Khoản 6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. Phụ lục A (Quy định) Hệ thống đo kiểm và bố trí đo bức xạ A.1. Tổng quan Phụ lục này giới thiệu 3 hệ thống đo kiểm phổ biến nhất và bộ ghép đo được sử dụng trong phép đo bức xạ theo quy định của quy chuẩn này. ● Hệ thống đo kiểm ngoài trời (OATS) ● Phòng bán hấp thụ (SAR) ● Phòng hấp thụ hoàn toàn (FAR) ● Bộ ghép đo cho phép đo tương đối OATS, SAR, FAR là hệ thống đo trường xa. Cả hai phép đo tuyệt đối và tương đối đều có thể được thực hiện trên các hệ thống này. Chúng được mô tả trong mục A.2. Mục A.3 mô tả ăng ten được sử dụng trong hệ thống này. Bộ ghép đo cón thể chỉ được sử dụng cho phép đo tương đối và được mô tả trong mục B4. Trong trường hợp phép đo tuyệt đối được thực hiện, các phòng cần phải được kiểm tra. Thủ tục kiểm tra chi tiết được mô tả trong Điều 6 của tài liệu ETSI TR 102 273-4 đối với hệ thống OATS, Điều 6 của tài liệu ETSI TR 102 273-3 đối với hệ thống SAR và Điều 6 của tài liệu ETSI TR 102 273-2 đối với hệ thống FAR. Thông tin để tính độ không đảm bảo đo trên các hệ thống đo này có thể được tìm thấy trong tài liệu ETSI TR 100 028-1, ETSI TR 100 028-2, ETSI TR 102 273-2, ETSI TR 102 273-3 và ETSI TR 102 273-4. Ngoài các mục A.7 trong phụ lục này mô tả Tín hiệu nhiễu được sử dụng cho các phép đo thích nghi. A.2. Vị trí đo bức xạ A.2.1. Hệ thống đo kiểm ngoài trời (OATS) Hệ thống đo kiểm ngoài trời gồm có một bàn xoay ở một đầu và một ăng ten có thể thay đổi được chiều cao so với đầu kia, cả hai được đặt phía trên một mặt đáy, trong trường hợp lý tưởng mặt đáy này là dẫn điện tốt và mở rộng vô hạn. Thực tế, có thể tạo được một mặt đáy dẫn điện tốt, nhưng không thể tạo ra được mặt đáy vô hạn. Hình A.1 mô tả một Hệ thống đo kiểm ngoài trời điển hình. Mặt đáy tạo ra các tia phản xạ mong muốn, do đó ăng ten thu sẽ thu được một tín hiệu là tổng của tín hiệu được truyền trực tiếp và tín hiệu phản xạ. Pha của hai tín hiệu này tạo ra một mức thu duy nhất cho mỗi độ cao của ăng ten phát (hoặc EUT) và ăng ten thu ở trên mặt đáy. Cột ăng ten cho phép có thể thay đổi dễ dàng độ cao (từ 1 m đến 4 m) để vị trí ăng ten đo kiểm có thể chọn tối ưu để đạt được tín hiệu ghép lớn nhất giữa các ăng ten hoặc giữa EUT và ăng ten đo. Hình A.1 - Hệ thống đo kiểm ngoài trời điển hình Bàn xoay có khả năng quay 3600 theo mặt phẳng ngang và được dùng để đỡ mẫu đo (EUT) ở độ cao quy định, thường là 1,5 m so với mặt đáy. Khoảng cách đo và kích thước buồng cách ly tối thiểu có thể được tìm thấy trong mục A.1.4. Khoảng cách sử dụng trong đo kiểm thực tế phải được ghi lại cùng với kết quả đo. A.2.2. Phòng bán hấp thụ (SAR) Phòng bán hấp thụ hay là phòng đo không dội với mặt đáy tiếp đất là hộp kín, thường được che chắn, những bức tường bên trong và trần nhà của nó được che phủ bởi vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến. Sàn nhà làm bằng kim loại, không bị che chắn và tạo thành mặt đáy. Phòng thường gồm có cột ăng ten ở một đầu và bàn xoay ở đầu kia. Phòng đo không dội với mặt đáy tiếp đất điển hình được mô tả trong Hình A.2. Loại phòng đo này cố gắng mô phỏng OATS lý tưởng mà đặc tính cơ bản của nó là mặt đáy truyền dẫn hoàn hảo với kích thước vô hạn. Hình A.2 - Phòng không phản xạ điển hình Trong trường hợp này mặt đáy tạo ra đường phản xạ mong muốn, như vậy tín hiệu là tổng của tín hiệu được truyền trực tiếp và tín hiệu phản xạ. Pha của hai tín hiệu này tạo ra một mức thu duy nhất cho mỗi độ cao của ăng ten phát (hoặc EUT) và ăng ten thu ở trên mặt đáy. Cột ăng ten cho phép có thể thay đổi dễ dàng độ cao (từ 1 m đến 4 m) để vị trí ăng ten đo kiểm có thể chọn tối ưu để đạt được tín hiệu ghép lớn nhất giữa các ăng ten hoặc giữa UUT và ăng ten đo. Bàn xoay có khả năng quay 3600 theo mặt phẳng ngang và được dùng để đỡ mẫu đo (EUT) ở độ cao quy định, thường là 1,5 m so với mặt đáy. Khoảng cách đo và kích thước buồng cách ly tối thiểu có thể được tìm thấy trong mục A.1.4. Khoảng cách sử dụng trong đo kiểm thực tế phải được ghi lại cùng với kết quả đo. A.2.3. Phòng hấp thụ hoàn toàn (FAR) Phòng đo hấp thụ hoàn toàn là hộp kín, thường được che chắn, những bức tường, sàn nhà và trần nhà bên trong được che phủ bởi vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến. Phòng thường gồm có cột ăng ten ở một đầu và bàn xoay ở đầu kia. Phòng hấp thụ điển hình được mô tả trong Hình A.3. Hình A.3 - Phòng hấp thụ điển hình Vật liệu che chắn phòng và vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến tạo nên môi trường được kiểm soát cho những mục đích đo kiểm. Loại phòng đo này cố gắng mô phỏng điều kiện không gian tự do. Vật liệu che chắn cung cấp không gian đo kiểm với việc giảm các mức của can nhiễu từ những tín hiệu xung quanh và những tác động bên ngoài khác, trong khi vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến giảm thiểu những phản xạ không mong muốn từ các bức tường và trần nhà là những thứ có thế ảnh hưởng đến các phép đo.Vật liệu che chắn phải đủ để ngăn cản nhiễu. Vật liệu che chắn phải đảm bảo loại bỏ nhiễu từ môi trường bên ngoài, che chắn bất kỳ tín hiệu được đo Bàn xoay có thể quay 3600 trong mặt phẳng ngang và nó được sử dụng để đỡ mẫu đo kiểm (EUT) ở độ cao thích hợp (ví dụ 1 m) phía trên mặtvật liệu hấp thụ. Khoảng cách đo và kích thước buồng cách ly tối thiểu có thể được tìm thấy trong mục A.1.4. Khoảng cách sử dụng trong đo kiểm thực tế phải được ghi lại cùng với kết quả đo. A.2.4. Khoảng cách đo Khoảng cách đo phải được lựa chọn để đo UUT ở điều kiện trường xa. Khoảng cách đo tối thiểu giữa thiết bị và ăng ten đo nên là λ hoặc rm >> D2/ λ, tùy thuộc cái nào lớn hơn. λ: Bước sóng, tính bằng m. rm: Khoảng cách đo tối thiểu giữa thiết bị và ăng ten đo, tính bằng m. D: Kích thước lớn nhất của khẩu độ (độ mở) vật lý của ăng ten lớn nhất được cài đặt để đo, tính bằng m. D2/ λ: khoảng cách giữa ranh giới bên ngoài của phát xạ trường gần (vùng Fresnel) và ranh giới bên trong của của phát xạ trường xa (vùng Fraunhofer), tính bằng m và cũng được gọi là khoảng cách Rayleigh. Đối với những phép đo, mà những điều kiện này không thể thực hiện và khoảng cách đo sẽ cho kết quả đo tại trường gần (ví dụ như trong khi đo phát xạ giả), sẽ được ghi lại trong báo cáo kết quả đo và độ không đảm bảo đo bổ sung được đưa vào kết quả đo. A.3. Ăng ten đo Ăng ten đo luôn luôn được sử dụng cho đo phát xạ trong ba vị trí đo được mô tả trong phụ lục B1. Tùy thuộc vào cách sử dụng, ăng ten sẽ được chỉ định là ăng ten đo hoặc ăng ten phụ. A.3.1. Ăng ten đo Ăng ten đo được sử dụng để phát hiện các trường điện từ từ UUT và ăng ten thay thế. Khi Hệ thống đo kiểm được sử dụng để đo các đặc tính của máy thu, ăng ten được sử dụng như ăng ten phát. Ăng ten đo sẽ được lắp trên giá đỡ cho phép sử dụng ăng ten cả phân cực đứng và phân cực ngang. Thêm vào đó đối với OATS hoặc SAR độ cao của tâm ăng ten trên mặt đất được thay đổi trong phạm vi quy định (thường là từ 1-4 m). Trong băng tần 30 MHz - 1 000 MHz thì ăng ten lưỡng cực chu kỳ loga hoặc ăng ten dạng nón kép (bicones) được khuyên nghị sử dụng. Trên 1GHz thì ăng ten loa hoặc ăng ten lưỡng cực chu kỳ loga được khuyến nghị sử dụng. Ăng ten đo không yêu cầu hiệu chuẩn tuyệt đối. A.3.2. Ăng ten thay thế Ăng ten thay thế được sử dụng để thay thế cho các thiết bị đo trong các phép đo thay thế. Ăng ten thay thế phải thích hợp với dải tần, suy hao phản xạ của ăng ten phải được tính đến khi tính toán độ không đảm bảo đo. Điểm tham chiếu của ăng ten thay thế phải trùng với tâm của UUT khi ăng ten của nó là bên trong, hoặc điểm mà ăng-ten bên ngoài được kết nối với các UUT. Khoảng cách giữa điểm thấp nhất của ăng ten và mặt đất phải ít nhất là 30 cm. Các ăng ten thay thế phải được hiệu chuẩn. Đối với dưới 1 GHz, việc hiệu chuẩn liên quan tới với dipole nửa sóng, trong khi trên 1 GHz, bức xạ đẳng hướng được tham chiếu. A.4. Bộ ghép đo A.4.1. Đo dẫn và sử dụng bộ ghép đo Các phép đo dẫn có thể được áp dụng cho thiết bị cung cấp đầu kết nối ăng ten tạm thời, ví dụ tới máy phân tích phổ. Trong trường hợp ăng ten tích hợp không có đầu kết nối ăng ten thì bộ ghép đo được sử dụng để thực hiện các phép đo tương đối tại điều kiện nhiệt độ tới hạn. A.4.2. Mô tả bộ ghép đo Bộ ghép đo sẽ cung cấp phương tiện đấu nối tới đầu ra của tần số vô tuyến. Trờ kháng danh định của kết nối bên ngoài tới bộ ghép đo phải là 50 Ω tại các tần số hoạt động của thiết bị. Đặc điểm hoạt động của bộ ghép đo dưới các điều kiện bình thường và tới hạn phải là: 6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. Phụ lục A
a) Suy hao ghép nối phải được giới hạn để đảm bảo một dải hoạt động đầy đủ về thiết lập; a) Ăng ten đo (thiết bị 2 trong Hình B.1) phải được định hướng ban đầu là phân cực đứng trừ khi có các chỉ định khác và UUT (thiết bị 1 trong hình C1) được đặt trên giá đỡ ở vị trí chuẩn của nó và được bật lên; a) Loại điều chế được thiết bị sử dụng ¨ FHSS ¨ Khác FHSS
b) Sự thay đổi suy hao ghép nối với tần số sẽ không gây ra lỗi quá 2 dB trong các phép đo sử dụng bộ ghép đo; b) Thiết bị đo (thiết bị 3 trong hình C1) phải được kết nối tới ăng ten đo (thiết bị 2 trong hình C1) như trình bày trong Hình B.1; 1 - Thiết bị cần đo 2 - Ăng ten đo 3 - Máy phân tích phổ hoặc mát thu đo Hình B.1 - Bố trí phép đo số 1 b) Trong trường hợp là thiết bị FHSS ● Trong trường hợp là thiết bị FHSS không thích nghi: Số tần số nhảy: ● Trong trường hợp là thiết bị FHSS thích nghi: Số tần số nhảy lớn nhất: Số tần số nhảy nhỏ nhất: ● Thời gian dừng (trung bình):
c) Thiết bị ghép nối không bao gồm bất kỳ phần tử không tuyến tính. A.4.3. Sử dụng bộ ghép đo cho các phép đo tương đối. Bước 1 đến bước 4 dưới đây mô tả thủ tục thực hiện các phép đo tương đối cho các yêu cầu này trong trường hợp đo kiểm cần phải được lặp lại tại các nhiệt độ khác nhau: Bước 1: Thực hiện đo kiểm dưới điều kiện bình thường trong một vị trí đo đối vơi đo bức xạ như được mô tả trong Phụ lục B1. Kết quả là giá trị tuyệt đối được ghi lại. Bước 2: Đặt thiết bị với bộ ghép đo trong phòng nhiệt độ. Thực hiện đo kiểm tương tự tại điều kiện bình thường trong môi trường này và bình thường hóa các thiết bị đo để có được những giá trị tương tự như trong bước 1. Bước 3: Cần thận các khớp nối của bộ ghép đo vẫn không thay đổi trong suốt quá trình đo kiểm. Bước 4: Phép đo được lặp lại cho các điều kiện nhiệt độ tới hạn. Do việc bình thường thực hiện ở bước 2, các giá trị thu được là kết quả đo cho yêu cầu này. A.5. Hướng dẫn về việc sử dụng các vị trí đo bức xạ Mục này mô tả chi tiết những thủ tục, cách bố trí thiết bị đo và việc kiểm tra phải được thực hiện trước bất kỳ phép đo bức xạ. Những thủ tục này là phổ biến cho các loại Hệ thống đo kiểm được mô tả trong phụ lục này. Các UUT được đặt ra hay gắn trên một giá đỡ không dẫn điện. A.5.1. Bộ nguồn cho UUT chỉ dùng pin Trong trường hợp UUT chỉ dùng pin việc ưu tiên là để thực hiện đo kiểm bằng cách sử dụng pin của UUT. Trong trường hợp là không thực tế thì việc đo kiểm có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một nguồn cung cấp. Các dây dẫn nguồn cần phải được nối tới những đầu cấp nguồn của UUT (và được kiểm tra bằng vôn kế hiện số). Nếu có thể thì nguồn pin phải đước giữ lại và cách điện. Sự có mặt những cáp tải điện này có thể ảnh hưởng đến phép đo. Vì lý do này, chúng cần phải được làm "trong suốt" như là tránh xa phép đo liên quan (ví dụ dây dẫn có thể xoắn với nhau…). A.5.2. Bố trí vị trí Cáp tới ăng ten đo kiểm và ăng ten thay thế phải được bố trí phù hợp để giảm thiểu tác động tới phép đo. A.6. Ghép nối các tín hiệu Sự hiện diện của các dây dẫn đo (không kết hợp với UUT để hoạt động bình thường) trong trường bức xạ có thể gây ra nhiễu cho trường này dẫn đến làm tăng độ không đảm bảo đo. Những nhiễu này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các phương pháp ghép nối phù hợp, cung cấp cách ly tín hiệu và tối thiểu trường nhiễu (ví dụ ghép quang học). Dây dẫn là một phần của UUT phải được sắp xếp để phản ánh hoạt động bình thường của các UUT. A.7. Tín hiệu nhiễu sử dụng cho đo kiểm khả năng thích nghi Tín hiệu nhiễu được sử dụng cho đo kiểm khả năng thích nghi được mô tả trong điều 3.3.6.2.1 a), b), c) sẽ là tín hiệu nhiễu được giới hạn băng với chu kỳ làm việc là 100%. Độ bằng phẳng, băng thông và mật độ phổ công suất của tín hiệu nhiễu được kiểm tra lại với các thủ tục sau: Kết nối máy tạo tín hiệu tới máy phân tích phổ để tạo tín hiệu nhiễu và sử dụng các thiết lập sau: ● Tần số trung tâm (Centre Frequency): bằng tần số kênh được đo kiểm ● Khoảng cách (Span): 2 x băng thông kênh danh định ● RBW: ~ 1 x băng thông kênh danh định ● VBW: 3 x Độ phân giải băng thông ● Số điểm quét (Sweep Points): 2 x span được chia bởi RBW ● Chế độ tách sóng (Detector): RMS ● Chế độ hiển thị (Trace Mode): Trung bình ● Số lần quét (Numbet of sweeps): Đủ để cho các tín hiệu ổn định ● Thời gian quét (Sweep Time): Tự động 99% Băng thông (băng thông chứa 99% công suất) của tín hiệu nhiễu phải bằng 120% đến 200% băng thông kênh chiếm dụng của UUT với tối thiểu là 5 MHz trong khi sự khác nhau giữa mức cao nhất và thấp nhất trong băng thông kênh chiếm dụng của UUT lớn nhất là 4 dB. Mức của tín hiệu nhiễu có thể được đo với máy phân tích phổ sử dụng các thiết lập sau: ● Tần số trung tâm (Centre Frequency): bằng tần số kênh được đo kiểm ● Khoảng cách (Span): Khoảng không (Zero) ● RBW: 1 MHz ● VBW: 3 x RBW ● Bộ lọc (Filter): Kênh (Channel) ● Chế độ tách sóng (Detector): RMS ● Chế độ hiển thị (Trace Mode): Xóa ghi (Clear Write) ● Số lần quét (Numbet of sweeps): Đơn (Single) ● Thời gian quét (Sweep Time): 1 s. Phụ lục B (Quy định) Các thủ tục đo đối với phép đo bức xạ B.1. Tổng quan Phụ lục này đưa các thủ tục chung đối với các phép đo bức xạ bằng cách sử dụng các hệ thống đo kiểm và bố trí đo được mô tả trong Phụ lục A. Tốt nhất, các phép đo bức xạ phải được thực hiện trong phòng FAR, như mô tả trong mục A.2. Đo bức xạ trong OATS hoặc SAR được mô tả trong mục A.1. B.2. Đo bức xạ trong OATS hoặc SAR Các phép đo bức xạ được thực hiện với sự hỗ trợ của ăng ten đo, ăng ten thay thế và vị trí đo mô tả ở Phụ lục A. Ăng ten đo và thiết bị đo phải được hiệu chuẩn theo thủ tục xác định trong phụ lục này. UUT và ăng ten đo phải được định hướng để thu được mức công suất bức xạ lớn nhất. Vị trí này phải được ghi lại trong báo cáo kết quả đo. c) UUT được xoay 3600 quanh trục thẳng đứng cho đến khi thu được mức tín hiệu lớn nhất; c) Thiết bị thích nghi/ không thích nghi: ¨ Thiết bị không thích nghi ¨ Thiết bị thích nghi không thể chuyển sang chế độ thích nghi ¨ Thiết bị thích nghi có thể hoạt động trong chế độ không thích nghi
d) Ăng ten đo lại được điều chỉnh nâng lên hoặc hạ xuống trong khoảng độ cao quy định cho tới khi thu được mức tín hiệu lớn nhất. Ghi lại giá trị này; d) Thiết bị thích nghi: Thời gian chiếm dụng kênh lớn nhất thực hiện bởi thiết bị:……….ms ¨ Thiết bị đã thực hiện cơ cế LBT ● Thiết bị khác FHSS: ¨ Thiết bị là thiết bị dựa vào khung ¨ Thiết bị là thiết bị dựa vào tải ¨ Thiết bị có thể chuyển mạch động giữa thiết bị dựa vào khung và thiết bị dựa vào tải Thời gian CCA thực hiện bởi thiết bị: ……….µs ¨ Thiết bị đã thực hiện cơ chế DAA ¨ Thiết bị có thể hoạt động trong nhiều hơn một chế độ thích nghi
e) Phép đo này được lặp lại đối với phân cực ngang. B.3. Đo bức xạ trong FAR Đối với phép đo bức xạ sử dụng FAR, thủ tục là giống hệt với mô tả trong mục B.1, ngoại trừ chiều cao quét được bỏ qua. B.4. Phương pháp đo thay thế Đề xác định giá trị đo kiểm tuyệt đối, phương pháp đo thay thế như được mô tả trong các bước dưới đấy phải được thực hiện: 1) Thay thế UUT với ăng ten thay thế như được mô tả là thiết bị 1 trong hình B.1. Ăng ten đo và ăng ten thay thế là phân cực đứng. 2) Kết nối máy tạo tín hiệu với ăng ten thay thế và cài đặt tần số là tần số đang được kiểm tra; 3) Nếu OATS hoặc SAR được sử dụng, ăng ten đo được nâng lên hoặc hạ xuống để đảm bảo tín hiệu thu được là lớn nhất; 4) Sau đó công suất của máy tạo tín hiệu được điều chỉnh cho tới khi cùng mức thu được như đã ghi từ UUT (mục B.1); 5) Công suất bức xạ bằng công suất cung cấp bởi máy tạo tín hiệu cộng với tăng ích của ăng ten thay thế trừ đi suy hao cáp; 6) Phép đo được lặp lại đối với phân cực ngang. Đối với các Hệ thống đo kiểm có cài đặt ăng ten đo cố định và vị trí có thể lặp lại UUT, giá trị hiệu chỉnh từ việc hiệu chuẩn vị trí được kiểm tra có thể được sử dụng. B.5. Hướng dẫn cho việc đo kiểm các yêu cầu kỹ thuật B.5.1. Tổng quan Mục này cung cấp hướng dẫn làm thế nào các yêu cầu kỹ thuật khác nhau có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng đo bức xạ. B.5.2. Thủ tục đo và hệ thống đo tương ứng Bảng B.1. cung cấp hướng dẫn đối với vị trí đo được sử dụng cho mỗi thủ tục đo khi thực hiện đo bức xạ trên thiết bị ăng ten tích hợp. Bảng B.1 - Thủ tục đo và vị trí đo tương ứng Thủ tục đo đối với Hệ thống đo vô tuyến căn bản Điều Hệ thống đo tương ứng - Điều mục Công suất phát RF 3.3.2 A.2.1, A.2.2, A.2.3 Chu kỳ làm việc, chuỗi phát, khoảng ngừng phát 3.3.2 A.4.3 hoặc A.2.1, A.2.2, A.2.3 Sử dụng môi trường 3.3.2 A.4.3 kết hợp với kết quả từ Công suất phát RF hoặc A.2.1, A.2.2, A.2.3 Mật độ phổ công suất 3.3.3 A.4.3 kết hợp với kết quả từ Công suất phát RF hoặc A.2.1, A.2.2, A.2.3 Thời gian truyền tích lũy, chuỗi nhảy tần và chiếm tần số 3.3.4 A.4.3 hoặc A.2.1, A.2.2, A.2.3 Khoảng nhảy tần 3.3.5 A.4.3 hoặc A.2.1, A.2.2, A.2.3 Khả năng thích nghi 3.3.6 B.5.3 Băng thông kênh chiếm dụng 3.3.7 A.4.3 Phát xạ không mong muốn của máy phát trên miền ngoài băng 3.3.8 A.2.1, A.2.2, A.2.3 Phát xạ không mong muốn của máy phát trên miền giả 3.3.9 A.2.1, A.2.2, A.2.3 Phát xạ giả máy thu 3.3.10 A.2.1, A.2.2, A.2.3 Đặc tính chặn của máy thu 3.3.11 B.5.4 B.5.3. Hướng dẫn đối với đo khả năng thích nghi (Cơ chế truy nhập kênh) Mục này cung cấp hướng dẫn làm thế nào các yêu cầu về khả năng thích nghi (xem 2.3.1.7 hoặc 2.3.2.6) có thể được kiểm tra trên thiết bị ăng ten tích hợp bằng cách sử dụng đo phát xạ. B.5.3.1. Bố trí hệ thống đo Hình B.2 mô tả ví dụ về việc bố trí được sử dụng để thực hiện đo bức xạ khả năng thích nghi. Để đảm bảo các tín hiệu đi vào UUT ở mức chính xác, cần xem xét cường độ trường, độ phân cực và hướng đến (liên quan đến mô hình ăng ten của UUT) của mỗi tín hiệu. Các cấu hình khác là có thể xảy ra, ví dụ với tín hiệu mong muốn được định tuyến qua ăng ten đo bằng cách sử dụng bộ kết hợp. Hình B.2 - Bố trí hệ thống đo B.5.3.2. Hiệu chuẩn về bố trí hệ thống đo Trước khi bắt đầu phép đo thực tế, việc cài đặt phải được hiệu chuẩn. Hình B.3 trình bày ví dụ về việc bố trí có thể được sử dụng cho việc hiệu chuẩn được chỉ ra trong hình B.2 bằng việc sử dụng ăng ten thay thế và máy phân tích phổ. Phải kiểm tra các mức của tín hiệu chặn và tín hiệu nhiễu tại đầu vào của tăng ten thay thế tương ứng với các mức sử dụng đối với các phép đo dẫn (xem 3.3.6). Đối với các Hệ thống đo kiểm có cài đặt ăng ten đo cố định và vị trí có thể lặp lại UUT, giá trị hiệu chỉnh từ việc hiệu chuẩn vị trí được kiểm tra có thể được sử dụng. Hình B.3 - Bố trí hệ thống đo - Hiệu chuẩn B.5.3.3. Phương pháp đo Thủ tục đo như sau: ● Thay thế ăng ten thay thế với UUT, thực hiện một lần hiệu chuẩn. ● UUT phải được định vị để có công suất e.i.r.p. lớn nhất hướng về phía ăng ten loa. Phương pháp đo được mô tả trong 3.3.6.2.1. B.5.4. Hướng dẫn đo kiểm đặc tính chặn của máy thu B.5.4.1. Tổng quan Mục này cung cấp hướng dẫn làm thế nào yêu cầu về đặc tính chặn của máy thu (Điều 2 hoặc 2.3.2.11) có thể được kiểm tra trên thiết bị ăng ten tích hợp bằng cách sử dụng đo phát xạ. B.5.4.2. Bố trí hệ thống đo Hình B.4 mô tả ví dụ về việc bố trí được sử dụng để thực hiện đo bức xạ khả năng chặn máy thu. Để đảm bảo các tín hiệu đi vào UUT ở mức chính xác, cần xem xét cường độ trường, độ phân cực và hướng đến (liên quan đến mô hình ăng ten của UUT) của mỗi tín hiệu. Các cấu hình khác là có thể xảy ra, ví dụ với tín hiệu mong muốn được định tuyến qua ăng-ten đo bằng cách sử dụng bộ kết hợp Hình B.4 – Bố trí hệ thống đo B.5.4.3. Hiệu chuẩn về bố trí hệ thống đo Trước khi bắt đầu phép đo thực tế, việc cài đặt phải được hiệu chuẩn. Hình B.5 trình bày ví dụ về việc bố trí có thể được sử dụng cho việc hiệu chuẩn được chỉ ra trong hình B.4 bằng việc sử dụng ăng ten thay thế và máy phân tích phổ. Phải kiểm tra các mức của tín hiệu chặn tại đầu vào của tăng ten thay thế tương ứng với các mức sử dụng đối với các phép đo dẫn (xem 3.3.6). Đối với các Hệ thống đo kiểm có cài đặt ăng ten đo cố định và vị trí có thể lặp lại UUT, giá trị hiệu chỉnh từ việc hiệu chuẩn vị trí được kiểm tra có thể được sử dụng. B.5.4.4. Phương pháp đo Thủ tục đo như sau: ● Thay thế ăng ten thay thế với UUT, thực hiện một lần hiệu chuẩn. ● UUT phải được định vị để có công suất e.i.r.p. lớn nhất hướng về phía ăng ten loa. Phương pháp đo được mô tả trong 3.3.6.2.1. Phụ lục C (Tham khảo) Mẫu cung cấp thông tin về sản phẩm áp dụng cho công tác đo kiểm C.1. Tổng quan Mẫu chứa trong phụ lục này có thể được sử dụng bởi nhà cung cấp thiết bị tuân thủ các yêu cầu trong 3.3.1 để cung cấp các thông thông tin cần thiết về thiết bị cho phòng đo kiểm trước khi thực hiện đo kiểm. Nó chứa thông tin sản phẩm cũng như thông tin khác mà có thể được yêu cầu để xác định cấu hình đo kiểm, các phép đo được thực hiện cũng như các điều kiện đo kiểm. C.2. Thông tin theo yêu cầu trong 3.3.1 Nhà sản xuất thiết bị cung cấp các thông tin sau: e) Thiết bị không thích nghi: Công suất phát RF lớn nhất (e.i.r.p.):…….dBm Chu kỳ làm việc (tương ứng) lớn nhất:…………% Thiết bị với cách hành xử động, mà cách hành xử được mô tả ở đây (ví dụ sự kết hợp khác nhau của chu kỳ làm việc và các mức công suất tương ứng được công bố): ……………………………………………………………………………………………
f) Chế độ làm việc trong trường hợp xấu nhất đối với các bài đo sau: ● Công suất phát RF: ………………………………………………………………………………………… ● Mật độ phổ công suất: ………………………………………………………………………………………… ● Chu kỳ làm việc (Duty Cycle), chuỗi phát (Tx-Sequence), khoảng cách phát (Tx-gap): ………………………………………………………………………………………… ● Thời gian truyền tích lũy, chuỗi nhảy tần và chiếm giữ tần số (Chỉ áp dụng cho thiết bị FHSS): ………………………………………………………………………………………… ● Khoảng nhảy tần (chỉ áp dụng đối với thiết bị FHSS): ………………………………………………………………………………………… ● Sử dụng môi trường: ………………………………………………………………………………………… ● Khả năng thích nghi và chặn máy thu: ………………………………………………………………………………………… ● Băng thông kênh danh định: ………………………………………………………………………………………… ● Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền OOB: ………………………………………………………………………………………… ● Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả: ………………………………………………………………………………………… ● Phát xạ giả máy thu: …………………………………………………………………………………………
g) Các chế độ hoạt động phát khác nhau (đánh dấu vào ô thích hợp): ¨ Chế độ hoạt động 1: Thiết bị một ăng ten ¨ Thiết bị với chỉ một ăng ten ¨ Thiết bị với hai ăng ten phân tập nhưng chỉ có một ăng ten hoạt động tại một thời điểm ¨ Hệ thống ăng ten thông minh với hai hoặc nhiều ăng ten nhưng hoạt động trong một chế độ (kế thừa) mà chỉ một ăng ten được sử dụng (ví dụ chế độ kế thừa IEEE 802.11™ [i.3] trong hệ thống ăng ten thông minh). ¨ Chế độ hoạt động 2: Hệ thống ăng ten thông minh – nhiều ăng ten không có điều hướng chùm sóng ¨ Một luồng không gian/ thông lượng chuẩn (ví dụ chế độ kế thừa IEEE 802.11™ [i.3]) ¨ Thông lượng cao (> 1 luồng không gian) sử dụng băng thông kênh danh định 1 ¨ Thông lượng cao (> 1 luồng không gian) sử dụng băng thông kênh danh định 2 ……………………………………………………..…………………………. ¨ Chế độ hoạt động 3: Hệ thống ăng ten thông minh – nhiều ăng ten có điều hướng chùm sóng ¨ Một luồng không gian/ thông lượng chuẩn (ví dụ chế độ kế thừa IEEE 802.11™ [i.3]) ¨ Thông lượng cao (> 1 luồng không gian) sử dụng băng thông kênh danh định 1 ¨ Thông lượng cao (> 1 luồng không gian) sử dụng băng thông kênh danh định 2 ……………………………………………………..………………………….
h) Hệ thống ăng ten thông minh ● Số chuỗi máy thu: ● Số chuỗi máy phát: ¨ Phân bố công suất đối xứng ¨ Phân bố công suất bất đối xứng Trường hợp có điều hướng chùm sóng, tăng ích điều hướng chùm sóng (thêm vào) lớn nhất: ….. dB
i) Dải tần hoạt động của thiết bị: ● Dải tần hoạt động 1: ........... MHz đến ........... MHz ● Dải tần hoạt động 2: ........... MHz đến ........... MHz …………………………………………………………
j) Băng thông kênh danh định: ● Băng thông kênh danh định 1: ........... MHz ● Băng thông kênh danh định 2: ........... MHz ……………………………………..
k) Loại thiết bị (độc lập, kết hợp, gắn thêm…): ¨ Thiết bị độc lập ¨ Thiết bị kết hợp ¨ Thiết bị gắn thêm ¨ Khác………………………………………………………………
l) Các điều kiện hoạt động bình thường và tới hạn áp dụng cho thiết bị: Điều kiện hoạt động bình thường (Nếu áp dụng): Nhiệt độ hoạt động: …………….0C Khác (ghi rõ nếu có áp dụng):………….. Điều kiện hoạt động tới hạn: Dải nhiệt độ hoạt động: Nhỏ nhất:…………….0C Lớn nhất: …………..0C Khác (ghi rõ nếu có áp dụng): Nhỏ nhất:…………….0C Lớn nhất: …………..0C Chi tiết được cung cấp cho: ¨ Thiết bị độc lập ¨ Thiết bị kết hợp ¨ Khuôn dẫn đo
m) Thiết bị đã có dự kiến kết hợp việc cài đặt công suất thiết bị vô tuyến và một hoặc nhiều tổ hợp ăng ten và các mức e.i.r.p. tương ứng của nó ● Loại ăng ten: ¨ Ăng ten tích hợp (Thông tin chi tiết trong trường hợp đo dẫn) Tăng ích ăng ten:……………dBi Nếu áp dụng, tăng ích điều hướng chùm sóng thêm vào (ngoại trừ tăng ích ăng ten cơ bản):………………dB ¨ Có đầu kết nối tạm thời ¨ Không có đầu kết nối tạm thời ¨ Ăn ten chuyên dụng (thiết bị có đầu kết nối ăng ten) ¨ Mức công suất đơn với ăng ten tương ứng ¨ Cài đặt nhiều công suất và các ăng ten tương ứng. Số mức công suất khác nhau:……………….. Mức công suất 1:……………dBm Mức công suất 2:……………dBm Mức công suất 3:……………dBm ……………………………………… CHÚ THÍCH: các mức công suất này là các mức công suất dẫn tại cổng ăng ten ● Đối với mỗi mức công suất, cung cấp các tổ hợp ăng ten, tăng ích tương ứng (G) và các mức e.i.r.p. cũng như tính đến tăng ích điều hướng chùm sóng (Y) nếu áp dụng. Mức công suất 1:………..dBm Số ăng tổ hợp ăng ten cung cấp cho mức công suất này:……. Tổ hợp thứ Tăng ích (dBm) e.i.r.p. (dBm) Part number hoặc tên model 1 2 3 4 …. Mức công suất 2:………..dBm Số tổ hợp ăng ten cung cấp cho mức công suất này:……. Tổ hợp thứ Tăng ích (dBm) e.i.r.p. (dBm) Part number hoặc tên model 1 2 …. ……………………………………………………………………………… Mức công suất 3:………..dBm Số tổ hợp ăng ten cung cấp cho mức công suất này:……. Tổ hợp thứ Tăng ích (dBm) e.i.r.p. (dBm) Part number hoặc tên model 1 2 …. ………………………………………………………………………………
n) Điện áp danh định của thiết bị vô tuyến độc lập hoặc điện áp danh định của thiết bị kết hợp (thiết bị chủ) hoặc khuôn dẫn đo trong trường hợp là thiết bị gắn thêm: Chi tiết được cung cấp cho: ¨ Thiết bị độc lập ¨ Thiết bị kết hợp ¨ Khuôn dẫn đo Điện áp cung cấp ¨ AC Điện áp AC công bố:…………V ¨ DC Điện áp DC công bố:…………V Trong trường hợp điện áp DC, chỉ ra loại nguồn công suất: ¨ Nguồn cung cấp bên trong ¨ Nguồn cung cấp bên ngoài hoặc AC/DC adapter ¨ Pin ¨ Khác……………….
o) Mô tả sự sẵn sàng của các chế độ đo mà có thể tạo thuận lợi cho quá trình đo: ………………………………………………………………………….………………… ………………………………………………………………………….…………………
p) Loại thiết bị (ví dụ Bluetooth, IEEE 802.11™ [i.3], IEEE 802.15.4™ [i.4]….): ……………………………………………………………………………………
q) Nếu áp dụng, bản báo cáo phân tích thống kê theo 3.3.1 q Được cung cấp như một tài liệu khác
r) Nếu áp dụng, bản báo cáo phân tích thống kê theo 3.3.1 r Được cung cấp như một tài liệu khác
s) Khả năng định vị vị trí địa lý được hỗ trợ bởi thiết bị: ¨ Có hỗ trợ: ¨ Vị trí địa lý được xác định bởi thiết bị như định nghĩa trong 2.3.1.13.2 hoặc 2.3.2.12.2 không thể truy nhập được đến người sử dụng. ¨ Không hỗ trợ C.3. Cấu hình đo kiểm (mục 3.2.2.3) Từ tất cả sự kết hợp của việc cài đặt công suất đo dẫn và tổ hợp ăng ten dành riêng (được chỉ ra trong 1.1) cho kết quả là công suất e.i.r.p. cao nhất của thiết bị vô tuyến. Trừ khi có quy định khác trong Quy chuẩn này, việc cài đặt công suất được sử dụng để đo kiểm đối với lại các yêu cầu của Quy chuẩn này. Trong trường hợp có nhiều hơn một cài đặt công suất đo dẫn như vậy thì kết quả giống mức công suất e.i.r.p. cao nhất, việc cài đặt công suất cao nhất được sử dụng để đo kiểm (Xem 3.1.3.3). Giá trị tổng e.i.r.p. cao nhất:……….dBm Tăng ích tổ hợp ăng ten tương ứng:……….dBm Tổ hợp ăng ten thứ #: …… Cài đặt công suất đo dẫn tương ứng:……….dBm (cũng như mức công suất được sử dụng để đo kiểm) Liệt kê cài đặt công suất thứ #:……. C.4. Thông tin thêm được cấp bởi nhà sản xuất C.4.1. Điều chế Lớp phát xạ ITU:……… Máy phát có thể hoạt đông không điều chế? ¨ Có ¨ Không C.4.2. Chu kỳ làm việc Máy phát được dành cho: ¨ Làm việc liên tục ¨ Làm việc không liên tục ¨ Hoạt động liên tục có thể cho mục đích đo kiểm C.4.3. Thiết bị ¨ Các thiết bị được yêu cầu là các loại sản phẩm đại diện ¨ Nếu không thì là loại mẫu thử nghiệm ¨ Nếu mẫu thử nghiệm được yêu cầu, thiết bị sản phẩm cuối cùng sẽ giống hệt thiết bị được đo kiểm ¨ Nếu không, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết ………………………………………………………………………………………. C.4.4. Mục bổ sung và / hoặc hỗ trợ thiết bị được cung cấp ¨ Pin dự phòng (ví dụ đối với thiết bị cầm tay) ¨ Thiết bị xạc pin ¨ Cung cấp nguồn bên ngoài hoặc AC/DC adapter ¨ Khuôn dẫn đo hoặc hộp giao tiếp ¨ Bộ ghép đo RF (đối với thiết bị với ăng ten tích hợp) ¨ Hệ thống chủ: ¨ Thiết bị kết hợp: Nhà sản xuất:………………… Model #:………………………. Tên model:…………………… ¨ Hướng dẫn sử dụng ¨ Tài liệu kỹ thuật (Hướng dẫn và biểu đồ) Phục lục D (Quy định) Mã HS thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz TT Tên sản phẩm, hàng hóa theo QCVN Mã số HS Mô tả sản phẩm, hàng hóa 01 Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 200 mW. 8517.62.51 Thiết bị thu-phát sóng WiFi sử dụng trong mạng nội bộ không dây ở băng tần 2,4 GHz (Modem WiFi, bộ phát WiFi) có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 200 mW, có hoặc không tích hợp một hoặc nhiều chức năng sau: - Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz; - Đầu cuối thông tin di động GSM; - Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD; - Đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD (4G/LTE); - Thu phát vô tuyến cự ly ngắn khác. 8525.80.39 8525.80.51 8525.80.59 Camera (kỹ thuật số, quan sát, hành trình, giám sát hình ảnh, an ninh, truyền hình…) sử dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 200 mW. 8525.80.40 Flycam (camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh được gắn trên thiết bị bay) sử dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 200 mW. 8802.20.90 UAV/Drone (phương tiện bay được điều khiển từ xa, có thể tích hợp thiết bị camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh) sử dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 200 mW. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO EN 300 328 V2.2.2 (2019-07): Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz band; Harmonized Standard for access to radio spectrum.