Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre II, section 1, sous-section 1, paragraphe 2, dans la rubrique « Société EDWARDS Lifesciences SAS (EDWARDS) », après le code 3205292, est ajouté le produit suivant :
CODE
NOMENCLATURE
3241796
Bioprothèse valvulaire, transcutanée, aortique, EDWARDS, SAPIEN XT+ ASCENDRA+ EDWARDS SAPIEN XT est une valve aortique d'origine bovine implantée par voie apicale transcutanée avec système d'implantation ASCENDRA+.
1. Indication
La prise en charge est assurée chez les patients contre-indiqués à la chirurgie ayant une sténose aortique sévère symptomatique. L'indication du remplacement valvulaire aortique doit être posée et la contre-indication à la chirurgie évaluée lors d'une réunion multidisciplinaire en prenant en compte les scores de risque opératoire (Euroscore logistique ≥ 20 % ou STS ≥ 10 %) et les comorbidités. Cette réunion doit être assortie de la rédaction d'un compte rendu qui sera annexé au dossier médical du patient.
Il est rappelé la nécessité du respect de toutes les contre-indications figurant au marquage CE des dispositifs.
Le refus de la chirurgie de remplacement valvulaire aortique ne constitue pas une indication à la technique de remplacement valvulaire aortique par voie transcutanée.
Les patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an compte tenu de facteurs extracardiaques (comorbidités) ne sont pas éligibles à la technique (non indication).
2. Références prises en charge
2.1. Système de 23 mm 9355AS323 regroupant : la valve cardiaque transcathéter Edwards Sapien XT 9300TFX de 23 mm et les ancillaires (ASCENDRA+) dont les références sont :
― système de mise en place Ascendra+ 9355AS23 ;
― ensemble de la gaine d'introduction Ascendra+ 9350IS23 (24 F) ;
― cathéter à ballonnet pour valvuloplastie aortique Ascendra 9100BAVC (20 mm) ;
― sertisseur 9350CR ;
― dispositif de gonflage Atrion QL2530 96402 ;
― dispositif de seringue à embout verrouillable Atrion QL38 96406.
2.2. Système de 26 mm 9355AS326 regroupant : la valve cardiaque transcathéter Edwards Sapien XT 9300TFX de 26 mm et les ancillaires (ASCENDRA+) dont les références sont :
― système de mise en place Ascendra+ 9355AS26 ;
― ensemble de la gaine d'introduction Ascendra+ 9350IS26 (24 F) ;
― cathéter à ballonnet pour valvuloplastie aortique Ascendra 9100BAVC (20 mm) ;
― sertisseur 9350CR ;
― dispositif de gonflage Atrion QL2530 96402 ;
― dispositif de seringue à embout verouillable Atrion QL38 96406.
2.3. Système de 29 mm 9355AS329 regroupant : la valve cardiaque transcathéter Edwards Sapien XT 9300TFX de 29 mm et les ancillaires (ASCENDRA+) dont les références sont :
 ― système de mise en place Ascendra+ 9355AS29 ;
― ensemble de la gaine d'introduction Ascendra+ 9350IS29 (26 F) ;
― cathéter à ballonnet pour valvuloplastie aortique Ascendra 9100BAVC (20 mm) ;
― sertisseur 9350CR ;
― dispositif de gonflage Atrion QL2530 96402 ;
― dispositif de seringue à embout verrouillable Atrion QL38 96406.
3. Conditions de prescription et d'utilisation
pour la prise en charge
3.1. Composition du plateau technique
Les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque doivent être regroupés sur le même site et dans le même bâtiment, au cas où une conversion en urgence serait nécessaire.
La salle hybride doit avoir les caractéristiques techniques qui permettraient de réaliser indifféremment des actes de chirurgie cardiaque ou de cardiologie interventionnelle (ECMO en salle, qualité d'imagerie optimale, caractéristiques d'un site d'anesthésie, traitement de l'air conforme à celui d'un bloc opératoire, condition de température).
Quelle que soit la voie d'abord, en cas d'intervention en salle de cathétérisme cardiaque, la salle doit être conditionnée comme un bloc opératoire de chirurgie cardio-vasculaire en termes d'asepsie et un site d'anesthésie conforme à celui d'un bloc doit être disponible.
En cas d'intervention en bloc opératoire, la qualité de l'imagerie doit être la plus proche possible de celle d'une salle de cathétérisme cardiaque.
En fonction de l'existence ou non de complications, les patients sont orientés en unité de surveillance continue, en unité de soins intensifs cardiologiques ou en réanimation.
3.2. Composition de l'équipe pluridisciplinaire
La sélection des patients éligibles à la procédure doit être réalisée lors d'une réunion multidisciplinaire impliquant un chirurgien cardiaque, un cardiologue interventionnel, un cardiologue clinicien et un anesthésiste-réanimateur. L'obtention de l'avis d'un gériatre est très fortement recommandée. Cette position se fonde sur les données de la littérature et sur l'avis des experts consultés.
La composition de l'équipe durant l'intervention est relative à la voie d'abord. Seule est prise en charge la voie d'abord transapicale décrite ci-dessous.
Voie transapicale
Doivent être présents en salle d'intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie cardiaque, un infirmier anesthésiste et deux opérateurs qualifiés dont au moins un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un cardiologue interventionnel.
3.3. Bilan préopératoire
Il est nécessaire de documenter correctement les items suivants (les examens à réaliser pour évaluer tous ces critères étant à adapter au cas par cas et devant respecter les recommandations en vigueur) :
 ― taille de l'anneau et sa géométrie ;
― nombre de cuspides aortiques et leur symétrie ;
― géométrie sous-aortique ;
― géométrie de la racine aortique (hauteur des ostia coronaires, profondeur des sinus de Valsalva) ;
― aorte ascendante : diamètre, calcifications, athérosclérose, débris aortiques, axes (si possible) ;
― anatomie vasculaire : diamètres, tortuosités, thrombus, calcifications, athérosclérose, repères ;
― anatomie coronaire ;
― fonction myocardique et valvulaire avec si besoin évaluation de la réserve contractile.
Ces évaluations s'accompagnent de la consultation spécialisée d'anesthésie au minimum 48 heures avant le geste (sauf urgence) et des examens classiques nécessaires au bilan préopératoire d'un remplacement valvulaire aortique chirurgical avec un bilan biologique et bactériologique.
Une attention particulière doit être portée sur la prévention de toute insuffisance rénale post-procédurale. Le patient doit bénéficier d'une préparation adaptée en séparant dans le temps la procédure des examens préopératoires nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés.
3.4. Formation et expérience requises
Tout opérateur d'un centre actuellement habilité ou amené à l'être doit :
― appartenir à un centre pratiquant plus de 200 remplacements valvulaires aortiques par an ;
 ― avoir l'expérience de la valvuloplastie par ballonnet ou une expérience des techniques de mise en place des endoprothèses aortiques thoraciques couvertes ou des ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) percutanées ;
 ― avoir l'expérience du franchissement du rétrécissement aortique serré ;
 ― avoir acquis, dans le cadre d'une formation initiale spécifique aux dispositifs implantés dans le centre ou dans un centre habilité, la connaissance nécessaire à cette activité et la maintenir ;
 ― avoir une formation pratique par compagnonnage à la technique effectuée.
3.5. Volume d'activité
Au minimum, réalisation de deux actes d'implantation de bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou par voie transapicale par mois.
3.6. Modalités de suivi du patient
Les patients doivent être suivis à un mois, six mois, un an puis une fois par an avec la réalisation d'un bilan biologique et d'une échocardiographie. Les suivis à un mois et un an doivent être réalisés dans le centre implanteur avec une évaluation cardiaque et gériatrique.
Date de fin de prise en charge : 15 août 2015.