A N N E X E  I
    (Ethylotests de catégorie A)
    Section 3
    Spécifications
     3.3. La précision du résultat sera appréciée en fonction du << taux limite     d'alcoolémie >>, au sens du code de la route.
    3.3.1. Chaque type d'appareil doit comporter un dispositif permettant le     contrôle du volume d'air expiré soumis à l'examen (poche limitante permettant     d'obtenir un résultat de mesure représentatif de la concentration alvéolaire     en alcool).
    3.3.2. Essais de qualification.
    3.3.2.1. Cas d'un taux limite de 0,35 mg/l.
    L'appareil doit porter un repère au-delà duquel l'épreuve est considérée
    La position de ce repère doit correspondre à la limite du virage de la
    Le tube de l'appareil, son descriptif, l'emballage et sa notice d'emploi
    Une tolérance d'erreur de 10 p. 100 du nombre des essais correspondant à
    Cinquante essais seront pratiqués pour des concentrations égales à 0,160
    L'appareil doit porter un repère au-delà duquel l'épreuve est considérée
    La position de ce repère doit correspondre à la limite du virage de la
    Le tube de l'appareil, son descriptif, l'emballage et sa notice d'emploi
    Une tolérance d'erreur de 10 p. 100 du nombre des essais correspondant à
    Cinquante essais seront pratiqués pour des concentrations égales à 0,130
    A N N E X E  I I
    (Ethylotests de catégorie B)
    Section 1
      (Sans changement.)    
    Section 2
      Modifiée ainsi: à l'article 2.3, au lieu de: << 3.10 et 3.11 >>, lire: <<     3.2.9 et 3.3.2.1 >>.
    Section 3
    Spécifications
     3.1. Références, définitions.
    NF X 20-701 Ethylomètre, contrôle de l'imprégnation alcoolique par
    3.1.1. Air alvéolaire.
          Air contenu dans les alvéoles pulmonaires.
    3.1.2. Mode normal de fonctionnement.
    Mode d'utilisation correspondant au programme de fonctionnement défini
    Notamment, dans le mode normal de fonctionnement, l'échelon est égal à
    3.1.3. Mode de contrôle métrologique.
    Mode d'utilisation nécessaire au calibrage et aux essais de laboratoire
    3.1.4. Utilisateur.
          Personne chargée d'effectuer le dépistage.
    3.1.5. Contrôleur habilité.
    Personne désignée et qualifiée pour effectuer certaines interventions de
    3.2. Spécifications générales.
    3.2.1. Principe général de fonctionnement.
    L'appareil doit être conçu de façon telle que l'analyse soit effectuée
    3.2.2. Facilité de mise en oeuvre.
    3.2.2.1. L'emploi de l'appareil ne doit nécessiter que des actes simples     excluant, en particulier chez un utilisateur non spécialisé, tout risque     d'oubli ou d'erreur.
    3.2.2.2. Le prélèvement d'air ne doit pas nécessiter un effort d'expiration     trop important: l'instrument ne doit pas nécessiter une pression d'expiration     > 40 hPa.
    3.2.3. Conditions d'hygiène et sécurité d'emploi.
    3.2.3.1. L'appareil doit pouvoir être utilisé dans des conditions d'hygiène et     de sécurité satisfaisantes. Notamment, les embouts buccaux doivent être     livrés sous emballages individuels et scellés.
    Il sera possible de manipuler ces embouts sans toucher la partie qui
    3.2.3.2. L'appareil doit comporter un dispositif mettant en évidence une     alimentation électrique insuffisante, dans toutes les phases de     fonctionnement, et interdisant, dans ce cas, tout affichage de résultat. Le     témoin de ce dispositif ne doit pas prêter à confusion avec les dispositifs     prévus au paragraphe 3.2.5.
    3.2.3.3. Les moyens de réglage et de calibrage seront interdits aux     utilisateurs par inaccessibilité.
    3.2.4. Robustesse.
          Tous les éléments constitutifs de l'appareil ainsi que son     conditionnement doivent présenter une robustesse apte aux conditions normales     d'emploi et de transport.
    3.2.5. Dispositifs signalant diverses séquences de fonctionnement.
    3.2.5.1. Un dispositif doit signaler que l'appareil est prêt pour effectuer     une mesure sous la forme d'un voyant vert alors allumé. Le témoin de ce     dispositif ne doit pas prêter à confusion avec celui prévu au paragraphe     3.2.6. L'appareil doit être équipé d'un dispositif interdisant l'analyse     lorsqu'il n'est pas prêt.
    3.2.5.2. L'appareil doit contrôler la continuité de l'expiration au moyen d'un     dispositif indiquant une annulation du débit d'air expiré survenant entre le     début de l'expiration et la fin du prélèvement sur lequel le dépistage est     effectué.
    3.2.6. Expression des résultats.
    Dans ce qui suit, C désignera la concentration maximale tolérée au sens
    3.2.6.1. Les appareils donnent la valeur de la concentration en alcool dans     l'air analysé sous forme d'une indication numérique; les résultats sont     exprimés en milligrammes par litre d'air expiré. Les symboles légaux des     unités doivent figurer à proximité du résultat.
          Dans le mode normal de fonctionnement:
    L'échelon est égal à 0,05 mg/l; l'arrondissage doit se faire à l'échelon
    La valeur numérique maximale susceptible d'être indiquée doit être égale
    Un dispositif (témoin lumineux rouge) doit rester allumé pour toute
    Les appareils doivent permettre une lecture aisée des résultats de jour
    Les résultats et autres indications doivent pouvoir être observés au
    3.2.6.2. Dans le mode de contrôle métrologique, les appareils doivent     comporter un dispositif permettant d'obtenir à volonté des résultats avec un     échelon de 0,01 mg/l jusqu'à 0,6 mg/l.
          La commande de ce dispositif ne doit pas être accessible à     l'utilisateur. Il doit être possible par commutation de cette commande de     vérifier que l'arrondissage se fait à l'échelon inférieur le plus proche.
    3.2.7. Calibrage.
    Les éthylotests doivent pouvoir être calibrés en un point d'analyse
    3.2.8. Fréquence minimale d'analyse.
    Les appareils, après une période de mise en chauffe, à pleine charge
    3.2.9. Autonomie.
    Le dispositif d'alimentation électrique doit être autonome, rechargeable
    Après mise en chauffe à 20 oC, l'autonomie des systèmes d'alimentation
          L'autonomie à - 5 oC devra être d'au moins 3 heures.
    Les appareils devront pouvoir être placés en position de charge
    3.3. Caractéristiques métrologiques.
    3.3.1. Précision de l'appareil.
    Les essais sont effectués, après calibrage et dans des conditions de
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0095 du 22/04/95                        Page 6259   a 6262    
                      ......................................................
          La séquence utilisée sera indiquée dans le rapport d'essais.
    3.3.2. Facteurs d'influence.
    Pour chaque facteur d'influence dont la valeur est égale à l'une des
    La moyenne des résultats obtenus dans ces conditions ne doit pas
    3.3.2.1. Dérive (calibrage exclu).
    Des essais seront réalisés 15 jours et 2 mois après calibrage. Après
    3.3.2.2. Effet mémoire.
          On fait subir à l'appareil dix fois le cycle suivant:
    - passage dans la cellule d'analyse d'un gaz ayant une concentration en
    - analyse par l'appareil d'un gaz d'essai étalonné à une valeur proche
    La moyenne de résultats obtenus lors des analyses mentionnées au
    3.3.2.3. Effet de la vapeur d'eau.
          On effectue l'essai suivant:
    - vingt analyses sont effectuées à 0,00 mg/1 (résultats 0,00);
    La moyenne de résultats obtenus lors des analyses mentionnées au
    3.3.3. Grandeurs physiques d'influence.
    3.3.3.1. Température: de - 5 oC à + 35 oC.
    3.3.3.2. Débits gazeux: minimum: 0,3 l/sec; maximum: 0,9 l/sec.
    3.3.3.3. Variation de la composition du gaz vecteur:
          N2: 79 % - CO2:  5 % -: O2: 16 %
    Pourcentages
    volumiques
    Pour toutes ces grandeurs, la spécification définie au paragraphe 3.3.2
    3.3.4. Influence des paramètres d'expiration.
    L'instrument sera soumis aux conditions extrêmes d'expiration définies
    3.4. Essais d'environnement.
    Pour tous ces essais, l'appareil sera soumis éteint à l'épreuve
    3.4.1. Environnement mécanique.
    3.4.1.1. Endurance sur fréquence fixe.
          Recherche de fréquences critiques:
          - forme d'onde: vibrations sinusoïdales;
          - gamme de fréquence: 5 à 500 Hz;
          - accélération constante: 0,5 g;
          - mode de balayage: logarithmique;
          - vitesse de balayage: 1 octave/minute;
          - nombre de directions: 3 orthogonales;
          - nombre de balayages: 1.
    Pour chaque fréquence critique trouvée, l'appareil sera soumis à un
    3.4.1.2. Endurance en vibrations aléatoires.
          Gamme de fréquence: 5 à 150 Hz.
          Densité spectrale de puissance:
          - de 10 à 20 Hz: 0,02 g/Hz;
          - de 20 à 150 Hz: - 3 db par octave.
          Durée: 1 heure.
          Nombre de directions: 3 orthogonales.
          Accélération efficace: 1 g.
    3.4.1.3. Secousses.
          Forme d'onde: semi-sinusoïdale.
          Amplitude: 10 g.
          Durée: 6 ms.
          Nombre de secousses: 1000.
          Cadence: 2 par seconde.
          Nombre de directions: 3 orthogonales.
    3.4.1.4. Chocs.
          Forme d'onde: demi-sinusoïdale.
          Amplitude: 50 g.
          Durée: 11 ms.
          Nombre de chocs: 3 par face, soit 18 au total.
    3.4.2. Environnement climatique.
    3.4.2.1. Essai au froid.
          Température: - 25 oC.
          Durée: 2 heures.
    Des contrôles de bon fonctionnement peuvent être effectués à la fin de
    Après reprise d'une heure à 20 oC, il faut effectuer les essais à une
    3.4.2.2. Chaleur sèche.
          Température: + 70 oC.
          Durée: 6 heures.
    Des contrôles de bon fonctionnement peuvent être effectués à la fin de
    Après reprise d'une heure à 20 oC, il faut effectuer les essais à une
    3.4.2.3. Essai cyclique de chaleur humide.
    L'appareil est placé dans une enceinte à 25 oC et une humidité relative
     sur une durée de 3  heures, la température descend à 25 oC et l'humidité     relative est amenée à 96 p. 100. On maintient ces conditions pendant 12     heures.
          Le cycle décrit précédemment est recommencé une seule fois.
    Après reprise de l'appareil pendant une heure à 20 oC, il faut effectuer
    3.5. Interférents.
    Le laboratoire vérifiera l'influence des substances interférentes selon
    Les appareils devront respecter obligatoirement les spécifications de la
    3.6. Conditions d'essais.
    Les essais sont effectués avec des gaz humides ayant une température
    Les piles électriques ou accumulateurs rechargeables utilisés doivent
    Les essais sont effectués à la cadence maximale permise par les
    Les essais devront permettre de vérifier que les instruments satisfont
          Conditions de référence:
    Les conditions de référence définies pour les essais sont les suivantes:
          Humidité: humidité ambiante;
          Pression atmosphérique: pression atmosphérique ambiante;
    Débit d'alimentation du gaz: correspondant aux valeurs d'essais définies
    Composition du gaz vecteur: N2 79 p. 100 - CO2 5 p. 100 - O2 16 p. 100
    3.7. Marquage.
    L'appareil portera au dos une étiquette indestructible comportant:
          La marque et la raison sociale de l'entreprise;
          Le numéro de série.
    3.8. Notice d'emploi.
    Chaque appareil sera accompagné d'une notice d'emploi précisant
    Section 4
      (Sans changement.)