1. Exigences générales

 1.1. Matériaux et composants de l'appareil de mesure du grisou
      Tous les matériaux et les composants utilisés pour la construction de l'appareil de mesure du grisou, y compris les composants électriques et électroniques, doivent l'être dans les limites de leurs caractéristiques nominales respectives.

 1.2 Dispositif indicateur de la teneur
      Le dispositif indicateur de la teneur doit permettre la lecture avec une précision d'au moins 0,1 p. 100 de méthane.

 1.3. Réglages du zéro et de la sensibilité
      Le réglage du zéro et de la sensibilité de l'appareil de mesure du grisou doit nécessiter l'emploi d'un outil spécifique.

 1.4. Manuel d'instructions
      Tous les appareils de mesure du grisou ou groupes d'appareils doivent être accompagnés d'un manuel d'instructions approprié, rédigé en français. Ce manuel doit contenir des instructionscomplètes, claires et précises, pour assurer en toute sécurité le fonctionnement, l'installation et l'entretien corrects de l'appareil.

2. Exigences électriques

 2.1. Capacité des batteries
      Avec les grisoumètres à fonctionnement continu, l'autonomie sans alarme doit être d'au moins :
   - 10 h pour les appareils sans interrupteur ;
   -  8 h pour les appareils avec interrupteur.
   Avec les grisoumètres à lecture intermittente, l'autonomie doit être appréciée en tenant compte des conditions d'emploi.
   Les télégrisoumètres doivent posséder une batterie de secours qui leur garantit une autonomie de quatre heures après la coupure du réseau d'alimentation.

 2.2. Indication de niveau de tension des batteries
      Le grisoumètre doit posséder un dispositif détectant et indiquant à l'utilisateur une tension insuffisante aux bornes des batteries pour permettre le respect des exigences métrologiques.
   Le télégrisoumètre doit indiquer que sa batterie a atteint le niveau de tension en dessous duquel les qualités métrologiques et le fonctionnement correct ne sont plus garantis. Une indication de non validité de la mesure doit apparaître partout où la mesure est normalement présentée : afficheur(s), console(s), enregistreur(s), imprimante(s).

3. Exigences métrologiques

 3.1. Influence des chutes
      La chute sur un sol en béton d'un grisoumètre d'une hauteur de 0,80 m pour l'appareil nu et de 1 m pour l'appareil contenu dans la sacoche de transport, ainsi que d'un télégrisoumètre d'une hauteur de 0,25 m lorsque sa masse est au plus égale à 1 kg, de 0,10 m lorsqu'elle est supérieure à 1 kg et au plus égale à 10 kg, de 0,05 m lorsqu'elle est supérieure à 10 kg, ne doit pas provoquer de variation de lecture excédant :
   7 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
   L'appareil de mesure du grisou doit être sous tension pendant l'essai.

 3.2. Influence des vibrations
      Les appareils de mesure du grisou destinés à être fixés sur une machine, soumis à un balayage en fréquence de vibrations sinusoïdales comprise entre 10 Hz et 55 Hz, d'une amplitude de 0,15 mm, ne doivent, après dix cycles de balayage par axe :
   - n'avoir subi aucune détérioration ;
   - ne pas présenter de variation de lecture excédant :
      7 0,1 p. 100 de méthane, dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100,
      7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
   L'appareil de mesure de grisou doit être sous tension pendant l'essai.

 3.3. Seuils d'alarme
      La différence entre les seuils d'alarme et les indications de teneurs au moment du déclenchement de l'alarme ne doit pas excéder 7 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane.

3.4. Durée de préchauffage
      L'appareil de mesure du grisou, placé soit dans l'air propre, soit dans une atmosphère grisouteuse, doit, après la mise sous tension, donner une indication à 7 0,1 p. 100 de méthane de la teneur réelle jusqu'à 2 p. 100 et 7 5 p. 100 de la teneur réelle au-delà de 2 p. 100 à l'issue d'un temps au plus égal à :
   - 60 s pour les grisoumètres à fonctionnement continu ;
   - 10 s pour les grisoumètres à lecture intermittente ;
   -  5 min pour les télégrisoumètres,

 ou à l'issue d'un temps supérieur mais spécifié par le constructeur. Pendant la durée du préchauffage aucune fausse alarme ne doit être générée.

 3.5. Variation de la tension d'alimentation
      La différence entre les indications fournies pour des tensions d'alimentation comprises entre 80 p. 100 et 115 p. 100 de la tension d'alimentation nominale ne doit pas excéder :
   7 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

3.6. Durée de réponse
      La durée de réponse, temps mis pour obtenir 90 p. 100 de la valeur finale, d'un appareil de mesure du grisou ne doit pas dépasser 15 s.
   Pour les télégrisoumètres effectuant des mesures discontinues par diffusion, le temps à prendre en compte est celui du passage du gaz à traver la surface de diffusion.

 3.7. Courbe d'étalonnage
      La différence entre les indications fournies par l'appareil de mesure du grisou et la teneur réelle en méthane ne doit pas excéder :
   7 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

3.8. Dérive
      Avec les grisoumètres à fonctionnement continu, la dérive des indications après huit heures dans une atmosphère à 1,5 p. 100 de méthane ne doit pas excéder 7 0,1 p. 100 de méthane.
   Avec les grisoumètres à fonctionnement intermittent, la dérive des indications doit être appréciée en tenant compte des conditions d'emploi.
   Pour les télégrisoumètres, la dérive des indications (zéro et réponse au gaz) après cinq jours de fonctionnement dans une atmosphère à 1,5 p. 100 de méthane ne doit pas excéder 7 0,1 p. 100 de méthane.

 3.9. Influence de la température
      La différence entre les indications fournies à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C et les indications fournies à la température de 20 °C ne doit pas excéder :
   7 0,2 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

3.10. Influence de la pression atmosphérique
      La différence entre les indications fournies sous des pressions atmosphériques comprises entre 92 kPa et 115 kPa et les indications fournies sous une pression de 101,3 kPa ne doit pas excéder :
   7 0,25 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 12,5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

 3.11. Influence de l'humidité
      Les indications fournies dans des atmosphères à 40 °C et 10 p. 100 d'humidité relative et à 40 °C et 90 p. 100 d'humidité relative ne doivent pas varier de plus de :
   7 0,2 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

3.12. Influence de la vitesse de l'air
      Les indications fournies dans un courant d'air de vitesse comprise entre 0 et 6 m/s ne doivent pas varier de plus de :
   7 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

 3.13. Influence d'autres gaz
      Pour une teneur en oxygène au moins égale à 13 p. 100 et une teneur en dioxyde de carbone au plus égale à 5 p. 100, les indications ne doivent pas varier de plus de :
   7 0,2 p. 100 de méthane dans des teneurs en méthane allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs en méthane supérieures à 2 p. 100.

 3.14. Influence de poisons de catalyseurs
      L'appareil de mesure du grisou doit être protégé de la présence dans l'atmosphère de poisons de catalyseurs.

 3.15. Influence des poussières
      Pour les appareils à diffusion, l'obturation par des poussières de la moitié de la surface de diffusion ne doit pas provoquer de variation des indications supérieures à :
   7 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
   Pour les appareils de mesure du grisou à aspiration, la diminution de moitié du débit pompé est substituée à l'obturation de la surface de diffusion.

 3.16. Influence de la position de l'appareil de mesure du grisou
      Une inclinaison de l'appareil de mesure du grisou de 30° par rapport à sa position normale d'utilisation ne doit pas faire varier les indications fournies de plus de :
   7 0,1 p. 100 de méthane pour des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane pour des teneurs supérieures à 2 p. 100.

3.17. Non-ambiguïté de la mesure
      L'appareil de mesure du grisou doit signaler sans ambiguïté à l'utilisateur la présence de teneurs supérieures à la gamme normale de mesure. Lorsque l'appareil délivre un signal d'alarme en cas de dépassement d'un seuil, il ne doit pas y avoir de discordance entre cette information et la teneur affichée.

 3.18. Influence de teneurs élevées
      A la suite d'un séjour de 30 min dans une atmosphère contenant 60 p. 100 de méthane, suivi d'un séjour de 30 min dans l'air, les variations des indications ne doivent pas excéder :
   7 0,1 p. 100 de méthane pour des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
   7 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane pour des teneurs supérieures à 2 p. 100.

3.19. Influence des parasites et des perturbations électromagnétiques
      Le constructeur doit exposer les techniques et les moyens mis en oeuvre dans le système télégrisoumètre, ligne de transmission, unité de contrôle, pour le rendre insensible aux parasites et aux perturbations électromagnétiques diverses.