaria en la medida en que el 
progreso técnico lo demande.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1.  Modificación del anexo del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que 
se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del sistema 
internacional de unidades.
El anexo del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, modificado por la Orden ITC/
2432/2006, de 20 de julio, se sustituye por el anexo I de esta orden.
Artículo 2.  Modificación del anexo de la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que 
se  definen  los  patrones  nacionales  de  las  unidades  derivadas,  del  sistema 
internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, 
flujo  luminoso,  impedancia  en  alta  frecuencia,  par  de  torsión,  potencia  en  alta 
frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión 
eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, 
ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta 
frecuencia, humedad y alta tensión eléctrica (superior a 1000 V).
El anexo de la Orden ITC/2581/ 2006, de 28 de julio, se sustituye por el anexo II de 
esta orden.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.12.ª  de  la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación 
sobre pesas y medidas.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 7 de febrero de 2020.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes  es
Maroto Illera. bo
ANEXO I
Patrones nacionales de las unidades de medida básicas del sistema internacional 
de unidades
1. Patrón nacional correspondiente a la magnitud longitud
El patrón nacional correspondiente a la magnitud longitud, cuya unidad SI es el metro 
(m), es realizado, mantenido y diseminado por el Centro Español de Metrología mediante 
radiaciones monocromáticas de luz coherente, cuyos valores de frecuencia han sido 
establecidos por el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), tras fijar para la 
velocidad de la luz en el vacío el valor numérico 299 792 458 m/s, según Resolución de 
la XVII Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).
La conservación del patrón se realiza de dos formas posibles:
a)  Mediante un sintetizador óptico (peine de frecuencia) basado en láser de pulsos de 
femtosegundos, con frecuencia de repetición de 250 MHz y frecuencia offset de 20 MHz, 
referenciado a la unidad de tiempo, el segundo, a través de un patrón atómico de cesio, que 
genera un continuum de longitudes de onda entre 530 nm y 2100 nm.
b)  Mediante láseres de helio-neón estabilizados sobre la componente f (a ) de la 
16
estructura hiperfina de la transición 11-5 R(127) de la molécula del iodo 127, de valor 
nominal aprox. 633 nm, y sintonizables en otros picos de absorción de dicha molécula.
Estos  láseres  se  comparan  periódicamente  entre  sí,  en  los  distintos  picos  de 
absorción saturada, y con el sintetizador óptico. Asimismo, participan junto a láseres 
patrón de otros países en la comparación clave internacional continua CCL-K11, basada 
en el uso de sintetizadores ópticos y auspiciada por la Oficina Internacional de Pesas y 
Medidas (BIPM), dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA, a fin de 
garantizar su equivalencia internacional.
La diseminación del patrón de longitud hacia el siguiente nivel metrológico se realiza 
mediante batido de frecuencias, a fin de determinar la longitud de onda emitida por otras 
fuentes de radiación y conferirle trazabilidad al SI y, posteriormente, mediante el uso de 
interferómetros, comparadores interferométricos y sistemas interferométricos láser, con 
objeto de dotar de trazabilidad al SI a los patrones materializados del siguiente nivel 
metrológico.
2. Patrón nacional correspondiente a la magnitud masa
El  patrón  nacional  correspondiente  a  la  magnitud  masa,  cuya  unidad  es  el 
kilogramo  (kg),  es  mantenido,  conservado,  custodiado  y  diseminado  por  el  Centro 
Español de Metrología; es la copia número 24 del Prototipo Internacional del Kilogramo 
depositado en el BIPM.
Fue construido en 1889 en aleación de platino-iridio, con un 10% de iridio. Lleva 
grabado sobre su superficie, a los dos tercios de altura, el número 24. La determinación de 
su valor de masa, su conservación y mantenimiento se realiza de acuerdo a las premisas 
establecidas por el Comité Consultivo de Masa y Magnitudes Derivadas, de acuerdo a la 
definición del kilogramo basada en el valor numérico de la constante de Planck.
3. Patrón nacional correspondiente a la magnitud tiempo
El patrón nacional correspondiente a la magnitud tiempo, cuya unidad es el segundo (s),  bo
es mantenido, conservado, custodiado y diseminado, bajo la supervisión y coordinación del  08ww
OCebnsetrrov aEtsopriaoñ doel  dlae  AMrmetarodlao geína , Spaonr  Fele Lrnaabnodraot o(RrioO Ade).  lEas S reecacliizóand doe p Horo mrae ddeiol  Rdee auln I ncsotnitujutnot oy 
ádteo mosoc dilaed coerseiso , reesfetarbidleocsi dpae ermn alan eXnIItIe CmGenPtMe  cao mlao f rdeecfuineicnicóina  ddeel  sleag utrnadnos.ición cuántica del
Está  materializado  mediante  un  máser  de  hidrógeno  activo,  convenientemente 
disciplinado  a  través  de  un  sintetizador  de  frecuencia,  a  partir  de  la  información 
proporcionada por un conjunto de relojes atómicos de haz de cesio y máseres activos de 
hidrógeno,  y  su  incertidumbre  relativa  y  trazabilidad  vienen  referidas  a  los  datos 
publicados por la Circular T de la Sección de Tiempo del BIPM.
Partiendo del patrón nacional correspondiente a la magnitud tiempo, el ROA elabora y 
mantiene la Escala de Tiempo Nacional que tiene por denominación UTC(ROA). Esta escala 
se compara periódicamente con la referencia internacional Tiempo Universal Coordinado 
(UTC), mediante la participación en la comparación clave (KC) de tiempo (CCTF-K001.UTC), 
en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
El valor absoluto de la diferencia entre UTC(ROA) y UTC se mantiene dentro de un 
margen de cien nanosegundos, según lo establecido por la Recomendación del Comité 
Consultivo para la Definición del Segundo (Comité Consultatif pour la Définition de la 
Seconde, CCDS), en la actualidad Comité Consultivo de Tiempo y Frecuencia, aprobada 
en su duodécima Asamblea en el año 1993.
4. Patrón nacional correspondiente a la magnitud intensidad de corriente eléctrica
El patrón nacional correspondiente a la magnitud intensidad de corriente eléctrica, 
cuya unidad es el amperio (A), es realizado, mantenido y diseminado por el Centro 
Español de Metrología.
Se  realiza  utilizando  la  relación  A=V/Ω  proporcionada  por  la  ley  de  Ohm  y  la 
realización práctica de las unidades derivadas del SI, voltio V y ohmio Ω, basadas en los 
efectos Josephson y Hall cuántico respectivamente.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología, mediante la participación en comparaciones clave (KC) y regionales, en el 
ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
5. Patrón nacional correspondiente a la magnitud temperatura termodinámica
El patrón nacional correspondiente a la magnitud temperatura termodinámica cuya 
unidad es el kelvin (K) es mantenido, conservado, custodiado y diseminado por el Centro 
Español  de  Metrología,  mediante  la  realización  de  la  Escala  Internacional  de 
Temperatura de 1990 (EIT-90) y termometría radiométrica primaria absoluta y relativa, de 
acuerdo con las recomendaciones del CIPM.
La EIT-90 se materializa y mantiene mediante puntos fijos de temperatura. Se utilizan 
termómetros de resistencia de platino hasta 1235 K y cuerpos negros y termómetros de 
radiación para temperaturas superiores a 1235 K. La EIT-90 se disemina desde 83 K 
a 2500 K utilizando termómetros de interpolación; además es periódicamente comparada 
con las Escalas de otros Institutos Nacionales de Metrología.
La  realización,  mantenimiento  y  diseminación  del  kelvin  mediante  termometría 
radiométrica primaria absoluta se lleva a cabo mediante la determinación de la potencia 
óptica emitida por una cavidad isoterma de emisividad, banda espectral y ángulo sólidos 
conocidos.
La  realización,  mantenimiento  y  diseminación  del  kelvin  mediante  termometría 
radiométrica relativa se lleva a cabo mediante la medida de la potencia óptica en una 
serie de puntos fijos de temperatura termodinámica conocida.
6. Patrón nacional correspondiente a la magnitud intensidad luminosa oe.
El patrón nacional correspondiente a la magnitud intensidad luminosa cuya unidad es  08ww
yla  ccoaonrddeinlaa c(ciódn) , deesl  mCaenntteron idEos,p caoñnosl edreva Mdoe,t rcoulostgoídai,a pdoor  ye dl isInesmtitinuatod od,e b aÓjop tilcaa s u«pDearzvais idóen 
ValdSées »r,e daelipzae nad ipeanrtetir d deel  Cuonn rsaedjoió Smueptreor iocrr idoeg éInnviceos tdigea csiuosnteitus cCióienn etílféiccatrsi.ca (ESCR) que
permite medir el flujo radiante por comparación con una potencia eléctrica. La derivación
de la intensidad luminosa se hace siguiendo la guía «Mise en pratique for the definition of 
the candela and associated derived units» elaborada por el Comité Consultivo para 
Fotometría y Radiometría (CCPR) del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM); 
en particular, según el método B de la recomendación para la realización práctica, que 
consiste en derivar la intensidad luminosa a partir de la medida de iluminancia y la 
distancia desde la fuente a la que se obtiene esa iluminancia.
El  patrón  está  materializado  y  conservado  mediante  un  grupo  de  lámparas  de 
incandescencia, que se comparan periódicamente con las de otros Institutos Nacionales 
de Metrología mediante participación en Comparaciones Claves (Key Comparisons, KC) 
organizadas por el CCPR del CIPM y por el Comité Técnico para la Fotometría y la 
Radiometría  de  la  Asociación  Europea  de  Institutos  Nacionales  de  Metrología 
(EURAMET).
ANEXO II
Patrones nacionales de las unidades de medida derivadas del sistema 
internacional de unidades
1. Patrón nacional correspondiente a la magnitud tensión eléctrica
El patrón nacional correspondiente a la magnitud tensión eléctrica, cuya unidad es el 
voltio (V), es realizado, mantenido, y diseminado por el Centro Español de Metrología.
Se  materializa  mediante  el  efecto  Josephson  y  el  valor  de  la  constante  de 
Josephson:
K  = 483 597,848 416 984 GHz/V
J
obtenido de la relación K  = 2e/h para los valores exactos de la carga elemental (e) y 
J
de la constante de Planck (h), redondeando el cálculo a 15 dígitos significativos.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología y con el de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau International 
des Poids et Mesures, BIPM), mediante participación en las comparaciones clave (KC) y 
regionales contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM 
(MRA-CIPM).
2. Patrón nacional correspondiente a la magnitud resistencia eléctrica
El patrón nacional correspondiente a la magnitud resistencia eléctrica, cuya unidad 
es  el  ohmio  (Ω),  es  realizado,  mantenido  y  diseminado  por  el  Centro  Español  de 
Metrología.
Se materializa mediante el efecto Hall cuántico y el valor de la constante de von 
Klitzing:
R  = 25 812,807 459 304 5 Ω
K
obtenido de la relación R  = h/e2 utilizando los valores exactos de la carga elemental (e) y 
K
de la constante de Planck (h), redondeando el cálculo a 15 dígitos significativos.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología y con el de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau International  e.e
des Poids et Mesures, BIPM), mediante participación en las comparaciones clave (KC) y  b
regionales contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM  08ww
(MRA-CIPM).
3. Patrón nacional correspondiente a la magnitud capacidad eléctrica
El patrón nacional correspondiente a la magnitud capacidad eléctrica, cuya unidad es 
el faradio (F), es mantenido, y diseminado por el Centro Español de Metrología.
Se materializa comparando, mediante un puente de cuadratura, la impedancia de la 
capacidad con la impedancia de la resistencia, obtenida esta última mediante el efecto 
Hall cuántico y el valor de la constante de von Klitzing definida anteriormente.
Se conserva mediante un conjunto de condensadores y comparaciones periódicas 
efectuadas con otros Institutos Nacionales de Metrología y la Oficina Internacional de 
Pesas  y  Medidas  (Bureau  International  des  Poids  et  Mesures,  BIPM),  mediante 
participación en las comparaciones clave (KC) y regionales contempladas en el ámbito 
del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
4. Patrón nacional correspondiente a la magnitud potencia eléctrica en baja frecuencia
El patrón nacional correspondiente a la magnitud potencia eléctrica, cuya unidad es 
el vatio (W), es realizado, mantenido y diseminado por el Centro Español de Metrología.
Se materializa mediante técnicas de muestreo digital, sabiendo que la potencia 
eléctrica es igual al producto de la tensión por la corriente, que aplicando la ley de Ohm 
conduce a la relación W = V2/Ω, realizando el voltio y el ohmio mediante los efectos 
Josephson y Hall cuántico y los valores de las constantes de Josephson y de von Klitzing 
definidas anteriormente.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología,  mediante  participación  en  las  comparaciones  clave  (KC)  y  regionales 
contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
5. Patrón nacional correspondiente a la magnitud inductancia eléctrica
El patrón nacional correspondiente a la magnitud inductancia eléctrica, cuya unidad 
es el henrio (H), es realizado, mantenido, y diseminado por el Centro Español de 
Metrología.
Se realiza comparando, mediante un puente de Maxwell-Wien, la impedancia de una 
inductancia desconocida frente a una capacidad conocida y un conjunto de resistencias 
de valores también conocidos. La capacidad y los valores de resistencia.se determinan 
mediante el efecto Hall cuántico y el valor de la constante de von Klitzing definida 
anteriormente.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología,  mediante  participación  en  las  comparaciones  clave  (KC)  y  regionales 
contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
6. Patrón nacional correspondiente a la magnitud impedancia en alta frecuencia
El patrón nacional correspondiente a la magnitud impedancia en alta frecuencia, cuya 
unidad es el ohmio (Ω), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado, bajo la 
supervisión  y  coordinación  del  Centro  Español  de  Metrología,  por  el  Centro  de 
Metrología  y  Calibración  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  «Esteban 
Terradas».
Está  materializado  por  medio  de  líneas  de  aire  de  precisión,  de  impedancia 
característica nominal de 50 Ω, cuyo valor depende de las dimensiones mecánicas de  e
sus conductores, y de kits de calibración con terminaciones, cortos y abiertos. Están  bo
definidos por su coeficiente de reflexión (magnitud derivada, unidimensional, obtenida a  08ww
cpaSoa e5nr 0teidr cΩ isdto)pe reo elnnaste ,r re qe dul0aee cy  ip óc1enu re amentrni otlteor ensl í  mnclaueá bairmrsgi rpe denueden as c nadaciermiea fp  rmoey c edukdeeiit dsnma ce idaydes idl  aeac n aimdtlriebep r ec4ado5caei óMnfinccH iieazcn  odytene 5   dr0dee iGf fereeHrrefezlnen.cxteiiaós n d t(eirp e5of0es  rΩidd)eo.    OE-A-2020-25able en https://
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología y con el BIPM, mediante participación en las comparaciones clave (KC) y 
regionales contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM 
(MRA-CIPM).
7. Patrón nacional correspondiente a la magnitud potencia eléctrica en alta frecuencia
El  patrón  nacional  correspondiente  a  la  magnitud  potencia  eléctrica  en  alta 
frecuencia,  cuya  unidad  es  el  vatio  (W),  es  mantenido,  conservado,  custodiado  y 
diseminado bajo la supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el 
Centro  de  Metrología  y  Calibración  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial, 
«Esteban Terradas».
Está materializado por medio de sensores bolométricos de resistencia térmica con 
conectores  coaxiales,  estabilizados  en  temperatura  y  asociados  a  un  medidor  de 
potencia dual y de sensores de potencia de tipo termopar. Están definidos por su Factor 
de Calibración (magnitud derivada, unidimensional, obtenida a partir de la relación entre 
potencia  incidente  y  potencia  medida).  Se  dispone  de  cinco  sensores  patrón  con 
diferentes tipos de conectores, que permiten cubrir un campo de medida de potencia o 
factor de calibración en los márgenes de frecuencias de 100 kHz a 40 GHz.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología y con el del BIPM, mediante participación en las comparaciones clave (KC) y 
regionales contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM 
(MRA-CIPM).
8. Patrón nacional correspondiente a la magnitud ruido electromagnético en alta 
frecuencia
El patrón nacional correspondiente a la magnitud ruido electromagnético en alta 
frecuencia, cuya unidad en medida de temperatura equivalente es el kelvin (K), es 
mantenido, conservado, custodiado y diseminado bajo la supervisión y coordinación del 
Centro Español de Metrología, por el Centro de Metrología y Calibración del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, «Esteban Terradas».
Está  materializado  por  dos  fuentes  de  ruido  de  estado  sólido  definidas  por  su 
temperatura de ruido equivalente (kelvin) o por la relación de exceso de ruido (ENR) 
(magnitud derivada, unidimensional, expresada normalmente en magnitud logarítmica o 
dB a partir de la temperatura equivalente de ruido).
Se dispone de dos fuentes de ruido con diferentes tipos de conectores que permiten 
cubrir un campo de medida de ENR entre 4 dB y 16 dB en el margen de frecuencias 
de 10 MHz a 26,5 GHz.
Este patrón se compara periódicamente con los de otros Institutos Nacionales de 
Metrología y con el del BIPM, mediante participación en las comparaciones clave (KC) y 
regionales contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM 
(MRA-CIPM).
9. Patrón nacional correspondiente a la magnitud atenuación en alta frecuencia
El patrón nacional correspondiente a la magnitud atenuación en alta frecuencia, cuya 
unidad es el decibelio (dB), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado, bajo la 
supervisión  y  coordinación  del  Centro  Español  de  Metrología,  por  el  Centro  de  e.
Metrología  y  Calibración  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  «Esteban  w.b
Terradas». 08ww
trabEajsat áp omra dteerbiaalijzoa ddoe  mlae fdrieacnutee nucnia  adteen ucoardtoer,  dsiee npdisot ólna  dfree cguueínac diae  doen dfau ncciirocnualamr,i eqnuteo 
adtee n3u0a ciMónH.z E, l qvuaelo re dse  laa tefnreucauceiónnc iad epinetnedrme eddeia l ad deils tasniscteiam faís iceas cdaela dr ods eb ombiendaisd ay  udne 
sistema  de  medida  de  atenuación  por  sustitución  en  doble  canal  paralelo.  Se
complementa con un atenuador por pasos, caracterizado a las frecuencias de 30 MHz 
y 60 MHz
El campo de medida cubierto es de 0 dB a 105 dB en un margen de frecuencias 
de 10 MHz a 18 GHz, y de 0 dB a 80 dB para frecuencias comprendidas entre 18 GHz 
y 40 GHz.
Este  patrón  se  conserva  mediante  comparaciones  periódicas  efectuadas  con 
patrones de atenuación en alta frecuencia de organismos metrológicos de otros Estados, 
mediante participación en las comparaciones clave (KC) y regionales contempladas en el 
ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
10. Patrón nacional en alta tensión correspondiente a la magnitud tensión eléctrica 
de baja frecuencia
El patrón nacional de la magnitud tensión eléctrica, cuya unidad es el voltio (V), 
correspondiente a la medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V), en baja 
frecuencia, es mantenido, conservado, custodiado y diseminado, bajo la supervisión y 
coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio Central Oficial de 
Electrotecnia de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial.
Este patrón se encuentra materializado de la siguiente forma, según el intervalo de 
tensión y la frecuencia de medida:
a)  En  corriente  continua  hasta  240  kV  está  materializado  mediante  divisores 
resistivos con electrodos de reparto de campo y sistemas de medida basados en el 
umbral de conducción de diodos zener conectados en serie.
b)  En  frecuencia  industrial  (50  Hz  a  60  Hz)  hasta  500  kV,  está  materializado 
mediante transformadores de tensión eléctrica inductivos, divisores capacitivos, sistemas 
de medida de tensión eléctrica de baja tensión y puentes de medida de relación de 
transformación y ángulo.
Este  patrón  se  conserva  mediante  comparaciones  periódicas  efectuadas  con 
patrones de alta tensión eléctrica de otros Institutos Nacionales de Metrología, mediante 
participación  en  las  comparaciones  clave  (KC),  suplementarias  o  regionales 
contempladas en el ámbito del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
11. Patrón nacional en alta tensión correspondiente a la magnitud tensión eléctrica 
transitoria de alta frecuencia
El  patrón  nacional  de  la  magnitud  de  alta  tensión  eléctrica  transitoria  de  alta 
frecuencia, cuya unidad es el voltio (V), correspondiente a la medida de alta tensión 
eléctrica (superior a 1000 V), hasta 700 kV para impulsos tipo rayo normalizados de 1,2 
µs a 50 µs y tipo maniobra de 250 µs a 2500 µs, es mantenido, conservado, custodiado y 
diseminado bajo la supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el 
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación para el Fomento de la 
Innovación Industrial.
El patrón está materializado mediante divisores resistivos anti inductivos de alta 
tensión  con  pantallas  de  repartición  de  campo,  atenuadores  de  bajo  tiempo  de 
respuesta, digitalizadores de alta velocidad de muestreo y ancho de banda y software de 
análisis de la forma de onda del impulso.
Este  patrón  se  conserva  mediante  comparaciones  periódicas  efectuadas  con  es
patrones de alta tensión eléctrica de otros Institutos Nacionales de Metrología, mediante  o
pcoanrttiecimpapclaiódna s eenn  el láams bictoo mdepla arcauceiorndeos d e crleacvoen oc(KimCie),n tos umpuletumoe dnetal rCiaIPs M o(M  RreAg-iCoInPaMle)s.  2020-2508n https://www.
12. Patrón nacional de la magnitud concentración de ozono en aire
El patrón nacional correspondiente a la magnitud concentración de ozono en aire, 
cuya unidad es el nanomol/mol (nmol/mol), es mantenido, conservado, custodiado y 
diseminado, bajo la supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el 
Área de Contaminación Atmosférica del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del 
Instituto de Salud Carlos III.
Este patrón es un radiómetro (fotómetro) de referencia NIST (National Institute of 
Standards  and  Technology)  que  mide  mediante  radiometría  UV  (fotometría  UV), 
concentraciones de ozono generadas dinámicamente y que está materializado mediante 
un módulo óptico, constituido por un instrumento fotométrico consistente en una lámpara 
de  mercurio  a  baja  presión,  dos  cámaras  de  vidrio,  dos  fotodiodos  de  vacío,  dos 
convertidores  de  corriente,  dos  lentes  de  cuarzo  y  un  divisor  del  rayo  de  luz,  un 
transductor  de  presión  y  un  transductor  de  temperatura;  un  módulo  neumático, 
constituido por un orificio crítico para el aire cero, un contador másico de caudal para el 
generador de ozono, un generador de ozono y su fuente de alimentación, una bomba de 
muestreo; un módulo electrónico y un módulo de adquisición y tratamiento de datos.
Se conserva mediante comparaciones periódicas con patrones de concentración de 
ozono en aire de organismos metrológicos de otros Estados, mediante participación en 
las comparaciones clave (KC) dentro del CCQM y regionales contempladas en el ámbito 
del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (MRA-CIPM).
13. Patrón nacional correspondiente a la magnitud flujo luminoso
El patrón nacional correspondiente a la magnitud flujo luminoso, cuya unidad es el 
lumen (lm), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado, bajo la supervisión y 
coordinación del Centro Español de Metrología, por el Instituto de Óptica «Daza de 
Valdés», dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El  patrón  está  materializado  y  conservado  mediante  un  grupo  de  lámparas  de 
incandescencia, cuyo flujo luminoso se determina a partir de la medida de iluminancia en 
la  superficie  de  una  hipotética  esfera  en  cuyo  centro  se  coloca  la  lámpara.  Esas 
lámparas  se  comparan  periódicamente  con  las  de  otros  Institutos  Nacionales  de 
Metrología  mediante  participación  en  Comparaciones  Claves  (Key  Comparisons), 
organizadas por el Comité Consultivo para la Fotometría y la Radiometría del Comité 
Internacional de Pesos y Medidas (CIPM) y por el Comité Técnico para la Fotometría y la 
Radiometría  de  la  Asociación  Europea  de  Institutos  Nacionales  de  Metrología 
(EURAMET)
14. Patrón nacional correspondiente a la magnitud actividad (de un radionucleido)
El patrón nacional correspondiente a la magnitud actividad (de un radionucleido) 
cuya unidad es el becquerel (Bq), es custodiado, mantenido, conservado y diseminado, 
bajo la supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio 
de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Este patrón esta materializado mediante un contador de coincidencia para radiación 
alfa-gamma y beta-gamma, dos cámaras de ionización de geometría 2π y una cámara 
de ángulo sólido bien definido para radiación alfa, y un contador de centelleo líquido de 3 
fotomultiplicadores en coincidencia para radiación beta y beta-gamma. e.e
Se conserva mediante la comparación periódica con los patrones nacionales de otros  b
Institutos Nacionales de Metrología y con el del BIPM, mediante participación en las  08ww
creocmopnaorcaimcioiennetos  mcluatvueo  d(KelC C) IPy Mr e(gMioRnAa-lCesIP Mco)n.templadas en el ámbito del acuerdo de
15. Patrón nacional correspondiente a la magnitud kerma (rayos X y γ)
El patrón nacional correspondiente a la magnitud kerma en aire, cuya unidad es el 
julio por kilogramo (J・kg-1) con nombre especial «gray» (Gy) y sus magnitudes de 
protección radiológica derivadas: Equivalente de dosis ambiental y Equivalente de dosis 
personal (rayos X y γ) cuya unidad es el julio por kilogramo (J・kg-1) con nombre 
especial «sievert» (Sv) es custodiado, mantenido, conservado y diseminado, bajo la 
supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio de 
Metrología de Radiaciones Ionizantes del CIEMAT.
Este patrón esta materializado de la forma siguiente:
a)  Para rayos X de energías bajas y medias, mediante un sistema patrón basado 
en cámaras de ionización en aire y haces normalizados de rayos X, con los espectros 
definidos según la serie de normas ISO 4037 en vigor.
b)  Para la radiación gamma emitida por fuentes de 60Co y 137Cs en niveles de 
protección, mediante un sistema patrón basado en cámaras de ionización en aire y 
haces normalizados de radiación gamma, de acuerdo con las especificaciones de la 
serie de normas ISO 4037. Para un haz de fotones emitido por una fuente de 60Co en 
niveles de terapia (establecido en las condiciones de referencia recomendadas en el 
informe técnico TRS-398 del Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA–) 
mediante un sistema patrón fundamentado en un conjunto de cámaras de ionización.
Los patrones se conservan y mantienen mediante:
– la realización de calibraciones periódicas con los patrones primarios del BIPM y de 
otros Institutos Nacionales de Metrología y con la verificación de la estabilidad de los 
conjuntos cámara de ionización-electrómetro en los intervalos entre calibraciones,
– a través de la participación en comparaciones internacionales dando cumplimiento 
a los requisitos del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de 
Pesas y Medidas (CIPM-MRA).
16. Patrón nacional correspondiente a la magnitud dosis absorbida
El patrón nacional correspondiente a la magnitud dosis absorbida, cuya unidad es el 
gray (Gy), es custodiado, mantenido, conservado y diseminado, bajo la supervisión y 
coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio de Metrología de 
Radiaciones  Ionizantes  del  CIEMAT.  Este  patrón  está  materializado  de  la  forma 
siguiente:
a)  para la magnitud dosis absorbida en agua en niveles de terapia (determinada en 
las condiciones de referencia recomendadas en el informe técnico TRS-398 del OIEA) en 
un  haz  de  fotones  emitido  por  una  fuente  de  60Co,  mediante  un  sistema  patrón 
fundamentado  en  un  conjunto  de  cámaras  de  ionización  provistas  de  fundas 
impermeables y
b)  para la magnitud dosis absorbida en tejido para la radiación beta en niveles de 
protección, mediante fuentes normalizadas emisoras de radiación beta de 147Pm, 85Kr 
y 90Sr + 90Y.
Los  patrones  correspondientes  a  la  magnitud  dosis  absorbida  se  conservan  y 
mantienen mediante: es
– la realización de calibraciones periódicas con los patrones primarios del BIPM y  w.
con la verificación de la estabilidad de los conjuntos cámara de ionización-electrómetro  08ww
feune nlotse  idnete 6r0vCaolo esn e nnitvreel ecsa ldiber ateciroanpeias, para el patrón de dosis absorbida en agua para una
de M–e ltaro cloagliíbar,a pcaióran  edle p laatsró fnu ednet edso sfrise natbes oar buind ap aetnró tne jipdroim paarriao  ldae r aodtiraoc iIónns tbituettoa , Nyacional  BOE-A-cable e
– a través de la participación en comparaciones internacionales dando cumplimiento 
a los requisitos del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de 
Pesas y Medidas (CIPM).
17. Patrón nacional correspondiente a la magnitud ángulo plano
El patrón nacional correspondiente a la magnitud ángulo plano, cuya unidad es el 
radián (rad), es realizado, mantenido, custodiado y diseminado por el Centro Español de 
Metrología, a partir de un sistema constituido por una mesa giratoria generadora de 
ángulos, dotada de una escala circular interna de alta exactitud, con lectura óptica e 
interpolación electrónica de señales, y campo de medida de 0 rad a 2π rad.
Para cualquier conjunto de divisiones del círculo que se establezca, la suma de los 
ángulos en el centro es siempre igual a 2π rad. Este principio se denomina de «cierre de 
círculo» y permite la conservación del patrón a lo largo del tiempo, en base a las 
sucesivas calibraciones realizadas con la mesa generadora de ángulos.
Su equivalencia internacional se garantiza mediante la participación, junto a otros 
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCL y 
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.
18. Patrón nacional correspondiente a la magnitud densidad de sólidos
El patrón nacional correspondiente a la magnitud densidad de sólidos, cuya unidad 
es  el  kilogramo  por  metro  cúbico  (kg/m3),  es  mantenido,  conservado,  custodiado  y 
diseminado, por el Centro Español de Metrología, y queda establecido a través de las 
magnitudes fundamentales de masa y longitud. Está materializado en una esfera de 
silicio monocristal ultrapuro perfectamente pulida, con un valor de rugosidad Ra de 0,4 
nm, y un defecto de redondez de 90 nm. El espesor de la capa de óxido se determinó 
utilizando  un  elipsómetro  de  luz  blanca  con  analizador  rotante,  obteniéndose  unos 
valores entre 4,07 nm y 4,45 nm.
El material utilizado para su realización fue un lingote de monocristal de silicio, con 
las siguientes características: orientación del cristal 〈1,0,0〉 con una desviación máxima 
de 2.º, semiconductor «tipo N» dopado con fósforo, resistividad mínima de 1000 Ω·cm, 
contenido máximo de carbono de 5 × 1015 átomos·cm-3, contenido máximo de oxígeno 
de 2 × 1015 átomos·cm-3, coeficiente de dilatación térmica de 2,55 10-6 ºC-1, coeficiente de 
compresibilidad –3,1 10-9 kPa.
Las medidas de los radios absolutos se realizaron por interferometría con láseres de 
Helio-Neón estabilizados sobre I .  El valor de masa tiene trazabilidad al patrón nacional 
2
correspondiente a la magnitud de masa, copia n.º 24 del Prototipo Internacional del 
Kilogramo.
Su equivalencia internacional se garantiza mediante la participación, junto a otros 
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCM y 
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.
19. Patrón nacional correspondiente a la magnitud par de torsión
El patrón nacional correspondiente a la magnitud par de torsión, cuya unidad se 
denomina newton metro (N⋅m), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado por 
el Centro Español de Metrología y se obtiene a través del patrón nacional de la magnitud 
masa, del patrón nacional de la magnitud longitud y de la medida de la aceleración de la  e.
gravedad local. w.
Está materializado y conservado mediante una máquina de par de carga directa con  08ww
bkNra·zmo.  dLea  0e,x5a mcti,t uqdu ed erel pmoissam oso hbar es iudno  cdoejtineermtei nnaeduam mátaicteom, yá tcicuay oy  aelxcpaenrcime ennotmalimnaeln etes .de 1
Su equivalencia internacional se garantiza mediante la participación, junto a otros 
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCM y 
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.
20. Patrón nacional correspondiente a la magnitud fuerza
El patrón nacional correspondiente a la magnitud fuerza, cuya unidad es el newton 
(N), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado por el Centro Español de 
Metrología y se obtiene a través del patrón nacional de la unidad de masa y de la medida 
de la aceleración de la gravedad local.
Está materializado y conservado mediante tres máquinas de fuerza de carga directa 
cuyos alcances nominales son 500 kN, 20 kN y 1 kN. La exactitud del mismo ha sido 
determinada matemática y experimentalmente.
Su equivalencia internacional se garantiza mediante la participación, junto a otros 
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCM y 
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.
21. Patrón nacional correspondiente a la magnitud presión
El patrón nacional correspondiente a la magnitud presión, cuya unidad es el pascal 
(Pa), es mantenido, conservado, custodiado y diseminado por el Centro Español de 
Metrología y se deriva de los patrones nacionales de masa y longitud, junto con la 
medida de la aceleración de la gravedad local.
Este patrón se encuentra materializado de la siguiente forma, según el intervalo de 
medida:
a)  En el campo de 10-6 Pa hasta 10-2 Pa se realiza con un sistema de expansión 
dinámico que determina la presión de forma primaria a partir de la relación de presiones 
entre dos cámaras separadas por un orificio y un flujo de entrada de gas.
b)  En el campo de 10-2 Pa hasta 102 Pa se realiza con un sistema de expansión 
estática en el que se determina la presión a partir de la expansión de un gas contenido 
en un volumen a una presión conocida, a otro volumen, conocido el ratio entre dichos 
volúmenes.
c)  En el campo de 102 Pa hasta 500 MPa se realiza con una serie de conjuntos 
pistón-cilindro montados en sus correspondientes balanzas de presión.
d)  En el campo de 500 MPa a 1 GPa, se realiza a través de un multiplicador de 
presión.
La trazabilidad primaria de la unidad se consigue mediante una columna de mercurio 
con medida interferométrica de altura con trazabilidad a las unidades de masa y longitud 
y a la aceleración de la gravedad.
Su equivalencia internacional se garantiza mediante la participación, junto a otros 
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCM y 
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.
22. Patrón nacional correspondiente a la magnitud volumen
El patrón nacional correspondiente a la magnitud volumen, cuya unidad es el litro (l o L), 
es mantenido, conservado, custodiado y diseminado por el Centro Español de Metrología  s
y queda establecido a partir del patrón nacional de la magnitud masa. oe.
Está materializado por un conjunto de vasijas patrón de capacidades nominales 1 L,  w.
i2n teLrS,n ua5 m eLeq,nu tive1a 0dl eeLn H,c iaa2l a0irn  HtLe,+r nS5a,0 cy io Ldn,ea  lf1 o0srme0  agL ac, rilaicnnodtnirzosat-r bumicideóadnsiiac ane.tne  alac epraor tiicniopxaicdiaóbnl,e j,u nretoc uab ioetrrtoass   2020-2508n https://ww
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCM y
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.
23. Patrón nacional correspondiente a la magnitud humedad
El patrón nacional de la magnitud humedad, es mantenido, conservado, custodiado y 
diseminado, bajo la supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el 
Centro  de  Metrología  y  Calibración  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial 
«Esteban Terradas».
Está  materializado  mediante  generadores  termodinámicos  de  saturación  con 
trazabilidad  metrológica  a  las  unidades  básicas  del  Sistema  Internacional,  kelvin, 
kilogramo y metro.
Estos generadores cubren el campo de temperatura de punto de rocío de –90.ºC a 
–10.ºC  con  saturación  sobre  una  superficie  de  hielo,  y  de  –10.ºC  a  +95.ºC  para 
saturación con respecto a agua, así como el campo de humedad relativa equivalente en 
el campo de temperatura ambiente de –40.ºC a +90.ºC.
Su equivalencia internacional se garantiza mediante la participación, junto a otros 
Institutos Nacionales de Metrología, en comparaciones clave periódicas, tipo CCT y 
regionales, dentro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA.