# Màscara FFP2

La màscara FFP2 (en anglès, Filtering Face Piece 2) és un dels models de màscara protectora autofiltrant d'ús únic que serveix per filtrar el 94% de les partícules de l'aire, segons les normes europees EN 143 i EN 149. S'utilitzen en la indústria i com a respiradors o com a màscares quirúrgiques, així com en epidèmies per evitar malalties contagioses i intrahospitalàries.

## Usos hospitalaris i sanitaris

S'usa per evitar contagis d'agents patològics d'influença, grip aviària, coronavirus, Yersinia pestis, etc.
La designació FFP2 vol dir que filtra almenys el 94% de les partícules presents en l'aire. Les màscares FFP2 han d'estar homologades per retenir el menys partícules de fins a 0,6 micres.
Està indicat per a la protecció respiratòria de tots els professionals sanitaris o persones exposats a risc baix-moderat en les següents activitats:
* Accés a les habitacions en aïllament respiratori.
* Personal d'urgències i consultes a pacients amb risc alt de patir malalties de transmissió aèria.
* Empreses i laboratoris on es treballi i processin micobacteris (en cabina de flux laminar).

## Equivalències amb altres sistemes de classificació internacionals

A Austràlia, Nova Zelanda, Corea i Brasil s'utilitzen proves gairebé idèntiques, però amb classificacions diferents. S'utilitzen estàndards similars als Estats Units, la Xina i el Japó. Per exemple, les màscares EN 149 FFP2 tenen requisits de rendiment similars a les màscares N95 als Estats Units i als filtres KN95 de la Xina, i les màscares EN 149 FFP3 tenen requisits de rendiment similars a les màscares N99 als Estats Units. No obstant això, els requisits de prova de l'EN 149 difereixen una mica dels estàndards nord-americans, xinesos i japonesos, doncs l'EN 149 requereix una prova d'aerosol d'oli de parafina addicional (paraffinum perliquidum) a diferents cabals, i defineix diversos nivells de caiguda de pressió associats i admissibles.

## Tipus de màscares segons la norma europea - FFP

La normativa europea EN 143 defineix les màscares pel tipus de filtres de partícules que es poden acoblar o caracteritzar una màscara quirúrgica o industrial facial: P1 (78% filtrat), P2 (92% de filtrat) P3 (98% de filtrat)
La norma europea EN 149 defineix les següents classes de "mitges màscares filtrants parcials" (filtering half masks) o "peces facials filtrants" (filtering face pieces, FFP), és a dir, respiradors construïts total o totalment amb material filtrant:
| classe | Límit de penetració de l'filtre (a 95 l./min de flux d'aire) | Flux cap a dins | ús |
| FFP1 | Filtra almenys el 78% de les partícules transportades per l'aire | <22% | Antipols |
| FFP2 | Filtra almenys el 92% de les partícules en l'aire | <8% | contra els virus influença (influenzavirus A), Influenzavirus B, grip aviària, coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV [SRAS], SARS-CoV-2 [COVID-19], Yersinia pestis, tuberculosi així com els usos indicats en FFP1 |
| FFP3 | Filtra almenys el 98% de les partícules en l'aire | <2% | contra partícules molt fines de, per exemple, asbest i ceràmica; procediments mèdics que generin aerosols (Intubació endotraqueal, broncoscòpia, rentat bronocoalveolar, ventilació manual prèvia a la intubació, ventilació no invasiva, traqueotomia i usos assenyalats de FFP2 i FFP1) |
Tant la norma europea EN 143 com l'EN 149 proven la penetració dels filtres amb aerosols secs clorur de sodi i oli de parafina després d'emmagatzemar els filtres a 70 ° C i -30 ° C durant 24 h cadascun. Les normes inclouen proves de resistència mecànica, resistència a la respiració i obstrucció. A 149 prova la fugida cap a l'interior entre la màscara i la cara, on 10 subjectes humans realitzen 5 exercicis cadascun i per a 8 individus la mitjana mesurat de fugida cap a l'interior no ha d'excedir el 22%, 8% i 2% respectivament, com s'indica a dalt.

## Referències

* ↑ «Guía de mascarillas quirúrgicas y autofiltrantes» (en español). OsaKidetza. [Consulta: 21 març 2020].
* ↑ «What face mask for what use in the context of the COVID-19 pandemic? The French guidelines».
* ↑ Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP en las precauciones de aislamiento de los centros sanitario Arxivat 2020-04-29 a Wayback Machine., files.sogamp.webnode.es, Sociedad gallega de medicina preventiva.
* ↑ Protección respiratoria: Mascarillas quirúrgicas y mascarillas de protección, riojasalud.es
* ↑ Medidas preventivas para el control de las enfermedades respiratorias y de tranmisión aérea, ssibe.cat
* ↑ «Comparison of FFP2, KN95, and N95 and Other Filtering Facepiece Respirator Classes», 01-01-2020.
* ↑ «Strategies for Optimizing the Supply of N95 Respirators: Crisis/Alternate Strategies» (en anglès americà), 17-03-2020.
* ↑ Pérez, Beatriz. «Robo de mascarillas en laboratorios y hospitales de Barcelona» (en castellà), 27-02-2020. [Consulta: 14 abril 2020].

## Bibliografia

* Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP en las precauciones de aislamiento de los centros sanitario Arxivat 2020-04-29 a Wayback Machine., files.sogamp.webnode.es, Sociedad gallega de medicina preventiva.
* Protección respiratoria: Mascarillas quirúrgicas y mascarillas de protección, riojasalud.es
* Medidas preventivas para el control de las enfermedades respiratorias y de tranmisión aérea, ssibe.cat
* Particle Size-Selective Assessment of Protection of European Standard FFP Respirators and Surgical Masks against Particles-Tested with Human Subjects, Shu-An Lee, Dong-Chir Hwang, He-Yi Li, Chieh-Fu Tsai, Chun-Wan Chen, Jen-Kun Chen; J Healthc Eng. 2016; 8572493; Published online 2016 Mar 7. doi: 10.1155/2016/8572493, PMCID: PMC5058571, PMID: 27195721
* Pandemic influenza A/H1N1v--guidelines for infection control from the perspective of Polish ITUs, en polaco, Becler R, Andruszkiewicz P, Kański A. Anestezjol Intens Ter. 2010 Jan-Mar;42(1):42-6.

## Enllaços externs

* Consells per a la població sobre el nou coronavirus (2019-nCoV): quan i com utilitzar mascareta
* Guia de màscares quirúrgiques i autofiltrants. Osakidetza, 2020
* El Covid-19 i l'ús de màscares, Consell General de Col·legi de Farmacèutics, Espanya