Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS),
 Vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée relative aux dispositifs médicaux ;
 Vu la cinquième partie du code de la santé publique (CSP), notamment les articles L. 5311-1, L. 5211-1, L. 5211-3, L. 5312-1, L. 5312-3, R. 5211-17 et R. 5211-24 ;
 Vu l'arrêté du 15 mars 2010 paru au Journal officiel de la République française du 16 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du CSP ;
 Vu l'arrêté du 15 mars 2010 paru au Journal officiel de la République française du 16 mars 2010 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité définies aux articles R. 5211-39 à R. 5211-52, pris en application de l'article R. 5211-53 du CSP ;
 Vu les articles R. 5211-21 et R. 5211-22 du CSP et les points 1, 2, 3, 4 et 8 de l'article 1er de l'arrêté précité relatif aux exigences essentielles, en application desquels les dispositifs médicaux ne doivent pas notamment compromettre l'état clinique, la santé et la sécurité des patients ;
 Vu le rapport préliminaire de l'inspection réalisée les 17 et 18 février 2011, le rapport préliminaire de l'inspection réalisée le 11 avril 2011 et les bulletins d'analyses de l'AFSSAPS portant sur les lots de produits HYALSKIN  12 (lot 09428) et HYALSKIN  25 (lot 09366) prélevés lors de l'inspection réalisée le 11 avril 2011 ;
 Vu la fiche de matériovigilance transmise en date du 16 mai 2011 par la société CHOC MEDICAL à l'AFSSAPS concernant la teneur anormale d'endotoxines dans le lot 09366 de produit HYALSKIN  25 ;
 Vu les réponses fournies par la société CHOC MEDICAL en date des 2 mai et 16 mai 2011 au rapport préliminaire de l'inspection effectuée les 17 et 18 février 2011, lequel a été transmis à la société CHOC MEDICAL par l'AFSSAPS le 11 avril 2011 ;
 Considérant l'inspection réalisée les 17 et 18 février 2011 par les inspecteurs de l'AFSSAPS dans l'établissement de la société CHOC MEDICAL portant sur les produits de traitement et de comblement des rides, des dépressions cutanées et de restauration des volumes mis sur le marché par cette société, notamment sur les produits injectables et résorbables commercialisés sous les marques HYALSKIN , MESOFACE  et REPARESTIM  ;
 Considérant l'inspection réalisée le 11 avril 2011 par les inspecteurs de l'AFSSAPS dans l'établissement de la société CHOC MEDICAL au cours de laquelle ont été prélevés le lot 09428 de produit HYALSKIN  12 et le lot 09366 de produit HYALSKIN  25, afin que l'AFSSAPS réalise notamment des contrôles de stérilité, de la teneur en endotoxines et de la teneur en hyaluronate de sodium ;
 Considérant que les produits injectables et résorbables de traitement et de comblement des rides, des dépressions cutanées et de restauration des volumes répondent à la définition du dispositif médical énoncée à l'article L. 5211-1 du CSP et relèvent, compte tenu de leur destination et de leur caractère résorbable, de la classe III ; qu'en application des articles L. 5211-3 et R. 5211-17 du CSP la mise sur le marché des dispositifs médicaux implique qu'ils soient conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables ; qu'en application de l'article R. 5211-34 (4°) du CSP la mise sur le marché de ces produits implique notamment l'évaluation de leur dossier de conception par un organisme habilité ; que les produits ensuite mis sur le marché doivent être conformes aux produits qui ont fait l'objet de cette évaluation et qui ont obtenu le certificat de conformité aux exigences essentielles permettant l'apposition du marquage CE ;
 Considérant qu'il ressort des inspections précitées, des réponses fournies par la société CHOC MEDICAL et des analyses réalisées par l'AFSSAPS que :
 ― la documentation technique des produits HYALSKIN , MESOFACE  et REPARESTIM  est incomplète, en particulier au niveau des données précliniques et cliniques des produits, et présente des incohérences notamment en ce qui concerne les formules qualitatives et quantitatives de ces produits et les modes opératoires de fabrication ;
 ― les conditions de production des produits HYALSKIN , MESOFACE  et REPARESTIM  ne sont pas maîtrisées, du fait notamment :
  ― de la composition indiquée dans les historiques de production des produits HYALSKIN  et MESOFACE , qui n'est pas cohérente qualitativement et quantitativement avec celle figurant dans la documentation technique précitée et dans le contrat qui lie la société CHOC MEDICAL à son sous-traitant en charge de la fabrication desdits produits ;
  ― de l'absence de formalisation en production d'une valeur maximale de contamination microbienne dans les produits HYALSKIN , MESOFACE  et REPARESTIM  avant stérilisation ;
  ― de l'absence de données permettant d'attester que les lots de produits HYALSKIN  et MESOFACE  sont stérilisés conformément au procédé validé et de l'absence de validation du procédé de filtration stérilisante des produits REPARESTIM  ;
  ― de l'absence de contrôle périodique de routine des endotoxines bactériennes dans les lots de produits HYALSKIN , MESOFACE  et REPARESTIM  mis sur le marché, avec une (des) méthode(s) de contrôle qu'il convient de valider pour chacune des références précitées ;
 ― les résultats des analyses effectuées par l'AFSSAPS sur les produits HYALSKIN  12 (lot 09428) et HYALSKIN  25 (lot 09366), prélevés lors de l'inspection réalisée le 11 avril 2011 dans l'établissement de la société CHOC MEDICAL, ont révélé une contamination en endotoxines bactériennes dans le lot 09366 de produit HYALSKIN  25, ce lot ayant fait l'objet d'une déclaration de matériovigilance adressée à l'AFSSAPS en date du 16 mai 2011 par la société CHOC MEDICAL et ayant conduit cette société à retirer ce lot du marché ;
 Considérant qu'en conséquence de ces résultats, de l'absence de contrôle périodique de routine des endotoxines bactériennes et de l'absence de maîtrise des conditions de production le risque de teneur anormale en endotoxines bactériennes porte, en l'état des éléments disponibles, sur l'ensemble des produits injectables et résorbables de traitement et de comblement des rides, des dépressions cutanées et de restauration des volumes fabriqués par la société CHOC MEDICAL ;
 Considérant ainsi que ces produits ne sont pas conformes aux exigences essentielles prévues notamment par les points 1, 2, 3, 4 et 8 de l'article 1er de l'arrêté précité relatif aux exigences essentielles et ne présentent pas les garanties de qualité attendues ;
 Considérant que les produits mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous les marques HYALSKIN  25 et HYALSKIN  28 sont également mis sur le marché par la société SUN COMMUNICATION sous les marques BIOSTYLE  25 et BIOSTYLE  28 ;
 Considérant que les produits mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous les marques HYALSKIN  20, HYALSKIN  25 et HYALSKIN  28 sont également mis sur le marché par la société PHILODERM AESTHETICS sous les marques ROFILAN HYLAN GEL  et PHILODERM BEAUTY GEL  ;
 Considérant que les produits mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous la marque HYALSKIN  12 sont également mis sur le marché par la société PHILODERM AESTHETICS sous les marques ZETADERM  et ZETAVISC  ;
 Considérant que les produits mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous la marque HYALSKIN  28 sont également mis sur le marché par la société PHILODERM AESTHETICS sous la marque ESTHIRASE  28 ;
 Considérant que les produits mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous la marque MESOFACE  sont également mis sur le marché par la société PHILODERM AESTHETICS sous les marques PHILODERM , PROFESSIONAL  et MESOFACE  ;
 Considérant que les produits mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous la marque REPARESTIM  sont également mis sur le marché par la société AESTHETIC DERMAL sous les marques REPAIRS , REFILLS  et STIMULATES  ;
 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les produits injectables et résorbables de traitement et de comblement des rides, des dépressions cutanées et de restauration des volumes qui sont mis sur le marché par la société CHOC MEDICAL sous les marques HYALSKIN , MESOFACE  et REPARESTIM , par la société SUN COMMUNICATION sous la marque BIOSTYLE , par la société PHILODERM AESTHETICS sous les marques ROFILAN HYLAN GEL , PHILODERM BEAUTY GEL , ZETADERM , ZETAVISC , ESTHIRASE , PHILODERM , PROFESSIONAL  et MESOFACE  et par la société AESTHETIC DERMAL sous les marques REPAIRS , REFILLS  et STIMULATES  sont donc mis sur le marché en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qu'il convient à titre de précaution de procéder à leur retrait,
 Décide :
 Fait à Saint-Denis, le 4 juillet 2011.
Le directeur général adjoint,
F. Hébert