多用电表先用机械调零,后进行欧姆调零. 方法如下： （1）机械调零：将万用表转换到欧姆档,当两表笔分开时,电路处于短路状态,此时,相当于待测电阻无穷大、电流为0.若两表笔分开时,表的指针并没有指在零电流刻度上（即电阻无穷大的刻度上）,则需要进行机械调零.方法是：用小木螺丝刀转动机械调零单口螺丝,带动指针转动,使指针指向表盘的无穷大欧姆刻度处,即完成机械调零. （2）变阻调零：当两表笔短接时,电路处于通路状态,此时,相当于待测电阻为0、电流为满偏状态.若两表笔短接时,表的指针指示的状态不是满偏电流（亦即欧姆阻值为0）,则需要调节调零变阻器来调零.方法是：调节调零变阻器使电流表指针指向满偏电流刻度处（亦即欧姆表0刻度处）,即完成变阻调零.
多用电表是先用欧姆调零还是先用机械调零?