# Spectroscopie vibrationnelle/Instrumentation
### Spectromètre Raman

Un spectromètre classique est composé de 5 composants principaux, dont leur agencement classique est représenté sur la figure ci-contre.
* Une source excitatrice
* Un dispositif d'illumination et de collection de l'échantillon
* Un support d'échantillon
* Un spectromètre
* Un système de détection
Des améliorations technologiques ont permis d'améliorer le fonctionnement du dispositif et d’utiliser des laser couvrants toute la gamme spectrale UV-Visible.

#### Les sources excitatrices

Les laser continus (Continuous Waves, CW) comme Ar⁺ (351,1 — 514,5 nm), Kr⁺ (337,4 — 676,4 nm) et He-Ne ( 632,8 nm) sont communément utilisés sur les spectromètres Raman. Des laser pulsés comme Nd:YAG, diode, et EXIMER (EXcited diMER) sont employés pour effectuer du Raman résolu dans le temps ou du Raman de résonance. Ces sources lumineuses présentent des caractéristiques adaptées :
* une puissance de l’ordre de 1 à 2 Watts pour les laser continus et de 10 à 100 MW pour les laser pulsés ;
* le faisceau lumineux est monochromatique ;
* la taille du faisceau est faible ( 1-2 mm) et ce dernier peut être réduit jusqu'à quelques µm en utilisant des lentilles ou des objectifs de microscope ;
* il est possible de couvrir toute gamme spectrale de l'UV jusqu'au visible.

#### Le dispositif d'illumination

Le signal Raman étant très faible, le système de collection doit être efficace. Il existe différentes configurations pour le dispositif de collection, comme une géométrie à 90° ou 180° (systèmes d'illumination). La figure montre qu’il est possible d’éviter l’utilisation d'une lentille de collection ce qui est très utile dans le cas d'une excitation dans le domaine de l'UV.

#### Le monochromateur

Le monochromateur permet de séparer les différents composants de la lumière diffusée par l'échantillon. Le principal problème est de supprimer la contribution de la raie Rayleigh car elle est beaucoup plus intense par rapport à la diffusion Raman. Un monochromateur simple ne peut pas supprimer cette lumière « parasite ». Néanmoins, cette contribution peut être fortement diminuée en couplant deux spectromètres. La sortie d'un spectromètre est connectée à l'autre. Ce principe marqua le début des doubles monochromateurs (Figure XX). La séparation du signal Raman de la raie Rayleigh a été améliorée en rajoutant un troisième monochromateur. Les triples monochromateurs ont aussi l'avantage de pouvoir atteindre les vibrations proches de la raie Rayleigh (Figure XX). Ce type de disposition est employé pour une détection multicanale du signal Raman.

#### La détection

La faiblesse du signal Raman est inhérent au phénomène qui est à son origine. En raison de ce problème, la technique Raman a connu des développements difficiles. Les premiers détecteurs utilisaient le principe d'insolation d'une plaque photographique. Les acquisitions nécessitaient de longs temps d'exposition et ensuite, de développer les négatifs. Ces contraintes ne permettaient pas une utilisation routinière de la technique. Mais depuis le développement de système de détection efficaces et sensible, la technique est devenu beaucoup moins contraignante à mettre en œuvre.

##### Le photomultiplicateur

Le photomultiplicateur converti les photons reçus en un signal électrique. Le tube du photomultiplicateur est constitué d'une photocathode qui émet des électrons quand les photons la rencontre. Avec ce type de détecteur, il faut scanner toute la zone spectrale pas à pas. Cette technique d'acquisition est très chronophage et n’est pas adapté à l'analyse de composés instables ou avec une durée de vie courte.

##### La photodiode

Une détection simultanée de toutes les fréquences peut être effectuée par une détection multicanale. Ce type de détecteur consiste en plusieurs lignes de photosensibles. Une photodiode conventionnelle est composé de 1024 diode en ligne sur une longueur de 2,5 cm.
| Origine des spectres | Dénombrement des modes de vibration |