# Galvanòmetre balístic

Un galvanòmetre balístic és un tipus de galvanòmetre sensible; un cas particular del galvanòmetre de mirall. A diferència d'un galvanòmetre que mesura el corrent, la part mòbil té un gran moment d'inèrcia, cosa que li dona un llarg període d'oscil·lació. És realment un integrador que mesura la quantitat de càrrega descarregada a través d'ell, durant un cert temps. Pot ser tant del tipus de bobina mòbil com del tipus d'imant mòbil.

## Calibratge

Abans del primer ús cal determinar la constant balística del galvanòmetre. Això es fa generalment connectant al galvanòmetre un condensador conegut, carregat a una tensió elèctrica coneguda, i registrant la desviació. La constant K es calcula a partir de la capacitància C, la tensió V i la desviació d:
$K=CV/d$
on K s'expressa en coulombs per centímetre.
En operació, la quantitat desconeguda de la càrrega Q (en coulombs) és simplement:
$Q=kd$

## Fluxòmetre de Grassot

Una forma interessant de galvanòmetre balístic és el fluxòmetre de Grassot. Per funcionar correctament, el temps de descàrrega a través del galvanòmetre balístic regular ha de ser més curt que el període d'oscil·lació. Per a algunes aplicacions, especialment les que impliquen inductors, no es pot satisfer aquesta condició. El fluxímetre de Grassot ho resol. La seva construcció és similar a la d'un galvanòmetre balístic, però la seva bobina està suspesa sense cap força de restauració en el fil de suspensió o en els cables. El nucli (bobina) de la bobina és d'un material no conductor. Quan una càrrega elèctrica es connecta a l'instrument, la bobina comença a moure's dins del camp magnètic de l'imant del galvanòmetre, generant una força electromotriu oposada i arribant a una parada independentment del temps del flux actual. El canvi en la posició de la bobina només és proporcional a la quantitat de càrrega. La bobina es retorna a la posició de zero, manualment o invertint la direcció del corrent.

## Referències

* ↑ «Galvanòmetre balístic». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
* ↑ Arthur Whitmore Smith; Marcellus Lee Wiedenbeck Electrical Measurements [by] Arthur Whitmore Smith [and] M.L. Wiedenbeck. McGraw-Hill, 1959.
* ↑ J. A. Ewing. Magnetic Induction in Iron and Other Metals - Physics and Electronics. Watchmaker Publishing, març 2003, p. 63–. ISBN 978-1-929148-11-0.
* ↑ Singh. Indl Instrumentation & Control 3E. Tata McGraw-Hill Education, 2009, p. 102–. ISBN 978-0-07-026222-5.
* ↑ Shalender Singh. Electromagnetics. Discovery Publishing House, 2009, p. 277–. ISBN 978-81-8356-416-8.
* ↑ Albert Septier. Focusing of Charged Particles. Elsevier Science, 22 octubre 2013, p. 188–. ISBN 978-1-4832-7061-6.
* ↑ K K Tewari. Electricity & Magnetism. S. Chand Publishing, març 1995, p. 410–. ISBN 978-81-219-0667-8.

## Bibliografia

* Electricity, Magnetism and Electromagnetic Theory. Krishna Prakashan Media. GGKEY:09DR2460QX2.

## Vegeu també

* Fluxòmetre
* Amperímetre
* Galvanòmetre d'Einthoven
* Johann Christian Poggendorff
* Galvanòmetre d'Einthoven

## Enllaços externs

* ballistic galvanometer, Enciclopedia Britannica (anglès)
* http://mail.mcm.edu/~bykov.tikhon/lab12/Calibration.htm Arxivat 2019-07-25 a Wayback Machine.