CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DES MÉTHODES D'ANALYSE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DES  EAUX MINÉRALES NATURELLES) ET DES EAUX BRUTES (EAUX DOUCES SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES) UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE 

A.-Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des  eaux minérales naturelles) et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine 

Les méthodes d'analyse des paramètres dans les eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des  eaux minérales naturelles) et dans les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine respectent les caractéristiques de performances spécifiées dans le tableau ci-après  . Les limites et références de qualité sont fixées à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles  R. 1321-2 , R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique visé dans cet arrêté.

			Paramètres à analyser

			Limite de quantification (note 1)

			Incertitude de la mesure en %

			exprimée à la valeur de la limite

			ou de la référence de qualité

			(note 2)

			Conditions

			Acides haloacétiques

			4 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2026

			(Par substance individuelle)

			50

			(Par substance individuelle)

			Acrylamide

			0,05 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2025

			0,03 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2026

			30

			Aluminium

			60 µg/ L

			25

			Ammonium

			0,05 mg/ L

			40

			Antimoine

			5 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			1,5 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			40

			Arsenic

			10 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			3 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			30

			Baryum

			0,1 mg/ L

			25

			Benzène

			1 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019

			0,3 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			40

			Benzo (a) pyrène

			0,01 µg/ L Jusqu'au 31 décembre 2019

			0,003 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			50

			Si la valeur de l'incertitude ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 %)

			Bisphénol A

			0,050 µg/ l

			50

			Bore

			0,3 mg/ L

			25

			Bromates

			10 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			3 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			40

			A compter du 1er janvier 2023

			Carbone Organique Total (COT)

			0,5 mg/ L

			30

			L'incertitude de mesures devrait être estimée au niveau de 2 mg/ L du COT. La norme EN 1484 est utilisée pour la spécification de l'incertitude de la méthode d'essai

			Cadmium

			1 µg/ L

			25

			Chlore libre et total

			0,05 mg/ L

			30

			Chlorates

			0,1 mg/ L

			40

			Chlorites

			0,1 mg/ L

			40

			Chlorure de vinyle

			0,5 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2025

			0,2 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2026

			50 jusqu'au 31 décembre 2019

			40

			A compter du 1er janvier 2020

			Chlorures

			10 mg/ L

			15

			Chrome

			6 µg/ L

			30

			Chrome VI

			5 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2023

			2 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2026

			40

			Conductivité

			Sans objet

			20

			Cuivre

			0,05 mg/ L

			25

			Cyanures totaux

			20 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019

			15 µg/ L à partir du 1er janvier 2020

			30

			1,2-dichloroéthane

			3 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019

			1 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			40

			Epichlorydrine

			0,1 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2025

			0,03 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2026

			50 jusqu'au 31 décembre 2019

			40 à partir du 1er janvier 2020

			30 à compter du 1er janvier 2023

			Fer

			60 µg/ L

			30

			Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH < ou égal à 2

			Fluorures

			0,2 mg/ L

			20

			Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

			0,01 µg/ L

			(Par substance individuelle)

			50

			Les caractéristiques de performances s'appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique

			Manganèse

			25 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			15 µg/ L

			À compter du 1er janvier 2020

			30

			Mercure

			0,3 µg/ L

			30

			Total microcystines

			0.1 µg/ L lorsque l'analyse est réalisée par LC/ MS-MS)

			0.2 µg/ L par méthode ELISA

			(Par variant)

			50

			Nickel

			10 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			6 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			25

			Nitrates

			5 mg/ L

			15

			Nitrites

			0,05 mg/ L

			20

			Somme des substances alkylées per et polyfluorées

			Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission établit des lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per-et polyfluorés en vertu des paramètres total PFAS et Somme PFAS , y compris concernant les limites de détection, les valeurs paramétriques et la fréquence d'échantillonnage. 

			Indice permanganate

			1 mg/ L

			50

			La détermination de l'indice permanganate n'est pas nécessaire si le COT est analysé.

			Pesticides

			0,05 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			0, 03* µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			30 **

			* jusqu'à 0,05 µg/ L si le laboratoire justifie qu'une limite de quantification de 0,03 µg/ L ne peut être respectée

			** jusqu'à 50 % si le laboratoire justifie qu'une incertitude de 30 % ne peut pas être respectée

			AMPA, glufosinate et glyphosate

			0,10 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2025

			0,03 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2026

			(Par substance individuelle)

			30 **

			Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlore époxyde

			0,02 µg/ L

			(Par substance individuelle)

			30 **

			pH

			Sans objet

			0, 2***

			Incertitude en unité pH

			*** : une tolérance de 0,5 est acceptée pour les eaux présentant un pH alcalin

			Plomb

			5 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			3 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2020

			1,5 µg/ L

			A compter du 1er janvier 2036

			30

			Sélénium

			5 µg/ L

			Jusqu'au 31 décembre 2019

			3 µg/ L

			À compter du 1er janvier 2020

			40

			Sodium

			1 mg/ L

			15

			Sulfates

			10 mg/ L

			15

			Température

			Dispositif de mesure raccordé aux étalons de référence internationaux

			Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

			2 µg/ L

			(Par substance individuelle)

			Tétrachloro éthylène : 40

			Trichloro éthylène : 40

			Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 50 % de la limite de qualité, soit 5 µg/ L

			Total trihalométhanes (THM)

			5 µg/ L

			(Par substance individuelle)

			40

			Les caractéristiques de performances s'appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 25 % de la limite de qualité soit 25 µg/ L

			Turbidité

			0,5

			30

			L'incertitude de la mesure doit être estimée au niveau de 1,0 NFU (unités néphélométriques formazine) conformément à la norme EN ISO 7027 ou à une autre méthode standard équivalente

			Uranium

			10 µg/ L

			30

B.-Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des paramètres recherchés spécifiquement dans les eaux brutes

			Paramètres à analyser

			Valeur de la limite de qualité

			ou valeur guide

			Limite de quantification (note 1)

			Indice hydrocarbures

			1 mg/ L

			0,1 mg/ L
C.-Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des  eaux minérales naturelles) des paramètres de la liste de vigilance 

			Paramètres

			Valeurs de vigilance

			Limite de quantification (1) (Note 1)

			Incertitude de la mesure

			en % exprimée à la valeur

			de la limite

			ou de la référence

			de qualité

			(Note 2)

			Notes

			17 béta estradiol

			1 ng/ L

			≤ 1 ng/ L

			Nonylphénol

			300 ng/ L

			≤ 300 ng/ L

			N° CAS 84852-15-3

Note 1.-La limite de quantification correspond à la concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. Le respect de la norme NF T90-210 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une limite de quantification telle que définie dans cette note 1.

Note 2.-L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l'incertitude de mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou une valeur plus stricte. L'incertitude de mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire. Le respect de la norme NF ISO 11352 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une incertitude telle que définie dans cette note 2.