Khoản 0.02 dB (chế độ đo theo dB) Đo công suất đỉnh xung dùng một trong hai phương pháp sau: * Đo trực tiếp công suất đỉnh xung. Kết quả đo được là giá trị đo hiển thị trên máy. * Đo công suất phát trung bình, áp dụng công thức dưới đây để tính: Px = Ptb .T/ Trong đó: Px là công suất đỉnh xung Ptb là công suất trung bình T là chu kỳ lặp lại là độ rộng xung + Máy đo độ nhạy máy thu: Để thực hiện phép đo độ nhạy máy thu, cần phải có hai thiết bị đo lường: * Máy phát tín hiệu chuẩn: Tần số phát: ≥ 10 GHz cho băng sóng X ≥ 8 GHz cho băng sóng C ≥ 4 GHz cho băng sóng S Sai số mức tín hiệu: Theo công suất: ≤ 1 dB Theo tần số: ≤ 1 KHz * Máy hiện sóng: Dải tần làm việc: ≥ 60 MHz; Độ chính xác đo điện áp: ≤ 0.4% của cả thang đo và ≤ 0.2% số hiển thị. Độ chính xác theo thời gian: ± 0.01 % của cả thang đo. Số kênh đo: 2 kênh. + Máy đo tần số siêu cao tần: Tần số làm việc: ≥ 10 GHz cho băng sóng X ≥ 8 GHz cho băng sóng C ≥ 4 GHz cho băng sóng S Sai số theo tần số: ≤ 10 MHz; Độ rộng xung có thể đo được: 60 ns ÷ 10 ms; Độ ổn định tần số bộ dao động chuẩn: 0.5 x 10-6. + Máy đo độ rộng xung phát: các đặc trưng kỹ thuật đối với máy đo độ rộng xung phát giống như đo độ nhạy máy thu. + Máy phân tích phổ tín hiệu (dùng để đo phổ tín hiệu của máy phát và phổ tín hiệu của bộ tạo dao động nội): Dải tần làm việc: ≥ 8 GHz đối với băng sóng C ≥ 4 GHz đối với băng sóng S Dải biên độ đo: - 114 ÷ + 30 dBm; Độ phân giải tần số: 20 Hz; Sai số đo biên độ ± 3% mức tín hiệu. - Các thiết bị đo lường dùng cho hiệu chuẩn phải nằm trong thời hạn hiệu chuẩn còn hiệu lực.
d) Nội dung hiệu chuẩn: - Ra đa thời tiết: + Hệ thống điều khiển và truyền động anten: hiệu chuẩn về giá trị danh định khi có sai số vượt quá quy định trong tài liệu kỹ thuật. + Hệ thống thu: * Độ nhạy máy thu; * Độ khuếch đại của bộ khuếch đại tạp âm thấp: ≥ 15dB; * Hệ số tạp âm của bộ khuếch đại tạp âm thấp; * Đặc tuyến dải động bộ khuếch đại lôgarit; * Độ tuyến tính bộ khuếch đại lôgarit; * Độ rộng dải thông tần; * Công suất ra bộ trộn tần; * Công suất tín hiệu ra bộ tạo dao động ngoại sai; * Dải tần tín hiệu ra bộ tạo dao động ngoại sai. + Hệ thống phát: * Tần số phát siêu cao tần; * Độ rộng xung phát; * Tần số lặp lại xung phát; * Phổ tần số máy phát; * Dòng Magnetrôn; * Dòng điều chế; * Hệ số sóng đứng. + Trình tự thực hiện các phép đo hiệu chuẩn: * Đối với hệ thống điều khiển và truyền động anten, cần thực hiện đúng trình tự các bước sau: Kiểm tra sự sai lệch vị trí cơ học của góc cao và góc hướng; Kiểm tra sự sai lệch giữa vị trí cơ học và hiển thị; Kiểm tra thăng bằng anten bằng nivô: sai lệch không quá 0,5 bọt nước. * Đối với hệ thống thu, cần thực hiện đúng trình tự các phép đo và điều chỉnh sau: Tần số trung tần (IF); Độ nhạy máy thu; Độ tuyến tính của đường đặc tuyến bộ khuếch đại lôgarit; Đặc tuyến dải động tín hiệu; Độ khuếch đại tín hiệu bộ khuếch đại tạp âm thấp; Mức tín hiệu ra của bộ tạo dao động nội; Mức tín hiệu ra bộ trộn tần; Phổ tần số làm việc của bộ tạo dao động nội. * Đối với hệ thống phát, phải thực hiện đúng trình tự các phép đo và hiệu chuẩn như sau: Tần số phát siêu cao tần; Độ rộng xung phát; Tần số lặp lại xung phát; Công suất đỉnh xung phát; Hệ số sóng đứng. + Các tham số kỹ thuật sau khi được kiểm tra, nếu có sai số, thực hiện điều chỉnh về giá trị danh định theo quy trình kỹ thuật. - Thiết bị đo lường: Thiết bị đo lường phải được hiệu chuẩn tại các cơ sở có đủ điều kiện kỹ thuật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.