Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine
PARAMÈTRES
VALEUR
paramétrique
JUSTESSE 
en %
de la valeur
paramétrique
(note 1)
FIDÉLITÉ 
en %
de la valeur
paramétrique
(note 2)
LIMITE
de détection en %
de la valeur
paramétrique
(note 3)
LIMITE 
de
quantification
(note 4)
CONDITIONS
Acrylamide
0,10 µg/L
A contrôler en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit. 
Aluminium total
200 µg/L
10
10
10
30 µg/L
Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH 2
Ammonium (NH
4
+
0,1 mg/L
10
10
10
0,05 mg/L 
Antimoine
5,0 µg/L
25
25
25
5,0 µg/L
Arsenic
10 µg/L
10
10
10
10 µg/L 
Baryum
0,7 mg/L
0,1 mg/L 
Benzène
1,0 µg/L
25
25
25
1,0 µg/L 
Benzo [a] pyrène
0,010 µg/L
25
25
25
0,010 µg/L 
Bore
1,0 mg/L
10
10
< 5
50 µg/L 
Bromates
10 µg/L
25
25
25
10 µg/L 
Cadmium
5,0 µg/L 
10
10
4
1,0 µg/L 
Calcium
1 mg/L 
Chlore libre et total
0,03 mg/L
0,05 mg/L
Chlorites
0,2 mg/L 
0,1 mg/L 
Chlorure de vinyle
0,5 µg/L 
A contrôler en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit. 
Chlorures
250 mg/L 
10
10
< 4 
10 mg/L 
Chrome
50 µg/L
10
10
10
10 µg/L 
Conductivité
10
10
10
Sans objet 
Cuivre
2,0 mg/L ou 1,0 mg/L selon les dispositions de l'annexe 13-1 du code de la santé publique 
10
10
10
0,05 mg/L 
Cyanures totaux
50 µg/L
10
10
10
20 µg/L
1,2 dichloroéthane
3,0 µg/L
25
25
10
3,0 µg/L 
Dureté (TH)
2 
o
Epichlorydrine 
0,10 µg/L
-
A contrôler en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit. 
Fer total
200 µg/L
10
10
10
100 µg/L 
Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH 2. 
Fluorures
1,5 mg/L
10
10
3
200 µg/L 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
0,1 µg/L
25
25
10
0,01 µg/L
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe 13-1 du code de la santé publique. 
Magnésium
1 mg/L 
Manganèse
50 µg/L
10
10
10
25 µg/L 
Mercure
1,0 µg/L
20 
10
10
0,3 µg/L
Microcystine - LR
1 µg/L
-
-
-
0,5 µg/L 
Nickel
20 µg/L
10
10
10
10 µg/L 
Nitrates (en NO
3
-
50 mg/L
10
10
4
5 mg/L 
Nitrites (en NO
2
-
0,50 mg/L ou 0,1 mg/L selon les dispositions de l'annexe 13-1 du code de la santé publique 
10 
10
< 10
0,05 mg/L 
Pesticides (par substance individuelle y compris les métabolites)
0,10 µg/L 
25
25
25*
* 0,05 µg/L 
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chaque pesticide pris individuellement et dépendent du pesticide considéré.
* valeur d'objectif. 
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle y compris les métabolites)
0,03 µg/L
25
25
25*
* 0,02 µg/L
pH 
Plomb
10 µg/L
10
10
10
5 µg/L 
Potassium 
1 mg/L 
Sélénium
10 µg/L
10
10
10
5 µg/L 
Sodium
200 mg/L
10
10
< 0,5
1 mg/L 
Sulfates
250 mg/L
10
10
< 4 
10 mg/L 
Température
Dispositif de mesurage raccordé aux étalons de référence internationaux. 
Tétrachloréthylène et trichloréthylène
10 µg/L (somme des concentrations des paramètres spécifiés)
25
25
10
2 µg/L
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 50 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
Titre alcalimétrique complet (TAC)
2 
o
Total trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane) 
100 µg/L 
25
25
10
5 µg/L 
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe 13-1 du code de la santé publique. 
Turbidité (FNU ou NFU)
0,5 ou 1 ou 2 selon les dispositions de l'annexe 13-1 du code de la santé publique
25
25
25
0,5
Note 1 : la justesse mesure l'erreur systématique. Elle représente la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte.
Note 2 : la fidélité mesure l'erreur aléatoire. Elle est exprimée en général à partir de l'écart type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une fidélité acceptable est égale à deux fois l'écart type relatif.
Note 3 : la limite de détection est :
- soit trois fois l'écart type à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre ;
- soit cinq fois l'écart type à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge.
Note 4 : la limite de quantification est la plus petite valeur à partir de laquelle il existe un résultat de mesure avec une fidélité suffisante. Elle doit être calculée selon le paragraphe 5.1.3.3 de la norme française XP T 90-210 de décembre 1999.