Art. 33. - L'article 47 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié     comme suit:
      <<Art. 47. - L'appareillage comprend (voir schémas en annexes 14.1 à 14.5):      <<a) Un statif support;
      <<b) Un porte-éprouvette en forme de U renversé destiné à maintenir les     matériaux souples de toutes épaisseurs (voir schéma en annexe 14.1).
      <<Il est constitué de deux supports en forme de U renversé comportant chacun     deux barres verticales d'épaisseur 5 mm, de largeur 20 mm, de longueur 220     mm, reliées entre elles par une barre transversale à leurs extrémités     supérieures, de même épaisseur et de même largeur, avec un écartement de 400     mm.
      <<Sur un des supports sont fixés des picots de 2,5 mm de diamètre et de     longueur 20 mm avec un pas de vis chacun. Ils sont au nombre de quatre     espacés de 140 mm sur la barre transversale et deux espacés de 100 mm sur     chaque barre verticale.
      <<L'autre support possède des trous du même diamètre, du même nombre que les     picots avec le même espacement. Ce support vient se plaquer contre l'autre     pour serrer entre eux l'éprouvette à l'aide de vis à ailettes.
      <<Les deux supports sont fixés sur un statif de façon que la barre     transversale soit horizontale.
      <<c) Un système de pinces permettant de maintenir les matériaux rigides;
      <<d) Une source de chaleur: brûleur alimenté en propane tel que décrit dans     l'annexe 14.2. La pression doit être comprise entre 10 et 50 kPa;
      <<e) Un chariot disposé sur deux rails qui permettent de le déplacer     latéralement à l'aide d'une manivelle (voir schéma en annexe 14.3).
      <<Sur ce chariot est fixée une plate-forme horizontale supportant le brûleur     qui peut s'incliner à 45o à partir de sa position verticale en tournant     autour d'un axe horizontal en 0,1 à 0,2 seconde. Ce mouvement est piloté     automatiquement à l'aide d'un moteur électrique et d'une horloge qui contrôle     la durée de l'inclinaison avec une précision de 0,1 seconde. Lorsque la     plate-forme revient à sa position initiale, un chronomètre avec une précision     de 0,1 seconde se déclenche. Il s'arrête lorsque l'opérateur appuie sur un     bouton et indique le temps de persistance de la flamme.
      <<Deux tiges verticales fixées sur le chariot à gauche du brûleur peuvent     être disposées contre chaque face de l'éprouvette afin de la maintenir dans     le plan vertical du porte-éprouvette en permanence pendant l'application du     brûleur, en empêchant le matériau de se tordre. Ce dispositif est utilisé     pour les tissus thermofusibles qui ont tendance à sortir du plan du     porte-éprouvette en se recroquevillant et à être ainsi hors d'atteinte du     brûleur (voir schéma en annexe 14.3);
      <<f) Un gabarit pour mesurer la distance entre le brûleur et l'arête ou la     tranche inférieure de l'éprouvette (voir schéma en annexe 14.4);
      <<g) Un dispositif pour mesurer la hauteur de la flamme du brûleur (voir     schéma en annexe 14.4);
      <<h) Une enceinte d'essai munie d'un système d'extraction pour évacuer les     fumées après essai (par exemple: une sorbonne munie d'une guillotine), son     volume minimum est de 1 mètre cube.>>