NaverHustQA/TVPL huggingface dataset:
Điều 6. Lắp đặt máy, thiết bị trên tàu đo từ biển
1. Lắp đặt máy, thiết bị trên tàu
a) Phòng lắp đặt máy, thiết bị phải được trang bị điều hòa nhiệt độ, có diện tích phù hợp bảo đảm đủ không gian để lắp đặt thiết bị và làm việc cho các kỹ thuật viên vận hành máy. Vị trí phòng lắp đặt máy, thiết bị phải bố trí cách xa buồng đặt máy tàu và ở nơi ít chịu ảnh hưởng rung lắc khi có sóng;
b) Cáp nguồn, tời cáp thu tín hiệu và đầu thu phải bố trí ở sàn phía sau tàu trên diện tích bảo đảm để vận hành thuận lợi, an toàn;
c) Các máy, thiết bị quy định tại điểm a và b Khoản này phải được lắp đặt trên bệ và được gia cố chắc chắn để chống sự dịch chuyển trong quá trình tàu dừng hoặc di chuyển trên biển; cáp cấp điện, cáp thu tín hiệu phải được bố trí theo đường riêng; máy phát điện phải đặt nơi thoáng mát và thuận lợi cho việc theo dõi thường xuyên trong thời gian vận hành;
d) Máy đo từ phải được kết nối với thiết bị GPS.
2. Kiểm tra sự ổn định của máy, thiết bị sau khi lắp đặt
a) Chạy thử máy phát điện ở chế độ không tải và chế độ có tải;
b) Đo thử thiết bị định vị dẫn đường GPS khi kết nối với máy từ ở chế độ tĩnh trong điều kiện máy tàu không hoạt động;
c) Đo thử máy đo từ ở chế độ tĩnh trong điều kiện máy tàu không hoạt động bằng cách đưa đầu thu ra xa tàu trên 100m, lựa chọn dải đo, chu kỳ đo thích hợp; tiến hành đo thử máy trong thời gian tối thiểu 30 phút. Số liệu đo thử máy là một dạng tài liệu nguyên thủy.
Điều 7. Di chuyển tàu đến vùng đo từ biển
1. Tàu đo từ chỉ được phép di chuyển đến vùng đo sau khi máy, thiết bị đo từ đã được lắp đặt, kiểm tra theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
2. Trước khi tàu đo từ di chuyển, phải kiểm tra việc tháo gỡ các dây nối từ các thiết bị khảo sát với các nguồn điện trên bờ; độ an toàn của các tời, cáp kéo thả đầu thu, cáp cấp điện cho các thiết bị và hệ thống máy đo từ.
3. Chỉ được tiến hành đo đạc khi đã kiểm tra, bảo đảm các máy, thiết bị đo trên tàu và các trạm đo biến thiên từ, trạm định vị GPS vận hành bình thường.
Điều 8. Đo chọn chiều dài cáp thả đầu thu
1. Việc đo chọn chiều dài cáp thả đầu thu từ phải thực hiện trên vùng không có dị thường từ hoặc có trường từ ít thay đổi.
2. Tiến hành đo chọn chiều dài cáp bằng cách tăng dần chiều dài cáp thả đầu thu đến khi số liệu đo không thay đổi, lần lượt đo theo hướng 0o và 180o ứng với mỗi chiều dài cáp thả.
3. Trên cơ sở kết quả đo theo quy định tại Khoản 2 Điều này, lựa chọn chiều dài cáp đủ để bảo đảm ảnh hưởng của tàu lên số liệu đo nhỏ hơn 1/3 sai số cho phép lập bản đồ trường từ.
Điều 9. Đo Dviaxia
1. Phải tiến hành đo Deviaxia trước khi đo trên tuyến trong mỗi mùa khảo sát. Trường hợp đang đo mà phải thay thế máy đo từ hoặc sửa chữa máy đo từ thì phải tiến hành đo Deviaxia lại.
2. Thời gian đo Deviaxia phải ngắn nhất và thực hiện vào thời điểm có biến thiên từ nhỏ nhất trong ngày.
3. Vị trí đo Deviaxia phải được bố trí trong vùng khảo sát, nơi có địa hình đáy biển tương đối bằng phẳng và gradient trường từ nhỏ.
4. Việc đo Deviaxia phải được tiến hành 2 lần (lượt đi và lượt về) tại một vị trí có tọa độ xác định theo các hướng 0o, 45o , 90o, 135o, 180o, 225o, 270o , 315o.
5. Số liệu đo Deviaxia phải được hiệu chỉnh biến thiên từ, lập đường cong Deviaxia để xác định giá trị hiệu chỉnh theo một hướng thống nhất khi thành lập các bản đồ trường từ.
Điều 10. Đo biến thiên từ
1. Việc đo biến thiên từ phải được tiến hành đồng thời với quá trình đo từ trên biển.
2. Trạm đo biến thiên từ phải được bố trí ở những nơi không có các dị thường từ và đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Khoảng cách giữa các trạm đo biến thiên từ phải nhỏ hơn 100km theo phương kinh tuyến;
b) Khoảng cách từ trạm biến thiên từ đến vùng đo từ nhỏ hơn 200km theo phương vĩ tuyến;
c) Phải cách xa đường giao thông, các đường tải điện, các nguồn gây dao động điện từ một khoảng cách để không làm ảnh hưởng đến kết quả đo;
d) Trong phạm vi bán kính 2,5m trường từ không có sự khác biệt quá 5nT.
3. Trong mỗi mùa khảo sát phải có tối thiểu 3 ngày theo dõi biến thiên liên tục 24/24 giờ để xác định quy luật biến thiên của khu vực.
4. Đối với các máy đo biến thiên từ ghi số tự động thì chu kỳ đo là 1 - 2 phút. Đối với các máy đo biến thiên từ không có chế độ ghi tự động thì chu kỳ đo là 5 phút, mỗi lần phải đo hai số liệu và ghi giá trị trường từ và thời gian đo vào sổ.
Điều 11. Đo từ trên tuyến thường
1. Đo từ trên tuyến thường phải tiến hành theo phương pháp đo liên tục, chu kỳ đo tuỳ thuộc vào loại máy từ sử dụng trong khảo sát. Không tiến hành đo từ biển trong thời gian có bão từ.
2. Việc kéo dài tuyến đo từ được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Khi phát hiện có dị thường từ phải đo theo dõi dị thường ra đến hết vùng có dị thường;
b) Khi có điều kiện thuận lợi cho phép tàu khảo sát tiến vào gần bờ hơn dự kiến thiết kế.
3. Khi sử dụng từ 02 máy đo từ trở lên để đo trường từ trong cùng một mùa khảo sát tại cùng một khu vực, phải tiến hành đánh giá sự đồng bộ của các máy theo một trong hai cách sau:
a) Đo đồng thời các máy trên một đoạn tuyến;
b) Đo lặp lại một đoạn tuyến đã được đo bằng máy khác.
4. Kỹ thuật viên vận hành máy đo từ phải ghi nhật ký đo theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này.
5. Trong quá trình đo, phải tổ chức cảnh giới, theo dõi thường xuyên về mức độ an toàn của thiết bị được kéo thả sau tàu. Khi có sự cố xảy ra phải kịp thời thông báo cho người có trách nhiệm biết để xử lý.
6. Số liệu đo từ biển phải được ghi vào đĩa CD hoặc ổ cứng ngoài để chuyển cho bộ phận văn phòng thực địa xử lý sau mỗi chuyến đo.
Điều 12. Đo từ trên tuyến tựa, tuyến liên kết và tuyến kiểm tra
1. Đo từ trên tuyến tựa và tuyến liên kết
a) Các chuyến đo từ trên tuyến tựa và tuyến liên kết phải được tiến hành trong thời gian ngắn nhất với biến thiên từ nhỏ nhất trong ngày;
b) Các tuyến tựa phải được đo bằng cùng một loại máy, cùng điều kiện đo như trên tuyến thường, sai số đo đạc trên tuyến tựa phải nhỏ hơn sai số cho phép của bản đồ trường từ cần thành lập;
c) Đo từ trên tuyến tựa và tuyến liên kết phải được thực hiện 2 lần liên tục theo lượt đi và lượt về, giá trị trường từ được lấy theo giá trị trung bình của 2 lần đo;
d) Việc đo từ trên mạng lưới tuyến tựa có thể tiến hành trước hoặc sau khi đo hết các tuyến thường.
2. Việc đo từ trên các tuyến kiểm tra chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành đo từ trên toàn bộ các tuyến thường theo mạng lưới thiết kế. Tuyến kiểm tra phải được bố trí cắt qua tất cả các tuyến thường. Số lượng tuyến kiểm tra được xác định trên cơ sở diện tích, hình dạng vùng đo từ và đảm bảo mỗi tuyến thường có ít nhất 1 điểm giao cắt với tuyến kiểm tra.
3. Độ chính xác đo từ được xác định bởi sai số bình phương trung bình m1 của giá trị trường từ đo được tại các điểm giao cắt giữa các tuyến thường và tuyến kiểm tra. ( II.1) trong đó: m1: sai số đo từ; di: giá trị chênh lệch tại điểm thứ i giữa hai lần đo; n: số điểm giao cắt giữa tuyến kiểm tra với tuyến tuyến thường
4. Độ chính xác đo từ được phân loại như sau:
a) Độ chính xác thấp khi m1 > 15nT;
b) Độ chính xác trung bình khi m1 = 5 ÷ 15nT;
Khoản 1. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, hàng năm báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện Thông tư này. 1. Cơ sở pháp lý. 1. Những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên đối với việc thi công đo từ biển theo tàu trên vùng khảo sát. 1. Mạng lưới tuyến thiết kế. 1. Bản đồ thiết kế tuyến đo từ biển. 1. Cơ sở pháp lý. 1. Cơ sở kỹ thuật và các giải pháp thi công thực địa: thiết bị sử dụng trong khảo sát; mạng lưới tuyến đo thực tế; các giải pháp kỹ thuật thu thập số liệu. 1. Đánh giá những thuận thuận lợi và khó khăn đối với công tác đo từ biển theo tàu. 1. Bản đồ tài liệu thực tế tuyến đo từ biển. 1.Các cơ sở pháp lý. 1. Khái quát về vị trí, diện tích vùng khảo sát, những điều kiện tự nhiên và ảnh hưởng của chúng đến công tác đo từ biển theo tàu trên vùng biển khảo sát. 1. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với công tác đo từ biển theo tàu. 1. Bản đồ tài liệu thực tế tuyến đo từ biển. 1. Trên các tuyến chuẩn chọn ra tất cả các điểm cắt các tuyến thường mà ở đó có điều kiện đảm bảo việc so sánh giá trị ΔT của tuyến thường và tuyến chuẩn là tin cậy. Các tiêu chuẩn chủ yếu là độ chính xác liên kết, tính chất của trường từ tại điểm cắt có gradient nhỏ. Ở thí dụ này có 28 điểm tin cậy được chọn và được khoanh tròn. 1. Xác định đại lượng phải hiệu chỉnh giá trị ΔT của các tuyến thường tại các điểm cắt TC gốc hoặc TC đã liên kết với gốc.
Khoản 2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn quy định mức hao phí cần thiết về lao động, thiết bị, dụng cụ, vật liệu để hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn 01 phương tiện đo (hoặc một đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn) bao gồm: các phương tiện đo nhiệt độ; các phương tiện đo độ ẩm; các phương tiện đo áp suất không khí; các phương tiện đo gió; các phương tiện đo vận tốc dòng chảy; các phương tiện đo lượng mưa; các phương tiện đo mực nước; các phương tiện đo bức xạ; các phương tiện đo khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng. Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm phục vụ lập dự toán, quyết toán các công trình, dự án liên quan đến việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn của các cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn.
Khoản 1. Định mức lao động Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 1 phương tiện đo (1 đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn). Nội dung của định mức lao động gồm:
a) Nội dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (phương tiện đo);
b) Định biên: số lượng lao động và cấp bậc lao động cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;
c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Một ngày làm việc (công) tính là 8 giờ.
Khoản 2. Định mức sử dụng thiết bị Quy định thời gian (số ca) hoạt động của thiết bị để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán kinh phí.
Khoản 3. Định mức sử dụng dụng cụ Quy định thời gian (số ca) hoạt động của dụng cụ để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); đơn vị tính thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng. Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong Định mức sử dụng dụng cụ.
Khoản 4. Định mức vật liệu Quy định số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn. Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong Định mức vật liệu.
Điều 4. Giải thích từ ngữ. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư được hiểu như sau:
1. Phương tiện đo khí tượng thủy văn: là phương tiện đo để thực hiện phép đo các yếu tố khí tượng thủy văn.
2. Thiết bị tạo trường: là thiết bị tạo một môi trường đồng nhất, ổn định dùng làm môi trường để kiểm định, hiệu chuẩn.
Điều 5. Quy định các chữ viết tắt. Chữ viết tắt Nội dung viết tắt Định mức KT-KT Định mức kinh tế - kỹ thuật BHLĐ Bảo hộ lao động KTTV Khí tượng thủy văn PTĐ Phương tiện đo TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KSC2 Kỹ sư chính bậc 2 KS2, KS3 Kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3 KTV4 Kỹ thuật viên bậc 4 ĐVT Đơn vị tính QTKĐ Quy trình kiểm định QTHC Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN (Ký hiệu Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam) PTĐKTTV Phương tiện đo khí tượng thủy văn
Khoản 1. Công tác chuẩn bị
a) Tiếp nhận và bàn giao các PTĐ;
b) Chuẩn bị các chuẩn, thiết bị kiểm định, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ;
c) Chuẩn bị tài liệu liên quan: quy trình kiểm định, sổ ghi biên bản kiểm định, biểu bảng ghi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn;
d) Chuẩn bị PTĐ để đưa vào kiểm định, hiệu chuẩn.
Khoản 2. Kiểm định, hiệu chuẩn
a) Kiểm tra bên ngoài Kiểm tra bên ngoài bao gồm: kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của PTĐ, ký hiệu, nhãn hiệu, các ký hiệu biểu thị cấp chính xác, đơn vị đo, giá trị độ chia, các khuyết tật của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra bên ngoài được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).
b) Kiểm tra kỹ thuật Kiểm tra kỹ thuật bao gồm: kiểm tra sự hoạt động bình thường của PTĐ, của các bộ phận điều chỉnh, hiệu chỉnh PTĐ, kiểm tra các chi tiết lắp ráp (các nội dung chi tiết kiểm tra kỹ thuật được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).
c) Kiểm tra đo lường Kiểm tra đo lường là xác định các đặc trưng đo lường của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra đo lường được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).
Khoản 3. Xử lý chung Xử lý chung là việc xác định hình thức xử lý hoặc đánh giá chất lượng đối với PTĐ sau khi kiểm định, hiệu chuẩn, bao gồm: tính toán, đánh giá kết quả kiểm định, lập và cấp giấy chứng nhận kiểm định, thông báo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn. Lập báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, sao lưu trên đĩa CD, DVD (hoặc USB) và lưu Hồ sơ tại Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn (Cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn).
Điều 7. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2
Điều 8. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ. ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: công nhóm/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: công nhóm/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số; nhiệt ký: công nhóm/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: công nhóm/1 thiết bị. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,05 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,35 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,05 2.3 Kiểm tra đo lường 0,28 3 Xử lý chung 0,15 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ; (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng 1.1 Nhiệt kế loại thường 1,00 1.2 Nhiệt kế tối thấp 1,05 1.3 Nhiệt kế tối cao 1,25 1.4 Nhiệt ẩm biểu, nhiệt kế Assman, nhiệt kế đo nhiệt độ nước 2,00 2 Nhiệt kế hiện số 2.1 Nhiệt kế công tác 1,50 2.2 Nhiệt kế chuẩn 5,00 3 Nhiệt ký 3,00 4 Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) 10,00 5 Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) 10,50
MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ. ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị.
Điều 9. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,01 Điện năng kw 0,18 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn bộ 01 0,15 0,21 Thiết bị tạo trường nhiệt độ cái 01 2,40 0,21 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,14 Điện năng kw 7,08 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,04 Máy vi tính cái 01 0,40 0,18 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,41 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 2.3 Kiểm tra đo lường 0,80 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với PTĐ khác nhau. (3) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.
Điều 70. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,24 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,24 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,24 4 Găng tay đôi 02 3 0,24 5 Khẩu trang cái 02 1 0,24 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,24 7 Ghế tựa cái 02 36 0,24 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,12 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,12 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,24 13 Máy hút bụi 1,5 kw cái 01 60 0,05 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,30 15 Điện năng kw 0,96 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước.
Điều 11. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Tủ đá (bảo quản đá) 500W cái 01 60 0,28 2 Máy bào đá 500W cái 01 60 0,05 3 Thiết bị kiểm soát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) bộ 01 120 0,28 4 Áo BHLĐ cái 03 12 0,84 5 Dép đi trong phòng đôi 03 6 0,84 6 Túi bọc đá cái 01 12 0,03 7 Kính lúp độ phóng đại 5x cái 01 60 0,28 8 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,28 9 Kìm điện cái 01 60 0,03 10 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 11 Chổi lông cái 01 6 0,03 12 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 13 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,28 14 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,28 15 Tủ đựng nhiệt kế chuẩn cái 01 96 0,21 16 Giá đỡ nhiệt kế trong quá trình kiểm định cái 01 10 0,28 17 Can đựng cồn 20 lít cái 01 12 0,28 18 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 12 0,28 19 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,28 20 Bàn làm việc bộ 01 96 0,84 21 Ghế tựa bộ 02 96 0,84 22 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,28 23 Giá đựng nhiệt kế khi chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong cái 01 12 0,28 24 Chậu nhựa cái 02 12 0,28 25 Khẩu trang cái 02 12 0,28 26 Găng tay đôi 02 6 0,28 27 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 28 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,06*0,10 29 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,14 30 Quạt trần 100W cái 01 36 0,14 31 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,84 32 Điện năng kw 1,36 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 3 Kiểm tra đo lường 0,80 (2) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.
MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU. ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: mức vật liệu/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: mức vật liệu/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: mức vật liệu/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: mức vật liệu/1 thiết bị.
Điều 13. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. Không sử dụng vật liệu.
Điều 14. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Vật liệu ĐVT Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng các loại Nhiệt ký, nhiệt kế hiện số Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) 1 Nước đá kg 5,00 - - - 2 Muối kg 0,01 - - - 3 Cồn 900 lít 0,25 0,50 20,00 - 4 Nước cất lít 5,00 - 20,00 - 5 Bút bi cái 0,01 0,01 0,010 0,01 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,01 0,10 1,00 1,00 7 Giấy trắng A4 ram 0,04*0,10 0,04*0,10 0,04*0,10 0,04*0,10 8 Mực in lazer hộp 0,08*0,01 0,08*0,01 0,08*0,01 0,08*0,01 9 Dầu máy lít - 0,01*0,10 - - 10 Xăng lít - 0,01 0,50 1,00 11 Bút lông cái - 0,01 - - 12 Giản đồ tờ - 2,00 - - 13 Mực ghi giản đồ lọ - 0,02*0,10 - - 14 Ngòi bút giản đồ cái - 2,00 - - 15 Kẹp giản đồ cái - 0,02 - - 16 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 17 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 18 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định: TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 3 Kiểm tra đo lường 0,80
Điều 15. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ nhiệt độ.
MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 16. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm. Theo quy định tại Điều 6
Điều 17. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2
Điều 18. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm. ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: công nhóm/2 PTĐ; - Thiết bị tạo trường độ ẩm: công nhóm/1 thiết bị. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,77 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,07 2.3 Kiểm tra đo lường 0,67 3 Xử lý chung 0,20 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định: TT Loại PTĐ Hệ số 1 Ẩm kế hiện số 1,00 2 Ẩm ký tóc 2,00 3 Thiết bị tạo trường độ ẩm 10,00
MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ. ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ; - Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1thiết bị.
Điều 19. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương) bộ 01 0,05 0,46 Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm) bộ 01 3,00 0,46 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,31 Điện năng kw 17,61 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,05 Máy vi tính bộ 01 0,4 0,24 Máy in lazer bộ 01 0,4 0,02 Điện năng kw 1,86 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,87 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm. (3) Mức từng loại PTĐ độ ẩm tính như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định.
Điều 20. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,14 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,14 4 Găng tay đôi 02 3 0,14 5 Khẩu trang cái 02 1 0,14 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,04 7 Ghế tựa cái 02 96 0,14 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,14 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,07 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,02 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,04 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,04 15 Điện năng kw 0,58 * Mức công tác chuẩn bị kiểm định quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm;
Điều 21. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw cái 01 120 0,31 2 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 1,85 3 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 4 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,31 5 Quạt thông gió 40W cái 01 60 0,31 6 Áo BHLĐ cái 03 9 1,85 7 Dép đi trong phòng đôi 03 6 1,85 8 Kính lúp cái 01 60 1,85 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,85 10 Tuốc nơ vít các loại bộ 01 60 0,03 11 Kìm điện cái 01 60 0,03 13 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 14 Chổi lông cái 01 6 0,03 15 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 16 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,85 17 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,85 18 Tủ đựng chuẩn ẩm cái 01 96 1,85 19 Bàn làm việc cái 01 96 1,85 20 Ghế tựa cái 02 96 1,85 21 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 1,85 22 Bình đựng dầu cái 01 36 0,62 23 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,62 24 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,62 25 Phễu tôn đổ hạt ẩm cái 01 60 0,62 26 Bình thủy tinh 20 lít cái 01 60 0,62 27 Túi vải đựng hạt ẩm cái 01 24 0,62 28 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,62 29 Giá đựng ẩm kế chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong cái 01 60 0,62 30 Điện năng kw 4,70 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 3 Kiểm tra đo lường 0,87 (2) Mức cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định.