# Megóhmetro

El término megóhmetro hace referencia a un instrumento para la medida del aislamiento eléctrico a una tensión eléctrica determinada por normas o por el fabricante del equipo que se va a probar con el megóhmetro. El nombre de este instrumento, megóhmetro, deriva de que la medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc. se expresa en megohmios ( MΩ ). Es por tanto incorrecto el utilizar el término "Megger" como verbo en expresiones tales como: se debe realizar el megado del cable... y otras similares.
En realidad estos aparatos son un tipo especial de óhmetro en el que la batería de baja tensión, de la que normalmente están dotados estos, se sustituye por un generador de alta tensión, de forma que la medida de la resistencia se efectúa con voltajes muy elevados.
Hay 2 motivos por los que se emplean tensiones elevadas:
* Con tensiones bajas las corrientes serían tan bajas que resultarían imposibles de medir. $\displaystyle R={\frac {V}{I}}\Rightarrow {\frac {V}{R_{\upuparrows }}}\displaystyle =I_{\downdownarrows }$
* Los materiales aislantes pueden presentar un alto aislamiento en tensiones bajas aunque realmente hayan perdido sus propiedades aislantes. Estos daños sólo son apreciables bajo tensiones elevadas cercanas a las máximas de trabajo del aislante a probar.
El megóhmetro consta de dos partes principales: un generador de corriente continúa de tipo magneto-eléctrico, movido generalmente a mano (manivela) o electrónicamente (megóhmetro electrónico), que suministra la corriente para llevar a cabo la medición, y el mecanismo del instrumento por medio del cual se mide el valor de la resistencia que se busca. El generador magneto-eléctrico son dos imanes permanentes rectos, colocados paralelamente entre sí. El inducido del generador, junto con sus piezas polares de hierro, está montado entre dos de los polos de los imanes paralelos, y las piezas polares y el núcleo móvil del instrumento se sitúan entre los otros dos polos de los imanes. El inducido del generador se acciona a mano, regularmente, aumentándose su velocidad por medio de engranajes.
Para los ensayos de resistencia de aislamiento, la tensión que más se usa es la de 500 voltios, pero con el fin de poder practicar ensayos simultáneos a alta tensión, pueden utilizarse tensiones de hasta 2500 voltios, esto de acuerdo al voltaje de operación de la máquina bajo prueba. También se puede utilizar para verificar el aislamiento de una instalación eléctrica residencial entre fase, neutro y tierra.

## Normas de Seguridad

* Aplicar todas las normativas para efectuar la desconexión del equipo a probar
* No tocar ninguno de los cables ni el equipo probados durante la prueba
* Descargar el equipo probado como mínimo del tiempo de prueba. (1 minuto)
* Tensión mínima de prueba: la nominal del equipo.
* Tensión máxima: 2 veces la tensión nominal más 1000 voltios (o lo que se indique reglamentariamente).
El término megóhmetro hace referencia a un instrumento para la medida del aislamiento eléctrico a una tensión eléctrica determinada por normas o por el fabricante del equipo que se va a probar con el megóhmetro. El nombre de este instrumento, megóhmetro, deriva de que la medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc. se expresa en megohmios ( MΩ ). Es por tanto incorrecto el utilizar el término "Megger" como verbo en expresiones tales como: se debe realizar el megado del cable... y otras similares.
En realidad estos aparatos son un tipo especial de óhmetro en el que la batería de baja tensión, de la que normalmente están dotados estos, se sustituye por un generador de alta tensión, de forma que la medida de la resistencia se efectúa con voltajes muy elevados.
Hay 2 motivos por los que se emplean tensiones elevadas:
* Con tensiones bajas las corrientes serían tan bajas que resultarían imposibles de medir.
* Los materiales aislantes pueden presentar un alto aislamiento en tensiones bajas aunque realmente hayan perdido sus propiedades aislantes. Estos daños solo son apreciables bajo tensiones elevadas cercanas a las máximas de trabajo del aislante a probar.
El megóhmetro consta de dos partes principales: un generador de corriente continúa de tipo magneto-eléctrico, movido generalmente a mano (manivela) o electrónicamente (megóhmetro electrónico), que suministra la corriente para llevar a cabo la medición, y el mecanismo del instrumento por medio del cual se mide el valor de la resistencia que se busca. El generador magneto-eléctrico son dos imanes permanentes rectos, colocados paralelamente entre sí. El inducido del generador, junto con sus piezas polares de hierro, está montado entre dos de los polos de los imanes paralelos, y las piezas polares y el núcleo móvil del instrumento se sitúan entre los otros dos polos de los imanes. El inducido del generador se acciona a mano, regularmente, aumentándose su velocidad por medio de engranajes.
Para los ensayos de resistencia de aislamiento, la tensión que más se usa es la de 500 voltios, pero con el fin de poder practicar ensayos simultáneos a alta tensión, pueden utilizarse tensiones de hasta 2500 voltios, esto de acuerdo al voltaje de operación de la máquina bajo prueba. También se puede utilizar para verificar el aislamiento de una instalación eléctrica residencial entre fase, neutro y tierra

## Uso y método

Se genera una tensión conocida y estable de entre 125v y 10000v en corriente continua sobre el conductor cuyo aislamiento se quiere medir. Toma una medida en cada bus y luego gira la manivela del generador de megger a una velocidad de alrededor de 160 vueltas por segundo. Por último realiza una, medición con el megger en la carcasa del dispositivo que se esté probando.