# Micrómetro (instrumento)

    Micrômetro DigitalNota: Para outros significados de Micrômetro, ver Micrômetro (desambiguação).
O micrómetro ou micrômetro é um instrumento metrológico capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto (tais como espessura, altura, largura, profundidade, diâmetro etc.) com precisão da ordem de micrometros, que são a milionésima parte do metro. Têm vasta aplicação na indústria mecânica e em diversos contextos de medição e ensaios não-destrutivos, medindo toda a espécie de objetos.
O micrômetro funciona por um parafuso micrométrico e é muito mais preciso que a craveira, que funciona por deslizamento de uma haste sobre uma peça dentada e permite a leitura da espessura por meio de um nônio ou de um mecanismo semelhante ao de um relógio analógico.
No Brasil, usa-se o termo paquímetro para o instrumento composto de duas partes deslizantes (vernier) e "micrômetro" para o instrumento dotado de parafuso micrométrico, mais preciso. O termo "craveira" não é usado. Em Portugal, a nomenclatura dos instrumentos é diferente.

## Origem do micrômetro

Jean Louis Palmer apresentou, pela primeira vez, um micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia a leitura de centésimos de milímetro, de maneira simples.
Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro. Na França, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado palmer.
Em 1890, Laroy S. Starrett patenteou um micrômetro mais aperfeiçoado, utilizando uma tampa para a haste, um módulo que aumentou a velocidade de medição e outras melhorias, o que transformou a versão antiga deste instrumento em uma ferramenta extremamente moderna, que mantém até hoje o mesmo princípio de funcionamento. Laroy S. Starrett é o fundador da Starrett, atualmente uma das maiores fabricantes de ferramentas e instrumentos de medição do mundo, com sede em diversos países.

## Princípio de funcionamento

O funcionamento do micrômetro baseia-se no deslocamento axial de um parafuso micrométrico com passo de alta precisão dentro de uma rosca ajustável. A circunferência de rosca ("tambor") é dividida em 50 partes iguais, possibilitando leituras de 0,01mm a 0,001mm.

## Nomenclatura

Descrição das principais partes:
* Arco: é construído de aço especial e tratado termicamente, a fim de eliminar as tensões, e munido de protetor antitérmico, para evitar a dilatação pelo calor das mãos.
* Isolante térmico: fixado ao arco, evita sua dilatação porque isola a transmissão de calor das mãos para o instrumento.
* Parafuso micrométrico: é construído de aço de alto teor de liga, temperado, retificado para garantir exatidão no passo da rosca.
* Faces de medição: Tocam a peça a ser medida e, para isso, apresentam-se rigorosamente planos e paralelos. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro, de alta resistência ao desgaste.
* Bainha: Onde é gravada a capacidade de medição do instrumento, sendo esta gravada de 1 em 1mm, e de 0,5 a 0,5mm.
* Tambor: é onde se localiza a escala centesimal. Ele gira ligado ao fuso micrométrico.
* Porca de ajuste: Quando necessário, permite o ajuste da folga do parafuso micrométrico.
* Catraca: assegura a pressão de medição constante.
* Trava: Permite imobilizar o fuso numa medida predeterminada.

## Como usar um micrômetro e fazer a leitura

Confira o passo a passo a seguir para entender como usar o micrômetro:
* Passo 1. Colocar o objeto a ser medido entre o pistão e o suporte. Usa-se pelo espeto , espetando no objeto e medindo.
* Passo 2. Girar o controle do pistão até que ele toque o objeto.
* Passo 3. Girar o controle do pistão com mais cuidado, até ouvir três cliques.
* Passo 4. Verificar se tanto o pistão quanto o suporte estão tocando o objeto uniformemente.
* Passo 5. Acionar a trava do dedal enquanto o objeto está dentro.
* Passo 6. Remover o objeto do micrômetro.
Para entender como fazer a leitura, segue um exemplo:
    Imagine que a medida vai começar com o número inteiro 2. Siga os passos:
* Passo 1. Olhe na marca dos décimos de polegadas na régua, digamos que seja 2,5.
* Passo 2. Olhe a marca de 25 milésimos próxima a dos décimos de polegadas, digamos que seja ,025.
* Passo 3. Encontre o número e a marca correspondente na escala do dedal próxima, mas ainda inferior à linha de medida na régua.
* Passo 4. Adicione isto à marca de 25 milésimos. Até agora, a medida se encontra em 2,545.
* Passo 5. Vire o micrômetro para ver a marca dos centésimos de polegada.
* Passo 6. Ache a marca na régua que está alinhada com a marca no dedal (3), para ter uma medida final no nosso exemplo de 2,5453.