ANNEXES VIII 
Les annexes I à V de l'arrêté du 19 octobre 2017 sont remplacées par les annexes I à VI suivantes : 
Annexe I 
Méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux brutes (eaux douces superficielles et eaux souterraines) utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minerales naturelles utilisées a des fins thérapeutiques dans un établissement thermal 
A. Méthodes pour l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine et pour les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal 
Les méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal mentionnées dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences des alinéas III à V de l'article 2 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française. 
Paramètres à analyser 
Méthode d'analyse 
Paramètres microbiologiques 
Escherichia coli (E. coli) * et bactéries coliformes* 
NF EN ISO 9308-1 (indice T90-414) ou NF EN ISO 9308-2 
Entérocoques intestinaux 
NF EN ISO 7899-2 
Numération des micro-organismes revivifiables à 22° C 
NF EN ISO 6222 
Numération des micro-organismes revivifiables à 36° C 
NF EN ISO 6222 
Pseudomonas aeruginosa 
NF EN ISO 16266 
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs 
NF EN 26461-2 
L'analyse est faite après pasteurisation de l'échantillon ;. 
Cryptosporidium-Giardia 
NF T 90-455 
Sauf en cas de colmatage des substrats de filtration, l'analyse est réalisée sur un volume de 100 L. 
Entérovirus 
Concentration : NF T 90-451 
Dénombrement : NF T 90-451 ou NF EN 14 486 
Legionella 
NF T 90-431 
Staphylocoques pathogènes 
NF T 90-412 
Paramètres physico-chimiques 
Conductivité 
NF EN 27888 (la température de rendu des résultats est de 25° C) 
Carbone Organique Total (COT) 
NF EN 1484 
Couleur 
NF EN ISO 7887 
Equilibre calcocarbonique 
Calculé selon la méthode Legrand-Poirier, qui nécessite :
-la mesure in situ du pH et de la température de l'eau
-le dosage des éléments majeurs de la balance ionique (TAC, Ca2 +, Mg2 +, Na +, K +, Cl-, SO42-, NO3-) 
Oxydabilité au permanganate de potassium 
NF EN ISO 8467 
pH 
NF EN ISO 10523 
Turbidité 
NF EN ISO 7027-1 
* Concernant les eaux minérales naturelles conditionnées, un dénombrement des bactéries coliformes et des E. coli doit être réalisé systématiquement à 36 +/-2° C et 44 +/-1° C. 
B. Méthodes spécifiques pour l'analyse des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine 
Les méthodes d'analyse des eaux brutes définies dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences des alinéas III et IV de l'article 2 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française. 
Paramètres à analyser 
Méthode d'analyse 
Paramètres microbiologiques 
Cryptosporidium-Giardia 
NF T 90-455 
Sauf en cas de colmatage des substrats de filtration, l'analyse sera réalisée sur un volume de 10 L (ressources superficielles) et sur 100 L (ressources souterraines*) 
Entérocoques 
NF EN ISO 7899-1 (ressources superficielles) NF EN ISO 7899-2 (ressources souterraines*) 
Entérovirus 
Concentration : NF T 90-451 
Dénombrement : NF T 90-451 ou NF EN 14 486 
Escherichia coli (E. coli) 
NF EN ISO 9308-3 (ressources superficielles) 
NF EN ISO 9308-1 (ressources souterraines*) 
Salmonelles 
NF EN ISO 19250. Les confirmations biochimiques et sérologiques doivent être réalisées afin que le résultat soit exprimé en Salmonelles confirmées. 
Paramètres physico-chimiques 
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène 
NF EN 903 ou NF EN ISO 16265 
Résultats exprimés en fonction de l'étalon lauryl-sulfate de sodium 
Azote Kjeldahl 
NF EN 25663 
Couleur 
NF EN ISO 7887 
Conductivité 
NF EN 27888 (la température de rendu des résultats est de 25° C) 
Carbone Organique Total (COT) 
NF EN 1484 
Demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) à 20° C 
NF EN 1899-1 NF EN 1899-2 
ISO 5815-2 
Demande chimique en oxygène (DCO) (O2) 
ST-DCO 
NF T90-101 ISO 15705 
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (indice) 
NF EN ISO 9377-2 
Indice phénol 
T 90-109 
NF EN ISO 14402 
Matières en suspension 
NF EN 872 
Odeur 
NF EN 1622 (méthode courte) 
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide 
NF EN ISO 8467 
pH 
NF EN ISO 10523 
* Dans le cas de ressources souterraines karstiques impactées par des eaux superficielles, les méthodes préconisées pour les ressources superficielles pourront être utilisées si nécessaire. 
Annexe II 
Méthodes de mesure pour les analyses de radioactivité des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minerales naturelles utilisées a des fins thérapeutiques en établissement thermal 
Les méthodes d'analyse des eaux définies dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa VI de l'article 2 du présent arrêté. Les millésimes des normes mentionnées dans le tableau ci-après sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française. 
Paramètres à analyser 
Méthodes d'analyse 
Tritium (H) 
NF EN ISO 9698 
NF ISO 13168 
Radon (Rn) 222 
NF ISO 13164-1 
NF ISO 13164-2 
NF ISO 13164-3 
NF ISO 13164-4 
Activité alpha globale 
NF EN ISO 10704 
NF EN ISO 11704 
NF ISO 9696 
Activité bêta globale 
NF EN ISO 10704 
NF EN ISO 11704 
NF EN ISO 9697 
Américium (Am) 241 
NF ISO 13167 
Carbone (C) 14 
NF EN ISO 13162 
NF ISO 13168 
Césium (Cs) 134 
NF EN ISO 10703 
Césium (Cs) 137 
NF EN ISO 10703 
Cobalt (Co) 60 
NF EN ISO 10703 
Iode (I) 131 
NF EN ISO 10703 
Plomb (Pb) 210 
NF ISO 13163 
NF M60-807 
NF EN ISO 10703 
Plutonium (Pu) 238,239 et 240 
NF ISO 13167 
NF ISO 20899 
Polonium (Po) 210 
NF EN ISO 13161 
Radium (Ra) 226 
NF ISO 13165-1 
NF ISO 13165-2 
NF ISO 13165-3 
NF EN ISO 10703 
Radium (Ra) 228 
NF ISO 13165-3 
NF EN ISO 10703 
Strontium (Sr) 90 
NF EN ISO 13160 
Uranium (U) 238 
NF M60-805-1 
NF M60-805-2 
NF ISO 13169 
NF M60-805-4 
NF ISO 13166 
NF EN ISO 17294-2 
Uranium (U) 234 
NF M60-805-1 
NF M60-805-2 
NF ISO 13169 
NF M60-805-4 
NF ISO 13166 
NF EN ISO 17294-2 
Annexe III 
Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des eaux minérales naturelles) et des eaux brutes (eaux douces superficielles et eaux souterraines) utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine 
A. Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des eaux minérales naturelles) et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine 
Les méthodes d'analyse des paramètres dans les eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des eaux minérales naturelles) et dans les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine respectent les caractéristiques de performances spécifiées dans le tableau ci-après. 
Paramètres à analyser 
Valeur de la limite 
ou de la référence 
de qualité 
Limite de quantification (note 1) 
Incertitude de la mesure 
en % exprimée 
à la valeur de la limite 
ou de la référence de qualité 
(note 2) 
Conditions 
Acrylamide 
0,1 µg/ L 
0,1 µg/ L 
40 
Aluminium total 
200 µg/ L 
60 µg/ L 
25 
Ammonium (NH4 +) 
0,1 mg/ L 
0,05 mg/ L 
40 
Antimoine 
5 µg/ L 
5 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
1,5 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
40 
Arsenic 
10 µg/ L 
10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
3 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
30 
Baryum 
0,7 mg/ L 
0,1 mg/ L 
25 
Benzène 
1 µg/ L 
1 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
0,3 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
40 
Benzo (a) pyrène 
0,01 µg/ L 
0,01 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
0,003 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
50 
Bore 
1 mg/ L 
0,3 mg/ L 
25 
Bromates 
10 µg/ L 
10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
3 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
40 jusqu'au 31 décembre 2019 
30 à partir du 1er janvier 2020 
Carbone Organique Total (COT) 
2 mg/ L 
0,5 mg/ L 
30 
Cadmium 
5 µg/ L 
1 µg/ L 
25 
Chlore libre et total
-
0,05 mg/ L 
30 
Chlorites 
0,2 mg/ L 
0,1 mg/ L 
40 jusqu'au 31 décembre 2019 
30 à partir du 1er janvier 2020 
Selon les caractéristiques de l'eau, un dégazage du bioxyde de chlore peut être nécéssaire. 
Chlorure de vinyle 
0,5 µg/ L 
0,5 µg/ L 
50 jusqu'au 31 décembre 2019 
40 à partir du 1er janvier 2020 
Chlorures 
250 mg/ L 
10 mg/ L 
15 
Chrome 
50 µg/ L 
6 µg/ L 
30 
Conductivité
-
sans objet 
20 
Cuivre 
1 mg/ L 
0,05 mg/ L 
25 
Cyanures totaux (CN-) 
50 µg/ L 
20 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
15 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
30 
1,2-dichloroéthane 
3 µg/ L 
3 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
1 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
40 
Epichlorydrine 
0,1 µg/ L 
0,1 µg/ L 
50 jusqu'au 31 décembre 2019 
40 à partir du 1er janvier 2020 
Fer total 
200 µg/ L 
60 µg/ L 
30 
Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH < ou égal à 2 
Fluorures 
1,5 mg/ L 
0,2 mg/ L 
20 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo (b) fluoranthène, benzo (ghi) pérylène, benzo (k) fluoranthène et indéno (1,2,3-cd) pyrène) 
0,1 µg/ L 
0,01 µg/ L 
par substance individuelle 
50 
L'incertitude est exprimée pour chacun des paramètres identifiés à 25 % de la limite de qualité soit 0,025 µg/ L. 
Manganèse 
50 µg/ L 
25 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
15 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
30 
Mercure 
1 µg/ L 
0,3 µg/ L 
30 
Microcystines totales (YR, LR, RR a minima) 
1 µg/ L 
0,5 µg/ L 
Par substance individuelle 
50 
Nickel 
20 µg/ L 
10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
6 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
25 
Nitrates (NO3-) 
50 mg/ L 
5 mg/ L 
15 
Nitrites (NO2-) 
0,5 mg/ L ou 0,1 mg/ L selon les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié 
0,05 mg/ L 
20 
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide 
5 mg/ L 
1 mg/ L 
50 
Pesticides (par substance individuelle y compris les métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents) 
0,1 µg/ L 
0,05 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
0, 03* µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
30* * 
* jusqu'à 0,05 µg/ L si le laboratoire justifie qu'une limite de quantification de 0,03 µg/ L ne peut être respectée 
* * jusqu'à 50 % si le laboratoire justifie qu'une incertitude de 30 % ne peut pas être respectée 
AMPA, glufosinate et glyphosate 
0,1 µg/ L 
0,1 µg/ L 
30* * 
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlore époxyde 
0,03 µg/ L 
0,02 µg/ L 
par substance individuelle 
30* * 
pH 
sans objet 
0, 2* ** 
Incertitude en unité pH 
* ** : une tolérance de 0,5 est acceptée pour les eaux présentant un pH alcalin 
Plomb 
10 µg/ L 
5 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
3 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
25 
Sélénium 
10 µg/ L 
5 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
3 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
40 
Sodium 
200 mg/ L 
1 mg/ L 
15 
Sulfates 
250 mg/ L 
10 mg/ L 
15 
Température 
Dispositif de mesure raccordé aux étalons de référence internationaux 
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 
10 µg/ L (somme des concentrations des paramètres spécifiés) 
2 µg/ L 
par substance individuelle 
Tétrachloro éthylène : 30 
Trichloro éthylène : 40 
L'incertitude est exprimée pour chacun des paramètres identifiés à 50 % de la limite de qualité soit 5 µg/ L 
Trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane) 
100 µg/ L 
5 µg/ L 
par substance individuelle 
40 
L'incertitude est exprimée pour chacun des paramètres identifiés à 25 % de la limite de qualité soit 25 µg/ L 
Turbidité 
0,5 ou 1 ou 2 FNU ou NFU selon les dispositions de l'annexe I de l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 modifié 
0,5 
30 
L'incertitude de la mesure doit être estimée au niveau de 1,0 NFU (unités néphélométriques formazine) 
B. Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des paramètres recherchés spécifiquement dans les eaux brutes 
Paramètres à analyser 
Valeur de la limite de qualité 
ou valeur guide 
Limite de quantification (note 1) 
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium) 
0,5 mg/ L 
0,1 mg/ L 
Azote Kjeldahl 
A1 : 1 mg/ L A2 : 2 mg/ L A3 : 3 mg/ L 
1 mg/ L 
Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C 
A1 : 3 mg/ L A2 : 5 mg/ L A3 : 7 mg/ L 
3 mg/ L 
Demande chimique en Oxygène (DCO) (O2) 
30 mg/ L 
30 mg/ L 
Fer dissous (Fe) (sur échantillon filtré à 0,45 µm) 
2 mg/ L 
0,1 mg/ L 
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 
1 mg/ L 
0,1 mg/ L 
Matières totales en suspension 
25 mg/ L 
2 mg/ L 
Phosphore total (P2O5) 
A1 : 0,4 mg/ L 
A2 : 0,7 mg/ L 
A3 : 0,7 mg/ L 
0,2 mg/ L 
Silice dissoute* 
5,5 mg/ L 
Phénols (indice phénol) (C6H5OH) 
0,1 mg/ L 
0,03 mg/ L 
* La concentration en silice dissoute peut être obtenue à partir du dosage du silicium dissous par une méthode instrumentale. Dans ce cas, une étape de filtration doit précéder l'analyse. 
Note 1 : La limite de quantification correspond à la concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. Le respect de la norme NF T90-210 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une limite de quantification telle que définie dans cette note 1. 
Note 2 : L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Elle est calculée à partir des résultats du laboratoire avec un facteur d'élargissement k pris égal à 2 par analogie avec un niveau de confiance de 95 %. Le respect de la norme NF ISO 11352 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une incertitude telle que définie dans cette note 2. 
Annexe IV 
Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des eaux minérales naturelles 
Les méthodes d'analyse des paramètres dans les eaux minérales naturelles conditionnées, distribuées en buvette publique ou utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux respectent les caractéristiques de performance spécifiées dans les tableaux ci-après. 
A. Paramètres issus de la directive 2003/40/ CE 
Paramètres 
Valeur 
paramétrique 
Justesse 
(en % de la valeur 
paramétrique) 
Fidélité (en % de la valeur 
paramétrique) 
Limite de détection 
(en % de la valeur 
paramétrique) 
Limite de quantification 
Antimoine 
5 µg/ L 
25 
25 
25 
2 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
1,5 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
Arsenic 
10 µg/ L 
10 
10 
10 
5 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019 
3 µg/ L à partir du 1er janvier 2020 
Baryum 
1 mg/ L 
25 
25 
10 
0,1 mg/ L 
Cadmium 
3 µg/ L 
10 
10 
10 
1 µg/ L 
Chrome 
50 µg/ L 
10 
10 
10 
6 µg/ L 
Cuivre 
1 mg/ L 
10 
10 
5 
0,05 mg/ L 
Cyanures totaux 
70 µg/ L 
10 
10 
10 
20 µg/ L 
Fluorures 
5 mg/ L 
10 
10 
4 
0,2 mg/ L 
Manganèse 
500 µg/ L 
10 
10 
5 
25 µg/ L 
Mercure 
1 µg/ L 
20 
10 
20 
0,3 µg/ L 
Nickel 
20 µg/ L 
10 
10 
10 
10 µg/ L 
Nitrates (en NO3-) 
50 mg/ L 
10 
10 
10 
5 mg/ L 
Nitrites (en NO2-) 
0,1 mg/ L 
10 
10 
10 
0,05 mg/ L 
Plomb 
10 µg/ L 
10 
10 
10 
3 µg/ L 
Sélénium 
10 µg/ L 
10 
10 
10 
5 µg/ L 
B. Paramètres complémentaires permettant d'apprécier la pureté originelle des eaux minérales naturelles 
Les limites de quantification des méthodes d'analyse des paramètres mentionnés ci-après doivent permettre d'analyser des concentrations inférieures ou égales aux objectifs de pureté. 
Paramètres 
Limite de quantification 
Incertitude en % exprimée 
à la valeur de l'objectif de pureté 
Trichloroéthylène 
0,5 µg/ L 
50 
Tétrachloréthylène 
0,5 µg/ L 
50 
Chloroforme 
1 µg/ L 
50 
Bromoforme 
1 µg/ L 
50 
Dibromochlorométhane 
1 µg/ L 
50 
Bromodichlorométhane 
1 µg/ L 
50 
Pour les autres micropolluants organiques, les méthodes d'analyse mises en œuvre permettent de mesurer, avec une incertitude inférieure ou égale à 50 %, des concentrations inférieures ou égales à 30 % des limites de qualité et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I de l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique. 
C. Autres paramètres 
Les méthodes d'analyse des paramètres non mentionnés dans les parties A et B de la présente annexe doivent a minima respecter les caractéristiques de performances de l'annexe III du présent arrêté (caractéristiques de performance pour les eaux destinées à la consommation humaine). 
Annexe V 
Caractéristiques de performance des méthodes de mesure pour les analyses de radioactivité des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques en établissement thermal 
Les méthodes d'analyse des paramètres de radioactivité respectent les limites de détection du tableau ci-après. 
Paramètres 
Limite de détection 
(Notes 1 et 2) 
Tritium (H) 
10 Bq/ L 
Radon (Rn) 222 
10 Bq/ L 
Activité alpha globale 
0,04 Bq/ L 
Activité bêta globale 
0,4 Bq/ L 
Américium (Am) 241 
0,06 Bq/ L 
Carbone (C) 14 
20 Bq/ L 
Césium (Cs) 134 
0,5 Bq/ L 
Césium (Cs) 137 
0,5 Bq/ L 
Cobalt (Co) 60 
0,5 Bq/ L 
Iode (I) 131 
0,5 Bq/ L 
Plomb (Pb) 210 
0,02 Bq/ L 
Plutonium (Pu) 238,239 et 240 
0,04 Bq/ L 
Polonium (Po) 210 
0,01 Bq/ L 
Radium (Ra) 226 
0,04 Bq/ L 
Radium (Ra) 228 
0,02 Bq/ L (Note 3) 
Strontium (Sr) 90 
0,4 Bq/ L 
Uranium (U) 238 
0,02 Bq/ L 
Uranium (U) 234 
0,02 Bq/ L 
Note 1. La limite de détection est calculée avec des probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune au maximum selon la norme NF ISO 11929 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française ou selon toute autre méthode considérée comme équivalente. 
Note 2. Les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 au minimum selon le guide NF ISO/ CEI 98-3 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française ou selon tout autre référentiel considéré comme équivalent. 
Note 3. Cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle initial de la dose indicative (DI) pour une nouvelle ressource en eau ; si le contrôle initial indique qu'il n'est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration dérivée, la limite de détection peut être portée à 0,08 Bq/ L pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu'à ce qu'un éventuel nouveau contrôle de la DI soit requis. 
Annexe VI 
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des eaux de baignade 
A. Echantillonnage en vue d'analyses microbiologiques (modalités issues de la directive 2006/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade) 
Dans la mesure du possible, les prélèvements sont effectués 30 centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans une colonne d'eau profonde d'au moins 1 mètre. Les flacons pour l'échantillonnage subissent une stérilisation en autoclave pendant au moins 15 minutes à 121° C, ou subissent une stérilisation sèche à 160° C-170° C pendant au moins 1 heure, ou sont des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant. Le volume du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est de 250 mL. Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être translucide. Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, le préleveur applique une technique de prélèvement aseptique pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon lors du remplissage du récipient jusqu'à sa fermeture. L'échantillon est clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage. Les échantillons d'eau sont protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport. Les échantillons sont conservés à une température d'environ 5° C ± 3° C dans une enceinte réfrigérée. Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et limité à 6 heures pour les eaux de mer. Les échantillons sont analysés le jour même de leur prélèvement. En cas d'impossibilité pour des raisons pratiques telles que des contraintes géographiques, ce délai peut être dépassé après dérogation accordée lors de l'établissement du programme de surveillance et de contrôle sanitaire, les échantillons sont alors traités au plus tard dans les 24 heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 5° C ± 3° C. 
B. Méthodes d'analyses 
Les méthodes d'analyse des eaux définies dans les tableaux ci-après sont réputées satisfaire aux exigences de l'article 4 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
-paramètres recherchés dans les eaux de baignade 
Paramètres à analyser 
Méthodes d'analyse 
Escherichia coli (E. coli) 
NF EN ISO 9308-3 
Entérocoques intestinaux 
NF EN ISO 7899-1
-paramètres complémentaires analysés dans les eaux de baignade artificielle 
Paramètres à analyser 
Méthode d'analyse 
Pseudomonas aeruginosa 
NF EN ISO 16266* 
Staphylocoques pathogènes 
NF T 90-412 
pH 
NF EN ISO 10523 
Transparence 
Mesurée au disque de Secchi 
* Dans le cas des eaux de baignade artificielle, la méthode d'analyse est adaptée selon les modalités spécifiées dans le référentiel mentionné à l'article 2. II du présent arrêté.