L'évaluation de l'audioprothèse est réalisée par un laboratoire compétent et indépendant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen selon la grille d'évaluation décrite ci-dessous.
 Pour l'appréciation des spécifications techniques d'un appareil électronique correcteur de surdité non inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables, le laboratoire dispose de trois appareils fournis par le fabricant pour effectuer les tests.
 Lorsque l'appareil a déjà été inscrit sur la liste prévue pour les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire et les patients atteints de cécité et d'un déficit auditif, un seul appareil est fourni, par le fabricant, au laboratoire pour l'évaluation. Si la différence entre la note obtenue lors de cette évaluation est supérieure à un point par rapport à la note obtenue lors de l'inscription de l'appareil, deux autres appareils sont fournis au laboratoire pour l'évaluation.
 Pour réaliser l'évaluation d'un appareil électronique correcteur de surdité, le fabricant fournit au laboratoire les pièces suivantes :
 - la fiche technique constructeur ;
 - le bulletin d'identification de l'appareil décrit ci-après ;
 - les schémas électroniques ;
 - une fiche récapitulative des réglages et des spécificités de l'appareil présenté,
et les éléments suivants :
 - trois exemplaires de l'appareil électronique correcteur de surdité avec des piles ou un exemplaire si l'appareil a déjà été inscrit sur la liste ;
 - la console de programmation et/ou le logiciel de programmation avec cordon d'interface et notice d'emploi dans le cas des appareils programmables.
 Dans le cas d'un appareil dérivé (suppression d'un ou plusieurs réglages par rapport à l'appareil de base), le fabricant fournit également :
 - un appareil avec piles pour contrôle visuel (et éventuellement essais techniques sur un point particulier) ;
 - le bulletin d'identification de l'appareil décrit ci-après ;
 - les schémas électroniques ;
 - une fiche récapitulative des réglages et des spécificités de l'appareil présenté précisant le caractère dérivé de l'appareil (les réglages ou les fonctions modifiés).
 Le laboratoire transmet le rapport d'évaluation au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi par le laboratoire pour faire des observations éventuelles.
GRILLE D'ÉVALUATION
A. - Evaluation de l'efficacité
de dispositifs et réglages
A.1. L'écrêteur (4 points maxi)
 Procédure : variation du niveau de sortie N à la fréquence de référence pour un niveau d'entrée de 80 dB, la commande de gain étant dans la position du gain à 10 %.
I
C, L, B
A.2. Tonalité H (4 points maxi)
 Procédure : variation des niveaux N/H à 400 Hz diminuée de la variation des niveaux N/H à 3 200 Hz, relevées sur les courbes de réponse à 60 dB d'entrée, la commande de gain étant dans la position du gain de référence.
(Lecture directe sur le réseau de courbes à 60 dB d'entrée)
A.3. Tonalité L (4 points maxi)
 Procédure : variation des niveaux N/L à 3 200 Hz diminuée de la variation des niveaux N/L à 400 Hz, relevées sur les courbes de réponse à 60 dB d'entrée, la commande de gain étant dans la position de gain de référence.
(Lecture directe sur le réseau des courbes à 60 dB d'entrée)
 La classification est identique à la tonalité H (voir A.2).
A.4. Dispositifs de compression (6 points maxi)
a) Procédure pour compression
agissant sur toute la gamme de fréquence
 Variation du niveau de sortie N à la fréquence de référence pour un niveau d'entrée de 80 dB, la commande de gain étant dans la position de gain à 10 %.
(Lecture directe sur la courbe de transfert)
b) Procédure pour compression
agissant uniquement sur les basses fréquences
 Variation du niveau de sortie N à la fréquence de 400 Hz pour un niveau de 80 dB, la commande de gain étant dans la position de gain à 10 %.
(Lecture directe sur la courbe de transfert complémentaire)
c) Procédure pour compression
agissant uniquement sur les hautes fréquences
 Variation du niveau de sortie N à la fréquence de 2 500 Hz pour un niveau d'entrée de 50 dB, la commande de gain étant dans la position de gain à 10 %.
(Lecture directe sur la courbe de transfert complémentaire)
 La classification est commune pour les dispositifs concernés en a, b et c.
I
C, L, B
A.5. Entrée audio (2 points maxi)
 Simplification : cette entrée étant souvent en option, les points sont attribués après simple vérification de son fonctionnement.
A.6. Bobine d'induction captrice (2 points maxi)
 Simplification : dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer l'efficacité « idéale » d'une bobine, les points sont attribués après simple vérification du fonctionnement.
 Remarque : le laboratoire doit pouvoir, au moment de l'évaluation, mettre en évidence le fonctionnement de l'entrée audio et de la bobine d'induction.
 Ainsi, si l'entrée audio est fournie en option sur un modèle d'appareil, les appareils remis pour l'évaluation doivent nécessairement en être munis.
B. - Evaluation des caractéristiques particulières
B.1. Gain
B.1.1. Rapport R (%) = 100 x  Gain 10 % (Ne = 50 dB) 
Gain 10 % (Ne = 50 dB)
B.1.1. Rapport R (%) = 100 x 
Gain intégral
(10 points maxi)
 La valeur gain 10 % à reporter dans le calcul est celle correspondant au gain pour un niveau d'entrée de 50 dB, la commande de gain de l'appareil étant en position de gain à 10 %.
 Cette procédure est choisie afin de ne pas pénaliser les appareils non linéaires en position normale.
 La valeur gain 10 % (Ne = 50 dB) est lue directement sur la courbe de transfert, la valeur du gain intégral sur la courbe de potentiomètre.
 Cas particulier :
 Dans le cas d'appareils en appui osseux, compte tenu du positionnement dans le canal auditif externe, les valeurs relevées ci-dessus doivent être augmentées de 15 dB avant d'effectuer le calcul de R %.
B.1.2. Gain 10 % (10 points maxi)
 La commande de gain est réglée de manière à obtenir une distorsion harmonique totale au plus égale à 10 % dans la bande passante de l'appareil, pour un niveau d'entrée de 80 dB.
 Le gain est ensuite mesuré à la fréquence de référence Fo.
 Cas particulier :
 Dans le cas d'appareils en appui osseux, compte tenu du positionnement dans le canal auditif externe, la valeur du gain 10 % doit être augmentée de 15 dB.
B.2. Bruit interne engendré par l'appareil (10 points maxi)
 La mesure du bruit interne engendré par l'appareil est évaluée en prenant comme niveau d'entrée 40 dB, l'appareil étant réglé au gain de référence.
B.3. Position de la pastille (10 points maxi)
 La valeur gain 10 % à reporter sur la courbe de potentiomètre est celle correspondant au gain pour un niveau d'entrée de 50 dB, la commande de gain de l'appareil étant en position de gain à 10 %.
 Cette procédure est choisie afin de ne pas pénaliser les appareils non linéaires en position normale.
 La valeur gain 10 % (Ne = 50 dB) est lue directement sur la courbe de transfert.
 Pour les appareils surpuissants (niveau de sortie supérieur à 130 dB pour les fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz pour un niveau d'entrée de 60 dB), la position de la pastille est prise sur une droite reliant le gain à 0 % au gain à 100 %.
 Cas particulier :
 Dans le cas d'appareils ne disposant pas de commande de gain, ce critère est sans objet.
 Quand l'appareil est muni d'un potentiomètre interne de gain, la dynamique supplémentaire apportée doit entrer en ligne de compte ; la position de la pastille est celle référencée à la dynamique totale comme le montrent les schémas ci-après :
B.4. Consommation (2 points maxi)
 La consommation étant liée aux possibilités d'amplification de l'audioprothèse, la notation proposée en tient compte : pour une amplification donnée, la consommation ne peut dépasser une valeur limite.
 Procédure : consommation de courant à la fréquence de référence, pour un niveau d'entrée de 60 dB, la commande de gain de l'appareil étant en position de gain de référence.
 Classification :
 Gain référence  45 dB consommation  1 mA.
 45 < gain référence  55 dB consommation  1,5 mA.
 55 < gain référence  65 dB consommation  3 mA.
 Gain référence > 65 dB consommation  15 mA.
C. - Dispositifs supplémentaires
 Ce sont des dispositifs que l'appareil possède en plus et qui sont connus à ce jour.
 Appareils programmables :
 Nombre de bandes (> 2).
 Ne sont pris en considération pour ce critère que les appareils disposant d'un minimum de 3 bandes, chaque bande offrant au minimum la possibilité de 2 réglages.
Pas de progression ( 5 dB)
 Les pas de progression seront évalués sur les courbes de transfert entrée-sortie des dispositifs : gain, PC, systèmes de contrôle automatique de gain.
 L'appareil devra au minimum disposer de deux de ces réglages.
Réglage de la fréquence de recouvrement (multicanaux)
 Possibilité d'ajuster la fréquence séparant les canaux de traitement.
Multiprogramme intégré (commutateur sur l'appareil)
 Accès à un minimum de 2 programmes personnalisés. Chacun d'eux doit offrir la possibilité d'agir sur plusieurs réglages simultanément.
Télécommande
 Fonctions simples :
 Accès à une ou plusieurs des fonctions suivantes : volume, tonalité, bobine téléphonique...
 Fonctions étendues :
 Accès à un minimum de 2 programmes personnalisés. Chacun d'eux doit offrir la possibilité d'agir sur plusieurs réglages simultanément.
Double microphone
 Microphones commutables en position directionnel et omnidirectionnel.
Dispositif anti-larsen
 Les dispositifs anti-larsen doivent avoir une atténuation supérieure à 3 dB et peuvent être de deux sortes :
 - détection automatique de larsen ;
 - filtre réjecteur accordable.
Système auto-adaptatif
 Système à au moins 2 canaux adaptatifs.
II. - MÉTHODE DE NOTATION D'UNE AUDIOPROTHÈSE
A. - Synthèse de la notation
B. - Détermination des notations intermédiaires
Parties A et B
 Nt = 64 pour les contours et 60 pour les intra-auriculaires ;
 Note absolue : Na = (x points/Nt)  ;
 Note relative : Nr = (x points/nb de points max. relatifs aux rubriques concernées) ;
 Note totale AB :
Nab = (Na + Nr)/2.
 Cas particulier : devant l'inutilité d'avoir d'autres réglages que celui du gain sur les appareils à appui osseux, la note totale Nab se réduit à la note relative :
Nab = Nr.
III. - DÉFINITIONS DES LIMITATIONS
OU EXTENSIONS
1. Appareils dérivés
 Un appareil ne peut être dérivé que par suppression de fonction par rapport à l'appareil d'origine.
 Il ne fait pas l'objet d'une évaluation complète. Cependant, le calcul de la note finale Nf est revu afin de tenir compte de la suppression des critères liés aux fonctions non retenues par rapport à l'appareil d'origine.
 Chaque appareil dérivé porte de ce fait une appellation différente de celle de l'appareil d'origine.
2. Configurations d'un intra-auriculaire
Configuration complète
 Cet appareil est caractérisé par son circuit électronique et son écouteur. Le microphone, choisi dans la liste des modèles ou séries proposés par le fabricant, doit être celui qui présente la bande passante la plus étendue. La configuration ainsi définie de l'appareil est dite complète.
 Cependant, dès lors qu'un appareil possède un ou des circuits de contrôle automatique de gain, chaque version est considérée comme une configuration complète, même si la version linéaire a déjà été présentée en tant que configuration complète.
 Les documents d'accompagnement doivent inclure la liste des modèles ou séries de microphones possibles pour chaque configuration complète présentée.
 Toute configuration complète fait l'objet d'une évaluation séparée et porte sa propre appellation.
Remarque
 La notion d'appareil dérivé par suppression de fonction (type tonalité, écrêtage, potentiomètre interne de gain) reste valable.
 Il ne fait pas l'objet d'une évaluation complète. Cependant, le calcul de la note finale Nf est revu afin de tenir compte de la suppression des critères liés aux fonctions non retenues par rapport à l'appareil d'origine.
 Chaque appareil dérivé porte de ce fait une appellation différente de celle de l'appareil d'origine.
Configuration simplifiée
 Un appareil ne peut être à configuration simplifiée par rapport à la version complète que lorsque la réduction de la bande passante est opérée par un changement :
 - soit du microphone (choisi dans la liste des modèles ou séries proposés par le fabricant) ;
 - soit de la valeur d'un composant fixe du filtrage.
 De ce fait, configurations simplifiées et configuration complète associée portent des appellations identiques.
 Toute configuration simplifiée ne fait pas l'objet d'évaluation particulière.