Thermometer
Thermometer

== Kalibrierung ==
Für die Kalibrierung von Thermometern gibt es den internationalen Standard ITS-90. Anhand dieses Standards kalibriert die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (bzw. der Deutsche Kalibrierdienst oder in Großbritannien die UKAS – ''United Kingdom Accreditation Service'') Platin-Thermometer, die dann als Referenz für Hersteller hergenommen werden. Dabei werden die folgenden Temperaturpunkte verwendet:
Tripelpunkt des Wasserstoffs im Gleichgewichtszustand
Gleichgewichtswasserstoff bei Dampfdruck 32,9 kPa
Gleichgewichtswasserstoff bei Dampfdruck 102,2 kPa
Erstarrungspunkt des Aluminiums 
Die Kalibrierung der Referenzthermometer findet in sogenannten Fixpunktzellen statt. Das sind Dewargefäße, in denen zum einen der Temperaturfixpunkt realisiert wird, indem zum Beispiel Indium zu seinem Schmelzpunkt erhitzt wird. Andererseits ermöglicht eine Röhre, den Sensor des Referenzthermometers einzubringen.