Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé font connaître leur intention dans le titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 1er, section 2, de remplacer la sous-section 7 relative aux sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulette comme suit :
CODE
NOMENCLATURE
Sous-section 7
Sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes
Paragraphe 1
Siège coquille de série
1.1 Spécifications techniques
1.1.1 Définition du siège coquille de série
Structure enveloppante capitonnée (appelée système de soutien du corps) destinée à maintenir une personne en position assise, avec un piètement à usage intérieur, équipée d'un repose-jambe (coussin appui mollet).
Réglable en inclinaison (déclive exclusivement de 20° minimum) par un système mécanique assisté (vérin pneumatique, électrique…)
1.1.2 Système de soutien du corps composé au minimum d'un dossier, d'un siège, d'accoudoirs, et d'un ensemble repose-jambes
Les rembourrages des parties dossier, siège, et accoudoirs garantissent un appui continu (aucun espace entre les différentes parties).
Toutes les parties rembourrées sont déhoussables pour faciliter leur nettoyage ou leur remplacement.
Le système de soutien du corps est inclinable par un système mécanique assisté exclusivement en déclive (vérin pneumatique, vérin électrique…) verrouillable dans n'importe quelle position.
L'inclinaison du système de soutien du corps est de 20° minimum en déclive.
Le système de soutien du corps doit pouvoir être équipé d'une tablette en option. La tablette est au minimum amovible.
Le système de soutien du corps doit pouvoir être équipé d'un harnais (minimum 4 points) en option.
1.1.3 Dossier
Le dossier est équipé :
- d'appuis cervico-céphaliques latéraux de série amovibles et réglables en hauteur ;
- d'un appui thoraco-lombaire intégré au dossier pour garantir la stabilité latérale du tronc.
Le dossier a une hauteur minimale de 800 mm.
1.1.4 Siège
Le bon de commande propose au moins :
- 5 largeurs de siège (hors réglage en largeur des accoudoirs) ;
- 3 profondeurs de siège.
Le siège doit être réalisé dans un matériau utilisé pour la réalisation de coussins de siège d'aide à la prévention des escarres de catégorie égale ou supérieur à la catégorie II.
1.1.5 Accoudoir
La largeur de la face supérieure de l'accoudoir (appui-bras) est au minimum de 80 mm ;
La hauteur de l'accoudoir par rapport au plan du siège est au minimum de 180 mm.
1.1.6 Coussin repose-jambes
Le coussin repose-jambes est inclinable de série.
1.1.7 Repose-pieds
Le siège coquille est équipé de palette repose-pieds escamotable de série.
Le repose-pied est réglable en hauteur.
1.1.8 Classe d'usage
Classe d'usage mixte sur terrain aménagé (classe A).
Le fabricant revendique dans la documentation commerciale et dans le guide d'utilisation et d'entretien la classe d'usage de son siège coquille.
1.1.9 Mode de propulsion
Le siège coquille est équipé d'un dispositif de poussée pour l'accompagnant de série.
1.1.10 Roues
Le siège coquille possède au moins 4 roues de 50 mm minimum.
Toutes les roues sont pivotantes.
1.1.11 Système d'immobilisation
Le siège coquille est équipé d'un système d'immobilisation agissant sur au moins deux roues.
1.1.12 Options
Ces options doivent obligatoirement figurer sur le bon de commande
- tablette amovible ;
- harnais thoracique de maintien (minimum 4 points) ;
- repose-pieds ;
Les inserts d'aide à la prévention des escarres pour le dossier peuvent être proposés en option mais ne sont pas obligatoires sur le bon de commande.
1.1.13 Normes applicables
Les « sièges coquille de série » peuvent être considérés comme des fauteuils roulants manuels comme le précise la définition du « fauteuil roulant » au paragraphe 3.1 de la norme NF EN 12183 : Dispositif de mobilité personnel à roues intégrant un système de soutien du corps destiné à une personne à mobilité réduite, propulsé manuellement par l'utilisateur et/ou un assistant lorsque l'utilisateur est assis.
La présente norme européenne NF EN 12183 en vigueur spécifie des exigences et des méthodes d'essai relatives aux fauteuils roulants manuels conçus pour accueillir une personne dont le poids n'excède pas 250 kg.
Elle spécifie également des exigences et des méthodes d'essai pour les fauteuils roulants manuels munis d'un équipement électrique auxiliaire.
La présente norme européenne ne s'applique pas en totalité aux :
- fauteuils roulants prévus pour des usages spéciaux, tels que le sport, la douche, la toilette ;
- fauteuils roulants à propulsion manuelle munis d'une propulsion motorisée actionnée par une main courante ;
- fauteuils sur mesure ;
- fauteuils roulants verticalisateurs ;
- fauteuils roulants équipés de kits de motorisation utilisés pour la propulsion.
Les « sièges coquille de série » doivent respecter les exigences de la norme NF EN 12183 en vigueur pour tout ce qui est relatif :
- à la résistance à la fatigue pour le basculement et les fauteuils roulants destinés à être utilisés comme sièges dans les véhicules à moteur ;
- aux réglages du siège pour les systèmes à bascule et à inclinaison, les systèmes de manœuvre des freins, les fonctions de freinage et la force de poussée ;
- aux opérations devant être effectuées par l'utilisateur et/ou l'assistant ;
- aux commandes prévues pour être actionnées par l'utilisateur ;
- aux commandes prévues pour être actionnées par un assistant ;
- aux poignées de poussée et poignées de préhension ;
- aux forces de manœuvre ;
- aux équipements électriques auxiliaires ;
- au soutien pelvien antérieur ;
- aux propriétés des composants, notamment en ce qui concerne les ensembles de repose-pieds, de repose-jambes, accoudoirs et pneumatiques ;
- aux exigences spécifiques fournies par le fabricant.
Les « sièges coquille de série » doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 12182 en vigueur qui reprend, pour tout ce qui est relatif :
- aux performances prévues et documentation technique ;
- aux aides démontables ;
- aux fixations non réutilisables ;
- à la biocompatibilité et toxicité ;
- aux contaminants et résidus ;
- à l'infection et contamination microbiologique ;
- au trop plein, épanchement et pénétration des liquides ;
- à la sécurité des parties mobiles ;
- à la prévention des pièges pour certaines parties du corps humain ;
- au mécanisme de pliage et de réglage ;
- à la surface, coins et bords ;
- à l'évaluation clinique ;
- à l'ergonomie ;
- au contrôle des températures des surfaces de contact ;
- aux informations spécifiques fournies par le fabricant.
Les informations fournies par le fabricant doivent répondre aux exigences doivent aussi répondre aux exigences de la norme ISO 7176-15.
La résistance à l'ignition est contrôlée conformément aux normes NF EN 1021-2 ou ISO 8191-2 en vigueur.
Les « sièges coquille de série » doivent également répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 14971 relative à l'analyse des risques.
Performances du fauteuil roulant :
La stabilité statique est contrôlée conformément à la norme NF ISO 7176-1 : sous réserve de passer de 10° à 6° pour la classe A.
La résistance statique, résistance aux chocs et résistance à la fatigue sont contrôlées conformément à la norme ISO 7176-8 en vigueur, sous réserve :
Pour la classe A :
- d'essai double tambour avec un obstacle de 2 mm au lieu de 10 mm ;
- d'essai de chute « de trottoir » remplacé par un essai de chute de mannequin avec les mêmes paramètres d'essai ;
Pour la classe B :
- d'essai de chute « de trottoir » remplacé par un essai de chute de mannequin avec les mêmes paramètres d'essai.
1.2 Indication de prise en charge
Adulte de plus de 60 ans ayant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un système de soutien, évalué dans les groupes iso-ressources (GIR) 1-2 selon la grille AGGIR.
Le GIR 1 correspond aux :
- personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;
- ou aux personnes en fin de vie.
Le GIR 2 comprend deux groupes de personnes dépendantes :
- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;
- ou les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui sont capables de se déplacer et qui nécessitent une surveillance permanente.
1.3 Modalités de prescription et d'utilisation
1.3.1 Durée de prise en charge
La prise en charge est assurée à l'achat pour une durée de cinq ans.
Le degré de perte d'autonomie (classement GIR) du patient est évalué par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou à défaut lorsque cela ne peut être fait, par le médecin prescripteur à l'aide du guide AGGIR. Dans le cas où une cotation a été réalisée par le conseil départemental, seule cette cotation est opposable.
Le classement GIR doit figurer sur la prescription et la demande d'accord préalable.
Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue de ce délai de cinq ans sur prescription médicale (art. R. 165-24 du code de la sécurité sociale).
1.3.2 Conditions de prise en charge
Prescription médicale (sans restriction du prescripteur).
La prise en charge d'un coussin de positionnement hanches/genoux pour personnes polyhandicapées en position allongée (code 1220471, 12692224, 1254895) ne peut s'effectuer comme adjonction d'un siège coquille.
La prise en charge d'un siège coquille exclut celle de :
- coussin de série d'aide à la prévention des escarres ;
- VPH (conformément à l'avis de projet des VPH du 13 septembre 2011).
La prise en charge est assurée après entente préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et à chaque renouvellement. La réponse de l'organisme de sécurité sociale doit être adressée dans les délais prévus à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.
1.3.3 Garanties
Les « sièges coquille de série » sont garantis par le professionnel vendeur, pendant une durée de deux ans minimum à compter du jour de sa mise en service, contre tout vice de fabrication ou de matière première. La garantie est limitée à l'échange gratuit par le professionnel vendeur des pièces ou sous-ensembles reconnus défectueux (pièces, main d'œuvre et transport). Cette garantie couvre également la première révision du « siège coquille de série » qui interviendra 1 an après la date de sa mise en service. Toutes ces conditions de garantie sont clairement énoncées dans le guide d'utilisation et d'entretien qui est remis par le professionnel vendeur à l'utilisateur le jour de la mise en service du « siège coquille de série ».
Le professionnel vendeur est tenu d'assurer le remplacement de toute pièce constituant le « siège coquille », pendant une période de cinq ans à partir de la date de mise en service du « siège coquille ». Durant cette même période, le fabricant est tenu de mettre à disposition les pièces nécessaires.
1.3.4 Prestation associée
La prestation comprend a minima :
- la prise de mesures ;
- la réalisation du devis détaillé selon fiche de mesures et signé avec le bon de commande ;
- la livraison à domicile ;
- l'installation ;
- et les réglages.
Elle comprend également une maintenance curative pour la réparation éventuelle des sièges coquilles (roues, vérin, sellerie).
La prise en charge est assurée pour les sièges suivants :
1277270
Siège coquille de série, amovible, modèle simple.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2021
1283365
Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et maintien auto-accrochables.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2021
1.4 Accessoires des sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulette.
Leur prise en charge est subordonnée au caractère remboursable du siège coquille de série (1277270 et 1283365). Chaque accessoire doit obligatoirement être prescrit pour être pris en charge.
La prise en charge est assurée pour les sièges suivants :
1279027
Accessoires de siège pour châssis à roulettes, pied support télescopique avec 4 roues pivotantes (au moins 50 mm de diamètre) et système de frein.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2021
1203248
Accessoires de siège pour châssis à roulettes, tablette amovible.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2021
1201114
Accessoires de siège pour châssis. à roulettes, repose-pieds réglable avec coussins de protection.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2021
Paragraphe 2
Siège de série modulable et évolutif, adaptable aux mesures du patient
1269336
Siège de série modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions.
La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique.
Elle est assurée dans la limite maximale d'une attribution tous les trois ans.
La prise en charge de cette référence ne peut se cumuler avec le siège coquille de série modèle simple référencé au code 1277270 et le modèle avec cales et maintien auto-accrochables 1283365, ou la référence TR43Z01 (corset-siège en matériau thermoformable haute température).
Le tarif ne couvre pas celui des accessoires définis au paragraphe 1 de la présente sous-section.
Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale des dispositifs médicaux et des technologies de santé prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, concernant les modifications du présent avis de projet, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise au secrétariat général du comité économique des produits de santé.