ANNEXE III
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DES MÉTHODES D'ANALYSE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DES EAUX BRUTES (EAUX DOUCES SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES) UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
A. - Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine
Les méthodes d'analyse des paramètres dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine respectent les caractéristiques de performances spécifiées dans le tableau ci-après.
Paramètres à analyser
Valeur de la limite ou de la référence de qualité
Limite de quantification (note 1)
Incertitude de la mesure en % exprimée à la valeur de la limite ou de la référence de qualité (note 2)
Conditions
Acrylamide
0,1 µg/L
0,1 µg/L
40
Aluminium total
200 µg/L
60 µg/L
25
Ammonium (NH4+)
0,1 mg/L
0,05 mg/L
40
Antimoine
5 µg/L
5 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
1,5 µg/L à partir du 1er janvier 2020
40
Arsenic
10 µg/L
10 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
3 µg/L à partir du 1er janvier 2020
30
Baryum
0,7 mg/L
0,1 mg/L
25
Benzène
1 µg/L
1 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
0,3 µg/L à partir du 1er janvier 2020
40
Benzo (a) pyrène
0,01 µg/L
0,01 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
0,003 µg/L à partir du 1er janvier 2020
50
Bore
1 mg/L
0,3 mg/L
25
Bromates
10 µg/L
10 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
3 µg/L à partir du 1er janvier 2020
40 jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
30 à partir du 1er janvier 2020
Carbone Organique Total (COT)
2 mg/L
0,5 mg/L
30
L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de 2 mg/L de COT
Cadmium
5 µg/L
1 µg/L
25
Chlore libre et total
-
0,05 mg/L
30
Chlorites
0,2 mg/L
0,1 mg/L
40 jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
30 à partir du 1er janvier 2020
Dégazage du bioxyde de chlore sur site impératif en sortie de station traitement.
Chlorure de vinyle
0,5 µg/L
0,5 µg/L
50 jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
40 à partir du 1er janvier 2020
Chlorures
250 mg/L
10 mg/L
15
Chrome
50 µg/L
6 µg/L
30
Conductivité
-
sans objet
20
Cuivre
1 mg/L
0,05 mg/L
25
Cyanures totaux (CN-)
50 µg/L
20 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
15 µg/L à partir du 1er janvier 2020
30
1,2-dichloroéthane
3 µg/L
3 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
1 µg/L à partir du 1er janvier 2020
40
Epichlorydrine
0,1 µg/L
0,1 µg/L
50 jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
40 à partir du 1er janvier 2020
Fer total
200 µg/L
60 µg/L
30
Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH < ou égal à 2
Fluorures
1,5 mg/L
0,2 mg/L
20
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo (b) fluoranthène, benzo (ghi) pérylène, benzo (k) fluoranthène et indéno (1,2,3-cd) pyrène)
0,1 µg/L
0,01 µg/L
par substance individuelle
50
L'incertitude est exprimée pour chacun des paramètres identifiés à 25 % de la limite de qualité soit 0,025 µg/L
Manganèse
50 µg/L
25 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
15 µg/L à partir du 1er janvier 2020
30
Mercure
1 µg/L
0,3 µg/L
30
Microcystines totales (YR, LR, RR a minima)
1 µg/L
0,5 µg/L
Par substance individuelle
50
Nickel
20 µg/L
10 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
6 µg/L à partir du 1er janvier 2020
25
Nitrates (NO3-)
50 mg/L
5 mg/L
15
Nitrites (NO2-)
0,5 mg/L ou 0,1 mg/L selon les dispositions de l'annexe I de l'arrêté modifié du 
      

    11 janvier 2007
0,05 mg/L
20
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide
1 mg/L
50
Pesticides (par substance individuelle y compris les métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents)
0,1 µg/L
0,05 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
0,03* µg/L à partir du 1er janvier 2020
30**
* Jusqu'à 0,05 µg/L si le laboratoire justifie qu'une limite de quantification de 0,03 µg/L ne peut être respectée
** Jusqu'à 50 % si le laboratoire justifie qu'une incertitude de 30 % ne peut pas être respectée
AMPA, glufosinate et glyphosate
0,1 µg/L
0,1* µg/L
30**
Aldrine, dieldrine, héptachlore, heptachlore époxyde
0,03 µg/L
0,02 µg/L
par substance individuelle
30**
pH
sans objet
0,2
Incertitude en unité pH
Plomb
10 µg/L
5 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
3 µg/L à partir du 1er janvier 2020
25
Sélénium
10 µg/L
5 µg/L jusqu'au 
      

    31 décembre 2019
3 µg/L à partir du 1er janvier 2020
40
Sodium
200 mg/L
1 mg/L
15
Sulfates
250 mg/L
10 mg/L
15
Température
Dispositif de mesure raccordé aux étalons de référence internationaux
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
10 µg/L (somme des concentrations des paramètres spécifiés)
2 µg/L
par substance individuelle
Tétrachloro éthylène : 30
Trichloro éthylène : 40
L'incertitude est exprimée pour chacun des paramètres identifiés à 50 % de la limite de qualité soit 5 µg/L
Total trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)
100 µg/L
5 µg/L
par substance individuelle
40
L'incertitude est exprimée pour chacun des paramètres identifiés à 25 % de la limite de qualité soit 25 µg/L
Turbidité
0,5 ou 1 ou 2 FNU ou NFU selon les dispositions de l'annexe I de l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 susvisé
0,5
30
L'incertitude de la mesure doit être estimée au niveau de 1,0 NFU (unités néphélométriques formazine)
B. - Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des paramètres recherchés spécifiquement dans les eaux brutes
Paramètres à analyser
Valeur de la limite de qualité
Limite de quantification (note 1)
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium)
0,5 mg/L
0,1 mg/L
Azote Kjeldahl
A1 : 1 mg/L
A2 : 2 mg/L
A3 : 3 mg/L
1 mg/L
Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20°C
A1 : 3 mg/L
A2 : 5 mg/L
A3 : 7 mg/L
3 mg/L
Demande chimique en Oxygène (DCO) (O2)
30 mg/L
30 mg/L
Fer dissous (Fe) (sur échantillon filtré à 0,45 µm)
2 mg/L
0,1 mg/L
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés
1 mg/L
0,1 mg/L
Matières totales en suspension
25 mg/L
2 mg/L
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide
5 mg/L
1,5 mg/L
Phosphore total (P2O5)
7 mg/L
0,2 mg/L
Silice dissoute*
5,5 mg/L
Phénols (indice phénol) (C6H5OH)
0,1 mg/L
0,03 mg/L
* La concentration en silice dissoute peut être obtenue à partir du dosage du silicium dissous par une méthode instrumentale. Dans ce cas, une étape de filtration doit précéder l'analyse.
Note 1 : La limite de quantification correspond à la concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. Le respect de la norme NF T90-210 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une limite de quantification telle que définie dans cette note 1.
Note 2 : L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Elle est calculée à partir des résultats du laboratoire avec un facteur d'élargissement k pris égal à 2 par analogie avec un niveau de confiance de 95 %. Le respect de la norme NF ISO 11352 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une incertitude telle que définie dans cette note 2.