体视显微镜连接ccd相机之后光学 放大倍率是比之前的要大了总放大倍数 = 物镜放大倍数 * 数字放大倍数;;; 物镜放大倍数 = 大物镜放大倍数 * 镜头放大倍数;;; 数字放大倍数 = 监视器尺寸 * 25.4/CCD靶面对角线尺寸大小;;; CCD靶面对角线尺寸大小：1/3 &quot; 为6mm 1/2 &quot; 为8mm 2/3 &quot; 为11 mm;;; 例：0.7X - 4.5X的标配主机配1/3 &quot; CCD摄像机配14 &quot; 监视器;;; 数字放大倍数：14 * 25.4 / 6 = 59.3X;;; 总放大倍数：（0.7X - 4.5X） * 59.3=41.5X - 266.9X;;; 那么照此配置，总的放大倍率就在41.5X到266.9X之间连续可调。;;; 注：1英寸=25.4mm;;; 光学显微镜下观察到的图像只是结构的平面图像，所以其放大倍数是指结构的长度或宽度放大了相应倍数，而不是指物体的体积放大了相应倍数，也不是指物体的表面积放大了相应倍数，更不是指像的面积放大了相应倍数。
体视显微镜 放大倍数
41.5X到266.9X