Platin-Messwiderstand
Platin-Messwiderstand

== Messwiderstände aus reinem Platin ==
Neben den nach IEC 60751 weltweit genormten Messwiderständen werden in Nordamerika und in fernöstlichen Staaten (mit fallender Tendenz) solche aus reinem Platin verwendet. Dafür gibt es entsprechende Normen, z. B. die japanische JIS C 1604. Der mittlere Temperaturkoeffizient solchen spektral reinen Platins beträgt  
Auch Normalwiderstandsthermometer (Standard Widerstandsthermometer, engl. ''Standard Resistance Temperature Devices'', kurz SRTD), beispielsweise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, verwenden spektral reines Platin (99,999 % Pt) in Form frei aufgehängter Drahtwickel, um thermische Spannungen zu vermeiden. Die temperaturabhängige Widerstandskennline dieses reinen Platins wird von der internationalen Temperaturskala ITS-90 zur Interpolation der Temperaturskala zwischen den Fixpunkten verwendet.