Điều 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chuẩn kỹ thuật này phù hợp với thực tiễn. 5.1. Kiểm tra ngoại quan 5.1.1 Kiểm tra thông tin thiết bị chụp X-quang Kiểm tra thông tin nước/hãng sản xuất, model, năm sản xuất, ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng, số sêri của các bộ phận thiết bị, các thông số về công suất thiết bị và ghi lại trong biên bản kiểm định. Trường hợp thiết bị không có số sêri của các bộ phận, người kiểm định phải đánh số và coi đó là số được sử dụng cho thiết bị. 5.1.2. Kiểm tra chuyển mạch (hoặc nút bấm đối với các thiết bị chỉ thị số) đặt chế độ và các chỉ thị - Kiểm tra hoạt động của các chuyển mạch (hoặc nút bấm đối với các thiết bị chỉ thị số) đặt chế độ điện áp, dòng bóng phát và thời gian phát tia hoặc hằng số phát tia; các đèn chỉ thị, đồng hồ chỉ thị thông số làm việc của thiết bị. - Yêu cầu chấp nhận: Các chuyển mạch hoặc nút bấm phải hoạt động tốt; kim chỉ thị phải trùng với vạch chia giá trị đọc thông số (đối với các thiết bị chỉ thị số thì giá trị đọc phải ổn định); các chỉ thị khác phải bảo đảm theo thiết kế. - Các nhận xét và kết quả đánh giá phải ghi lại trong biên bản kiểm định. 5.1.3. Kiểm tra hoạt động cơ khí của các hệ thống - Kiểm tra cơ khí bàn chụp; kiểm tra việc dịch chuyển của khay đựng cát sét, cột giữ, cần quay, hệ cơ cấu gá và dịch chuyển đầu bóng phát; kiểm tra bộ khu trú chùm tia và phanh hãm. - Yêu cầu chấp nhận: Các hệ thống này phải còn đầy đủ như thiết kế và dịch chuyển được nhẹ nhàng, chắc chắn và an toàn. - Các nhận xét và kết quả đánh giá phải ghi lại trong biên bản kiểm định. 5.1.4. Kiểm tra độ chính xác chỉ thị Khoảng cách - Dùng thước đô độ dài đo kiểm tra Khoảng cách thực tế từ tiêu Điểm bóng phát đến tấm ghi nhận ảnh (SID). - Yêu cầu chấp nhận: Độ lệch giữa giá trị chỉ thị trên thiết bị với giá trị đo thực tế không được vượt quá 2% SID.
5.2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. PHỤ LỤC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG 5.2. Kiểm tra điện áp đỉnh 5.2.1. Kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh 5.2.1.1. Các bước kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh - Đặt thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo điện áp đỉnh tại tâm bàn chụp, cách tiêu Điểm bóng phát 75 cm hoặc theo Khoảng cách khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị đo. - Căn tia trung tâm của chùm tia X vào tâm phần nhạy của thiết bị đo. - Khu trú chùm tia để trường xạ trùm lên toàn bộ bề mặt phần nhạy bức xạ của thiết bị đo. - Chọn đặt thông số dòng bóng phát (mA) và thời gian phát tia (ms) hoặc hằng số phát tia (mAs) thích hợp. - Thay đổi thông số kVp đặt trên tủ Điều khiển từ 50 kVp và tăng dần mỗi lần 20 kVp cho đến giá trị kVp cao nhất thường sử dụng, giữ nguyên giá trị đặt của dòng bóng phát và thời gian phát tia hoặc của hằng số phát tia. - Thực hiện phát tia ứng với mỗi giá trị kVp đặt. Thiết bị đo phải được xoá (thiết lập lại về mức không) sau mỗi lần đo. - Ghi lại thông số đặt và số đọc điện áp đỉnh trên thiết bị đo của mỗi lần chụp trong biên bản kiểm định. 5.2.1.2. Đánh giá độ chính xác của điện áp đỉnh - Độ chính xác của điện áp đỉnh trong dải nhỏ hơn hoặc bằng 100 kVp được đánh giá qua độ lệch % (UkVp%) giữa giá trị điện áp đỉnh đo được so với giá trị điện áp đặt trên tủ Điều khiển theo công thức: Độ chính xác của điện áp đỉnh trong dải lớn hơn 100 kVp được đánh giá qua độ lệch tuyệt đối (UkVptđ) giữa giá trị điện áp đỉnh đo được so với giá trị điện áp đặt trên tủ Điều khiển theo công thức: UkVptđ = kVpđo – kVpđặt Trong đó: UkVp%: là độ lệch phần trăm giữa giá trị điện áp đỉnh đo được so với giá trị điện áp đặt trên tủ Điều khiển, (%); UkVptđ: là độ lệch tuyệt đối giữa giá trị điện áp đỉnh đo được so với giá trị điện áp đặt trên tủ Điều khiển, (kVp); kVpđặt: là giá trị điện áp đặt trên tủ Điều khiển, (kVp); kVpđo: là giá trị điện áp đỉnh đo được bằng thiết bị đo, (kVp). - Yêu cầu chấp nhận: UkVp% phải nằm trong Khoảng ± 10 %. UkVptđ phải nằm trong Khoảng ±10 kVp 5.2.2. Kiểm tra độ lặp lại của điện áp đỉnh 5.2.2.1. Các bước kiểm tra độ lặp lại của điện áp đỉnh - Đặt thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo điện áp đỉnh tại tâm bàn chụp, cách tiêu Điểm bóng phát 75 cm hoặc theo Khoảng cách khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị đo. - Căn tia trung tâm của chùm tia X vào tâm phần nhạy của thiết bị đo. - Khu trú chùm tia để trường xạ trùm lên toàn bộ bề mặt phần nhạy bức xạ của thiết bị đo. - Chọn đặt thông số dòng bóng phát (mA) và thời gian phát tia (ms) hoặc hằng số phát tia (mAs) thích hợp. - Chọn đặt thông số điện áp đặt trên tủ Điều khiển tương ứng với giá trị điện áp thường sử dụng. - Thực hiện 3 lần phát tia ứng với cùng một giá trị điện áp đặt và giữ nguyên giá trị đặt của dòng bóng phát, thời gian phát tia hoặc hằng số phát tia. Thiết bị đo phải được xoá (thiết lập lại về mức không) sau mỗi lần đo. - Ghi lại thông số đặt và số đọc điện áp đỉnh trên thiết bị đo của mỗi lần chụp trong biên bản kiểm định. - Việc kiểm tra phải được thực hiện với các giá trị điện áp đặt thường sử dụng trong thực tế của thiết bị chụp X-quang. 5.2.2.2. Đánh giá độ lặp lại của điện áp đỉnh - Độ lặp lại của điện áp đỉnh được đánh giá qua độ lệch cực đại giữa giá trị điện áp đỉnh đo được so với giá trị điện áp đỉnh trung bình của các lần đo với cùng các thông số đặt (RkVp) theo công thức: Trong đó: RkVp: là độ lệch cực đại giữa giá trị điện áp đỉnh đo được so với giá trị điện áp đỉnh trung bình của các lần đo với cùng các thông số đặt, (%); kVpi : là giá trị điện áp đỉnh đo được của lần đo i ở cùng một giá trị điện áp đặt (kVp); kVptb : là giá trị điện áp đỉnh trung bình của các lần đo ở cùng một giá trị điện áp đặt, (kVp); (kVpi - kVptb)max : là độ lệch có giá trị tuyệt đối lớn nhất giữa giá trị đo kVp và giá trị kVp trung bình của các lần đo với cùng các thông số đặt, (kVp). - Yêu cầu chấp nhận: RkVp phải nằm trong Khoảng ± 5 %.
1. Quy định chung Tổ chức kiểm định có thể sử dụng phương pháp kiểm tra, thiết bị đo, dụng cụ kiểm tra khác so với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với Điều kiện phải được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phê duyệt trước khi sử dụng. 1. …………………………………………Số chứng chỉ hành nghề: ………………. 1. Thiết bị chụp X-quang Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Năm sản xuất: ………………………………..………………………………….. Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….…………………….. Dạng sóng điện áp: ………………………….………….……………………… Điện áp đỉnh lớn nhất: ….. kVp Dòng bóng phát cực đại:….. (mAs) 1. Kiểm tra ngoại quan TT Hạng Mục kiểm tra Nhận xét 1 Chuyển mạch, nút bấm, công tắc 2 Cơ khí bàn chụp, khay đựng cát sét, cột giữ bóng, cần quay bóng, bộ khu trú chùm tia 3 Chỉ thị Khoảng cách tiêu Điểm bóng phát đến tấm ghi nhận ảnh 1. Thiết bị chụp X-quang Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Năm sản xuất: ………………………………..………………………………….. Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….…………………….. Dạng sóng điện áp: ………………………….………….………………………. Điện áp đỉnh lớn nhất: ….. kVp Dòng bóng phát cực đại:….. (mAs) 1. Kiểm tra ngoại quan TT Hạng Mục kiểm tra Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) 1 Chuyển mạch, nút bấm, công tắc 2 Cơ khí bàn chụp, khay đựng cát sét, cột giữ bóng, cần quay bóng, bộ khu trú chùm tia 3 Chỉ thị Khoảng cách tiêu Điểm bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………... 1. Thiết bị chụp X-quang được kiểm định có kết quả: Đạt □ Không đạt □ ; 1. Giấy chứng nhận được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297) mm
2. Các phép kiểm tra Các phép kiểm tra nêu trong Bảng 1 phải được thực hiện đầy đủ khi kiểm định thiết bị chụp X-quang. 2. …………………………………………Số chứng chỉ hành nghề: ………………. Thuộc tổ chức kiểm định: ……………………………………………….…………… Số đăng ký hoạt động dịch vụ của tổ chức kiểm định: …………………………… Đã tiến hành kiểm định thiết bị chụp X-quang tổng hợp tại: - Cơ sở: ……………………………………………………………………………….. - Địa chỉ (trụ sở chính): ……………………………………………………………… Quy trình kiểm định áp dụng: ……………………………………………………….. Đại diện cơ sở chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản: 1……………………………………… Chức vụ: ……………………………………. 2……………………………………… Chức vụ: ……………………………………. I - THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 2. Đầu bóng phát tia X Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….……………………. Năm sản xuất: ………………………………..………………………………….. 2. Điện áp đỉnh 2. Đầu bóng phát tia X Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….……………………. Năm sản xuất: ………………………………..………………………………….. 2. Điện áp đỉnh 2. Các thông số không đạt yêu cầu chấp nhận: ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. 2. Phần chữ tiếng Anh phải có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
3. Thiết bị đo, dụng cụ kiểm tra Phải có đủ và sử dụng các thiết bị đo, dụng cụ kiểm tra quy định trong Bảng 2. 3. Bàn Điều khiển Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….……………………. 3. Độ chính xác thời gian phát tia Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: ………………kVp - Dòng bóng phát tia: ………….mA - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Giá trị Tđặt (ms) Giá trị Tđo (ms) 1 2 … 3. Bàn Điều khiển Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….……………………. 3. Thời gian phát tia Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: ………………kVp - Dòng bóng phát tia: ………….mA - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Giá trị thời gian đặt kiểm tra Ut (%) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) 1 2 … - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………... 3. Các kiến nghị (khi kết quả kiểm định không đạt yêu cầu): …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC (Ký tên, đóng dấu) Người kiểm định (Ký, ghi rõ họ, tên) Mẫu 3. GCNKĐ TÊN TỔ CHỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa chỉ (Add.).............. Điện thoại (Tel.) …………… GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CERTIFICATE OF VERIFICATION Số (No): Tên đối tượng: Object: Kiểu: Số: Type: Serial No: Nơi sản xuất: Năm: Manufacturer: Year: Đặc trưng kỹ thuật: Specifications: Nơi sử dụng: Place: Người/Đơn vị sử dụng: User: Phương pháp thực hiện: Method of verification: Kết luận: Đạt yêu cầu chấp nhận Conclusion: Thời hạn đến: (*) Valid until: Người kiểm định Verified by …, ngày …. tháng … năm … Date of issue THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC Director (*) Với Điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản. (With respecifulness of rules of use and maintenance) Hướng dẫn cho Mẫu 3. GCNKĐ: 3. Nội dung ghi phải rõ ràng, sạch, không viết tắt, không tẩy xóa. Tên và kí hiệu đơn vị đo, giá trị đại lượng phải trình bày đúng quy định về đơn vị đo pháp định.
4. Điều kiện thực hiện kiểm định Người thực hiện Điểm định phải tự bảo vệ mình tránh bị chiếu xạ không cần thiết. Người thực hiện kiểm định phải đeo liều kế cá nhân để ghi lại mức liều chiếu xạ cá nhân của họ trong quá trình thực hiện việc kiểm định. Phải bảo đảm việc vận hành thiết bị chụp X-quang theo đúng quy trình trong tài liệu hướng dẫn vận hành của thiết bị. Bảng 1. Các phép kiểm tra trong kiểm định thiết bị chụp X-quang TT Tên phép kiểm tra 1 Kiểm tra ngoại quan 2 Kiểm tra điện áp đỉnh kVp (độ chính xác, độ lặp lại) 3 Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia X 4 Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra, độ tuyến tính liều lối ra 5 Kiểm tra kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang 6 Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X 7 Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ 8 Kiểm tra lọc chùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL) Bảng 2. Thiết bị đo, dụng cụ kiểm tra phục vụ kiểm định 1 Thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo điện áp đỉnh, thời gian phát tia và thiết bị đo liều, với các thông số kỹ thuật: - Phạm vi đo điện áp: (35÷150) kV, độ phân giải: 0,1 kV, độ chính xác: ± 2%; - Phạm vi đo thời gian: (0÷20) s, độ chính xác ± 5%; - Phạm vi đo liều: (0,001÷2) R. Độ chính xác: ± 7 % 2 Các tấm lọc nhôm tinh khiết 99,99% với kích thước (10x10) cm; chiều dày 0,5 mm và 1 mm (Trong trường hợp không có thiết bị đo trực tiếp HVL) 3 Dụng cụ kiểm tra kích thước tiêu Điểm 4 Dụng cụ kiểm tra độ chuẩn trực 5 Dụng cụ kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ 6 Thước đo độ dài chính xác đến mm, thước kiểm tra độ thăng bằng 4. Tủ cao áp Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….……………………. Ngày kiểm định lần trước: ……………….,…………………………………………. do ………………………………………………… thực hiện. II. THIẾT BỊ ĐO, DỤNG CỤ KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH Mô tả chi tiết các thiết bị đo, dụng cụ kiểm tra sử dụng để kiểm định: Mã hiệu, số series, ngày kiểm định (nếu có). III - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH Lần đầu □ Định kỳ □ Sau khi sửa chữa □ IV – KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 4. Liều lối ra 4. Tủ cao áp Loại, mã hiệu: ……………………………………………………………………. Số xêri: …………………………………………………………………………… Hãng/nước sản xuất: ………………………….………….……………………. II - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH Lần đầu □ Định kỳ □ Sau khi sửa chữa □ III – KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 4. Liều lối ra 4. Số: Ghi theo số sản xuất của thiết bị chụp X-quang. Trường hợp thiết bị không có số sản xuất, người kiểm định phải đánh số lên thiết bị và coi đó là số của thiết bị.
5. Tiến hành kiểm định Trước khi bắt đầu kiểm định, phải tham khảo kết quả kiểm định lần trước để bảo đảm việc kiểm định được thực hiện phù hợp với lần kiểm định trước và có thể so sánh được kết quả trong hai lần kiểm định. 5. Kích thước tiêu Điểm hiệu dụng Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Hằng số phát tia: ……….mAs - SID: ………………………cm Kết quả ảnh chụp (Lưu kèm theo biên bản) Đánh giá kích thước tiêu Điểm hiệu dụng: …..mm 5. Kích thước tiêu Điểm Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: ……………. kVp - Hằng số phát tia: …………. mAs - SID: ……………………. cm Kích thước tiêu Điểm hiệu dụng (mm) Kích thước tiêu Điểm danh định (mm) Mức thay đổi (%) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………... 5. Nơi sản xuất: Ghi rõ tên nhà máy hoặc hãng sản xuất và nước sản xuất của thiết bị chụp X-quang.
5.3. Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia 5.3.1 Các bước kiểm tra độ chính xác của thời gian phát tia - Đặt thiết bị đo thời gian phát tia tại tâm bàn chụp, cách tiêu Điểm bóng phát 75 cm hoặc theo Khoảng cách khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị đo. - Căn tia trung tâm của chùm tia X vào tâm phần nhạy của thiết bị đo. - Khu trú chùm tia để trường xạ trùm lên toàn bộ bề mặt phần nhạy bức xạ của thiết bị đo. - Thực hiện phát tia ứng với chế độ đặt điện áp phù hợp (thường chọn 80 kVp hoặc giá trị gần nhất với giá trị này) và các giá trị đặt thời gian phát tia thay đổi. Thiết bị đo phải được xoá (thiết lập lại về mức không) sau mỗi lần đo. - Ghi lại thông số đặt và số đọc thời gian phát tia trên thiết bị đo của mỗi lần chụp trong biên bản kiểm định. - Việc kiểm tra phải được thực hiện với các giá trị thời gian phát tia thường sử dụng trong thực tế của thiết bị chụp X-quang. 5.3.2 Đánh giá độ chính xác của thời gian phát tia - Độ chính xác thời gian phát tia được đánh giá qua độ lệch giữa giá trị thời gian phát tia đo được so với giá trị thời gian phát tia đặt trên tủ Điều khiển (Ut) theo công thức: Trong đó: Ut: là độ lệch giữa giá trị thời gian phát tia đo được so với giá trị thời gian phát tia đặt trên tủ Điều khiển, (%); Tđặt: là thời gian phát tia đặt trên tủ Điều khiển, (ms); Tđo: là thời gian phát tia đo được, (ms). - Yêu cầu chấp nhận: Ut phải nằm trong Khoảng ± 20 % đối với thời gian phát tia đặt ≥ 100 ms và ± 30% đối với thời gian phát tia đặt nhỏ hơn 100 ms.
5.4. Kiểm tra liều lối ra 5.4.1. Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra 5.4.1.1. Các bước kiểm tra độ lặp lại liều lối ra - Đặt thiết bị đo đa chức năng hoặc máy đo liều tại tâm bàn chụp, cách tiêu Điểm bóng phát 100 cm hoặc tại Khoảng cách gần với giá trị này. - Căn tia trung tâm của chùm tia X vào tâm phần nhạy của thiết bị đo. - Khu trú chùm tia để trường xạ trùm lên toàn bộ bề mặt phần nhạy bức xạ của thiết bị đo. - Thực hiện từ 5 lần phát tia với cùng một thông số đặt điện áp và thời gian phát tia, dòng bóng phát hoặc hằng số phát tia thường được sử dụng trong thực tế đối với thiết bị chụp X-quang. Thiết bị đo phải được xoá (thiết lập lại về mức không) sau mỗi lần đo. - Ghi lại thông số đặt và số đọc liều của mỗi lần chụp trong biên bản kiểm định. - Việc kiểm tra phải được thực hiện với các giá trị thông số đặt thường sử dụng trong thực tế của thiết bị chụp X-quang. 5.4.1.2. Đánh giá độ lặp lại liều lối ra - Độ lặp lại liều lối ra được đánh giá qua độ lệch giữa giá trị liều đo được lớn nhất và nhỏ nhất so với giá trị trung bình (RL) theo công thức: Trong đó: RL: là độ lệch giữa giá trị liều lối ra đo được lớn nhất và nhỏ nhất so với giá trị liều lối ra trung bình của các lần đo, (%); mRmax: là giá trị liều lối ra đo được lớn nhất; mRmin: là giá trị liều lối ra đo được nhỏ nhất; mRtb: là giá trị liều lối ra trung bình của các lần đo. - Yêu cầu chấp nhận: RL không được vượt quá 20 %. 5.4.2. Kiểm tra độ tuyến tính liều lối ra 5.4.2.1. Các bước kiểm tra độ tuyến tính liều lối ra - Đặt thiết bị đo đa chức năng hoặc máy đo liều tại tâm bàn chụp, cách tiêu Điểm bóng phát 100 cm hoặc Khoảng cách gần với giá trị này. - Căn tia trung tâm của chùm tia X vào tâm phần nhạy của thiết bị đo. - Khu trú chùm tia để trường xạ trùm lên toàn bộ bề mặt phần nhạy bức xạ của thiết bị đo. - Thực hiện 3 lần phát tia với cùng một thông số điện áp đặt 80 kVp hoặc giá trị gần nhất với giá trị này và mỗi lần với một giá trị đặt của hằng số phát tia mAs khác nhau thường được sử dụng nhất trong thực tế đối với thiết bị chụp X-quang. Thiết bị đo phải được xoá (thiết lập lại về mức không) sau mỗi lần đo. - Ghi lại thông số đặt và số đọc liều của mỗi lần chụp trong biên bản kiểm định. 5.4.2.2. Đánh giá độ tuyến tính liều lối ra - Độ tuyến tính liều lối ra được xác định theo công thức sau: Trong đó: mR: là giá trị liều đo được ứng với một giá trị đặt mAs; mR/mAs: là giá trị liều đo được chia cho giá trị mAs đặt ứng với phép đo; mR/mAsmax: là giá trị lớn nhất của mR/mAs trong các lần đo; mR/mAsmin: là giá trị nhỏ nhất của mR/mAs trong các lần đo; mR/mAstb: là giá trị trung bình của mR/mAs của các lần đo. - Yêu cầu chấp nhận: Độ tuyến tính không được vượt quá 20 %.
5.5. Kiểm tra kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang 5.5.1. Các bước kiểm tra kích thước tiêu Điểm - Đặt tấm ghi nhận ảnh (phim chụp X-quang có độ nhạy cao trong cát sét bìa cacton không sử dụng bìa tăng quang hoặc tấm ghi nhận ảnh kỹ thuật số) trên mặt bàn chụp. - Đặt dụng cụ kiểm tra kích thước tiêu Điểm trực tiếp trên mặt tấm ghi nhận ảnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất dụng cụ kiểm tra. - Chọn Khoảng cách từ tiêu Điểm đến tấm ghi nhận ảnh (SID) bằng 61 cm hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất (để có độ phóng đại 4/3) cho trường hợp đo tiêu Điểm có kích thước lớn hơn 0,8 mm. Trường hợp đo tiêu Điểm có kích thước nhỏ hơn 0,8 mm cần sử dụng độ phóng đại lớn hơn, đặt vật bù Khoảng cách bằng cacton hoặc plastic cao 25 cm trên tấm ghi nhận ảnh sau đó đặt dụng cụ kiểm tra trên mặt vật bù Khoảng cách này để có độ phóng đại là 1,37. - Thực hiện phát tia với thông số đặt 80 kVp và 10 mAs hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất dụng cụ kiểm tra. - Ghi lại thông số đặt trong biên bản kiểm định và lưu ảnh chụp trong hồ sơ kiểm định. 5.5.2 Đánh giá kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang - Sử dụng ảnh chụp và theo hướng dẫn của nhà sản xuất dụng cụ kiểm tra kích thước tiêu Điểm để xác định kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang trên cơ sở phân tích ảnh chụp thu được. - Yêu cầu chấp nhận: Mức thay đổi của tiêu Điểm hiệu dụng so với giá trị kích thước tiêu Điểm danh định ghi trên bóng X-quang không được lớn hơn giá trị cho phép tương ứng cho trong Bảng 3. Bảng 3. Tiêu chuẩn chấp nhận đối với tiêu Điểm hiệu dụng Kích thước tiêu Điểm danh định ghi trên bóng X-quang Mức thay đổi cho phép của tiêu Điểm hiệu dụng ≤ 0,8 mm 50% lớn hơn 0,8 đến 1,5 40% ≥ 1,6 mm 30%
5.6 Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X 5.6.1. Các bước kiểm tra độ chuẩn trực chùm tia - Định vị bàn bệnh nhân theo vị trí nằm ngang, dùng thước kiểm tra thăng bằng để kiểm tra độ thăng bằng của bàn bệnh nhân. - Đặt tấm ghi nhận ảnh tại tâm của bàn chụp; Điều chỉnh bóng phát theo hướng vuông góc với mặt bàn và cách tấm ghi nhận ảnh 100 cm; trường hợp không thể thiết lập được Khoảng cách này, Điều chỉnh ở một Khoảng cách thích hợp. - Đặt dụng cụ kiểm tra độ chuẩn trực trên mặt dụng cụ kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ sao cho viên bi bên dưới của dụng cụ kiểm tra độ chuẩn trực trùng với tâm của dụng cụ kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ. - Điều chỉnh tâm trường sáng của bộ khu trú trùm tia trùng với tâm của dụng cụ kiểm tra. - Phát tia với thông số kVp và mAs thích hợp với tốc độ của tấm ghi nhận ảnh. - Ghi lại các thông số đặt trong biên bản kiểm định và lưu ảnh chụp trong hồ sơ kiểm định. 5.6.2. Đánh giá độ chuẩn trực chùm tia - Phân tích ảnh chụp, trong trường hợp Khoảng cách giữa bóng phát và tấm ghi nhận ảnh bằng 100 cm, cách xác định như sau: Nếu ảnh của hai viên bi trùng nhau thì độ lệch chuẩn trực của chùm tia X nằm trong Khoảng nhỏ hơn 0,50; Nếu ảnh của viên bi trên không trùng với ảnh viên bi dưới và nằm trong Khoảng vòng tròn trong thì độ lệch chuẩn trực sẽ nằm trong Khoảng 0,50 đến 1,50; Nếu ảnh viên bi trên nằm trong Khoảng giữa vòng tròn trong và vòng tròn ngoài thì độ lệch chuẩn trực của chùm tia X nằm trong Khoảng từ trên 1,50 đến 30; Nếu ảnh viên bi trên nằm ra khỏi vòng tròn ngoài thì độ lệch chuẩn trực lớn hơn 30. - Trường hợp Khoảng cách giữa bóng phát và tấm ghi nhận ảnh khác 100 cm phải thực hiện hiệu chỉnh trong tính toán đánh giá độ lệch chuẩn trực; - Yêu cầu chấp nhận: Độ lệch chuẩn trực không được lớn hơn 1,50.
5.7. Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ 5.7.1. Các bước kiểm tra độ trùng khít trường sáng và trường xạ - Định vị bàn bệnh nhân theo phương nằm ngang, dùng thước kiểm tra thăng bằng để kiểm tra độ thăng bằng của bàn bệnh nhân; - Đặt tấm ghi nhận ảnh tại tâm của bàn; Điều chỉnh bóng theo hướng vuông góc với mặt bàn và cách tấm ghi nhận ảnh 100 cm hoặc theo Khoảng cách khuyến cáo của nhà sản xuất dụng cụ kiểm tra. - Đặt dụng cụ kiểm tra độ trùng khít trường sáng - trường xạ trên mặt tấm ghi nhận ảnh. - Quay dụng cụ kiểm tra sao cho chấm nhỏ tại góc thấp bên trái tương ứng với vị trí vai phải bệnh nhân nằm ngửa để cho phép xác định được hướng của sự lệch sau đó. - Điều chỉnh bộ khu trú chùm tia để trường sáng phủ vào vị trí đánh dấu của dụng cụ kiểm tra và tâm trường sáng trùng với tâm của dụng cụ kiểm tra. - Phát tia với thông số kVp và mAs theo khuyến cáo của nhà sản xuất dụng cụ kiểm tra. - Ghi lại các thông số đặt và lưu ảnh chụp trong hồ sơ kiểm định. 5.7.2. Đánh giá sự trùng khít trường sáng và trường xạ - Đánh giá sự trùng khít của trường sáng và trường xạ dựa vào ảnh chụp của các đường khắc của dụng cụ kiểm tra. Đối với trường hợp Khoảng cách từ bóng phát đến tấm ghi nhận ảnh là 100 cm, cách xác định như sau: Nếu cạnh ảnh trường xạ chạm vào đường khắc thứ nhất, độ lệch theo hướng đó so với trường sáng bằng 1% Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh. Nếu cạnh ảnh trường xạ chạm vào đường khắc thứ hai, độ lệch theo hướng đó so với trường sáng bằng 2% Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh. Nếu cạnh ảnh trường xạ chạm vào đường khắc thứ ba, độ lệch theo hướng đó so với trường sáng bằng 2% Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh. - Đối với trường hợp phải sử dụng Khoảng cách bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh khác 100 cm, dùng thước đo độ dài đo độ lệch giữa trường sáng và trường xạ và so sánh với Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh. - Yêu cầu chấp nhận: Độ lệch giữa mỗi cạnh trường xạ so với trường sáng ở bất kỳ hướng nào theo mỗi trục x và y không được vượt quá 2% Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh. Tổng độ lệch của hai cạnh trường xạ so với trường sáng theo mỗi trục x và y không vượt quá 3% Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh. Tổng độ lệch của tất cả các cạnh trường xạ so với trường sáng không vượt quá 4% Khoảng cách từ bóng phát tia đến tấm ghi nhận ảnh.
5.8. Đánh giá HVL 5.8.1. Các bước đo HVL sử dụng thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo liều và các tấm lọc nhôm chuẩn - Đặt thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo liều trên bàn chụp. - Điều chỉnh Khoảng cách từ thiết bị tới bóng phát tia ở 75 cm và chỉnh trường xạ bao trùm vùng nhạy của thiết bị đo. - Phát tia với các thông số điện áp đặt 80 kVp và hằng số phát tia 50 mAs; ghi lại giá trị liều bức xạ ghi nhận được trên máy đo liều. - Đặt lại chế độ máy đo liều về 0 và thêm một tấm nhôm dày 0,5 mm vào giữa Khoảng giữa bộ khu trú chùm tia và máy đo liều; thực hiện phát tia và ghi lại giá trị đọc được. - Đặt lại chế độ máy đo liều về 0, lặp lại các bước đo này với việc thêm các tấm nhôm 0,5 mm hoặc 1 mm tăng dần cho tới khi giá trị liều bức xạ còn bằng Khoảng 1/3 giá trị liều đo được khi không có tấm lọc nhôm. - Thực hiện lặp lại các bước đo trên đối với các giá trị điện áp kVp thường sử dụng khác. - Ghi lại các thông số đặt và kết quả đo liều trong mỗi lần chụp trong biên bản kiểm định. 5.8.2. Xác định HVL và đánh giá sự tuân thủ - Sử dụng giấy vẽ đồ thị thang bán loga (semilog graph) để vẽ đồ thị cường độ bức xạ (các số đọc liều trên thiết bị đo) trên trục y theo bề dày hấp thụ trên trục x. HVL được xác định bằng cách lấy Điểm trên trục y có giá trị bằng một nửa giá trị đọc được lớn nhất trên máy đo liều và từ Điểm đó dóng để tìm Điểm trên đồ thị có tọa độ tương ứng với Điểm giá trị đó rồi tìm Điểm trên trục x có tọa độ tương ứng với Điểm trên đồ thị vừa xác định. Giá trị trên trục x chính là giá trị HVL. - Một số thiết bị đo đa chức năng sẽ cho kết quả đo HVL trực tiếp trên màn hiển thị nên không cần thực hiện bước xác định HVL như nêu trên. - So sánh giá trị này với giá trị HVL tối thiểu ứng với các giá trị điện áp kVp cho trong Bảng 4 để kết luận về sự tuân thủ. - Yêu cầu chấp nhận: HVL đo được phải lớn hơn hoặc bằng giá trị HVL tối thiểu trong Bảng 4. Bảng 4. Giá trị HVL tối thiểu tại các giá trị điện áp đỉnh khác nhau Điện áp đỉnh kVp HVL tối thiểu (mmAl) Nhỏ hơn 50 Sử dụng ngoại suy tuyến tính 50 1,5 60 1,8 70 2,1 80 2,3 90 2,5 100 2,7 110 3,0 120 3,2 130 3,5 140 3,8 150 4,1 Lớn hơn 150 Sử dụng ngoại suy tuyến tính
6. Biên bản kiểm định 6. Độ chuẩn trực chùm tia Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Hằng số phát tia: …………mAs - SID: …………………….cm Kết quả ảnh chụp (Lưu kèm theo biên bản) Vị trí ảnh viên bi: … 6. Độ chuẩn trực chùm tia Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Hằng số phát tia: …………mAs - SID: …………………….cm Độ lệch chuẩn trực (0) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………... 6. Phần đặc trưng kỹ thuật: Ghi tóm tắt các đặc trưng kỹ thuật chính của thiết bị chụp X-quang bao gồm điện áp cực đại (kVp max), dòng hoặc hằng số phát tia cực đại (mA max hoặc mAs max).
6.1. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản kiểm định với đầy đủ các nội dung theo Mẫu 1. BBKĐ ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật này.
6.2. Biên bản kiểm định phải được thông qua và được ký, đóng dấu (nếu có) bởi các thành viên sau: - Đại diện cơ sở sử dụng thiết bị chụp X-quang hoặc người được cơ sở ủy quyền; - Người được cơ sở sử dụng thiết bị chụp X-quang giao tham gia và chứng kiến kiểm định; - Người thực hiện kiểm định. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm giữ một (01) bản. Trường hợp cơ sở sử dụng thiết bị chụp X-quang tự thực hiện việc kiểm định thì chỉ cần lập một biên bản kiểm định.
7. Báo cáo kết quả kiểm định Trên cơ sở số liệu kết quả kiểm tra trong biên bản kiểm định, người thực hiện kiểm định phải tiến hành tính toán, đánh giá đối với các đặc trưng làm việc của thiết bị chụp X-quang theo hướng dẫn tại Mục 5 Phụ lục này và lập báo cáo đánh giá kiểm định theo Mẫu 2. BCKQKĐ ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật này. Trường hợp sau khi đánh giá kết luận thiết bị chụp X-quang không đạt theo các yêu cầu chấp nhận, tổ chức kiểm định phải gửi báo cáo đánh giá kiểm định cho cơ sở sử dụng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định và đồng thời gửi bản sao báo cáo đánh giá kiểm định cho Sở Khoa học và Công nghệ nơi thiết bị chụp X-quang được cấp giấy phép sử dụng. Báo cáo đánh giá kiểm định phải chỉ rõ thông số nào của thiết bị chụp X-quang không đạt yêu cầu, các nhận xét, khuyến cáo. 7. Độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Hằng số phát tia: …………mAs - SID: …………………….cm Kết quả ảnh chụp (Lưu kèm theo biên bản) Đánh giá độ lệch: - Độ lệch mỗi cạnh theo trục x: X=…cm X’=…cm - Độ lệch mỗi cạnh theo trục y: Y=…cm Y’=…cm 7. Độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Hằng số phát tia: …………mAs - SID: ………………………cm Độ lệch trường sáng - trường xạ Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) Độ lệch của một cạnh lớn nhất: ………………….(%SID) Độ lệch của hai cạnh theo một trục lớn nhất: ……………… ….(%SID) Độ lệch của tất cả các cạnh: ……………… ….(%SID) - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………...
8. Giấy chứng nhận kiểm định Giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp cho thiết bị chụp X-quang sau khi kiểm định và được kết luận đạt các yêu cầu chấp nhận. Khi thiết bị chụp X-quang được kiểm định đạt các yêu cầu chấp nhận, tổ chức kiểm định phải cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở theo Mẫu 3. GCNKĐ ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật này. Mẫu 1. BBKĐ TÊN TỔ CHỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- .............., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH (THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG TỔNG HỢP) Số …….. Chúng tôi gồm: 8. Lọc chùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL) Thông số đặt khi kiểm tra: - Hằng số phát tia: …………mAs - SID: ……………………..cm TT Điện áp đỉnh (kVp) Chiều dày tấm lọc nhôm (mm) Giá trị liều đo (mR,mGy) 1 0 0,5 … 2 … … Biên bản được lập ngày..….tháng..….năm..…. Tại: ..…………………………………………………………………………………. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./. CHỦ CƠ SỞ SỬ DỤNG (Ký tên và đóng dấu) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ, tên) NGƯỜI KIỂM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ, tên) Mẫu 2. BCĐGKĐ TỔ CHỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- .............., ngày … tháng … năm … BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH Số …….. - Căn cứ Thông tư số …/2015/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày …tháng…năm… - Căn cứ biên bản kiểm định số ………… ngày …tháng … năm … I - THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 8. Nơi sử dụng: Ghi rõ địa Điểm nơi đặt thiết bị chụp X-quang (Phòng đặt thiết bị, địa chỉ cơ sở).
2.1. Độ chính xác điện áp đỉnh Thông số đặt khi kiểm tra: - Dòng bóng phát tia: …………………………mA - Thời gian phát tia: ……………………….ms - Hằng số phát tia mAs: …….…………….mAs - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Giá trị kVpđặt Giá trị kVpđo 1 50 kVp 2 70 kVp … … 2.1. Độ chính xác điện áp đỉnh Thông số đặt khi kiểm tra: - Dòng bóng phát tia: …………………………mA - Thời gian phát tia: ……………………….ms - Hằng số phát tia mAs: …….…………….mAs - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Giá trị kVp kiểm tra UkVp% (%) UkVptđ (kVp) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) 1 50 kVp 2 70 kVp … … - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........
2.2. Độ lặp lại của điện áp đỉnh Thông số đặt khi kiểm tra: - Dòng bóng phát tia: ………………………….mA - Thời gian phát tia: ……………………….ms - Hằng số phát tia mAs: ……………mAs - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Giá trị kVp kiểm tra Giá trị kVpđo 1 - Kết quả đo lần 1: … kVp - Kết quả đo lần 2: … kVp - Kết quả đo lần 3: … kVp 2 - Kết quả đo lần 1: … kVp - Kết quả đo lần 2: … kVp - Kết quả đo lần 3: … kVp … … 2.2. Độ lặp lại của điện áp đỉnh Thông số đặt khi kiểm tra: - Dòng bóng phát tia: ………..mA - Thời gian phát tia: ………ms - Hằng số phát tia: ………….mAs - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Giá trị kVp kiểm tra RkVp (%) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) 1 2 … … - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………...
4.1. Độ lặp lại liều lối ra Thông số đặt khi kiểm tra: - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Thông số đặt Giá trị liều đo (mR, mGy) 1 - Điện áp đặt: …………….kVp - Dòng bóng phát tia: ……mA - Thời gian phát tia: ………ms - Hằng số phát tia: ……..mAs - Kết quả đo lần 1: … mR, mGy - Kết quả đo lần 2: … mR, mGy - Kết quả đo lần 3: … mR, mGy - Kết quả đo lần 4: … mR, mGy - Kết quả đo lần 5: … mR, mGy 2 - Điện áp đặt: …………….kVp - Dòng bóng phát tia: ……mA - Thời gian phát tia: ………ms - Hằng số phát tia: ……...mAs - Kết quả đo lần 1: … mR, mGy - Kết quả đo lần 2: … mR, mGy - Kết quả đo lần 3: … mR, mGy - Kết quả đo lần 4: … mR, mGy - Kết quả đo lần 5: … mR, mGy … … 4.1. Độ lặp lại liều lối ra Thông số đặt khi kiểm tra: - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm Thông số đặt RL Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) - Điện áp đặt: ………………..kVp - Dòng bóng phát tia: ……….mA - Thời gian phát tia: ………….ms - Hằng số phát tia: ………….mAs - Điện áp đặt: ………………..kVp - Dòng bóng phát tia: ……….mA - Thời gian phát tia: ………….ms - Hằng số phát tia: ………….mAs - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………...
4.3. Độ tuyến tính liều lối ra Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm TT Hằng số phát tia (mAs) Giá trị liều đo (mR,mGy) 1 2 3
4.2. Độ tuyến tính liều lối ra Thông số đặt khi kiểm tra: - Điện áp đặt: …………….kVp - Khoảng cách từ thiết bị đo đến bóng phát tia: ………cm Độ tuyến tính liều lối ra (%) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………...
10. Lọc chùm tia sơ cấp Thông số đặt khi kiểm tra: - Hằng số phát tia: …………mAs - SID: ……………………..cm TT Điện áp đỉnh (kVp) HVL (mmAl) Đánh giá kết quả (Đạt / Không đạt) 1 … - Nhận xét: ……………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………... - Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt: ……………………………........ …………………………………………………………………………………………... V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 10. Phương pháp thực hiện: Ghi số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật được dùng để thực hiện việc kiểm định.
9. Người/đơn vị sử dụng: Ghi tên cơ sở sử dụng thiết bị chụp X-quang như trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
11. Thời hạn đến: Ghi ngày cuối, tháng cuối của chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn quy định.
12. Phần ký giấy chứng nhận kiểm định:
a) Có đủ chữ ký, họ và tên của nhân viên kiểm định. Nhân viên kiểm định phải là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kiểm định thiết bị chụp X-quang tổng hợp;
b) Có đủ chữ ký, họ và tên, dấu chức danh của Thủ trưởng hoặc người được ủy quyền và đóng dấu hành chính của tổ chức kiểm định.