Il catetere flottante polmonare o catetere di Swan-Ganz è uno degli strumenti per il monitoraggio emodinamico invasivo più utilizzato ed accurato. Lo studio dell’emodinamica intracardiaca tramite catetere di Swan-Ganz permette il rilevamento di una serie di valori emodinamici che messi in relazione con i dati antropometrici (BSA) consentono un’analisi della funzione cardiocircolatoria finalizzata ad un prospetto diagnostico e terapeutico preciso.
Il catetere di Swan-Ganz è un catetere a più lumi, molto simile al classico catetere venoso centrale (CVC), che viene inserito in vena succlavia o giugulare interna per arrivare, attraverso la vena cava superiore e le sezioni destre del cuore (atrio e ventricolo), in arteria polmonare.
Uno dei lumi, il distale, viene collegato, prima dell’inserimento del catetere ad un trasduttore e al monitor oscilloscopio che permette di osservare le variazioni d’onda durante tutto il percorso che esegue il palloncino presente sulla punta del catetere sfruttando “l’effetto vela”.
Una volta giunto a destinazione il palloncino viene sgonfiato e rigonfiato solo per eseguire il cosiddetto incuneamento, cioè la rilevazione della pressione di incuneamento capillare polmonare (PCWP o Wedge).
Lo studio dell’emodinamica intracardiaca include quindi il rilevamento di:
pressioni intracardiache
volumi delle cavità cardiache
resistenze intra ed extracardiache
gittata.
Lo standard di catetere in uso oggi consta di 4/5 lumi:
I modelli più avanzati presentano ulteriori lumi in grado di monitorare in continuo la gittata cardiaca o la misurazione della saturazione di O2 di emoglobina (SvO2) nel sangue venoso misto e/o la misurazione della frazione di eiezione (EF).
Alcuni monitor dedicati al catetere di Swan-Ganz sfruttano particolari algoritmi per misurare in continuo il Volume Diastolico del ventricolo destro (EDV) e mostrano anche una curva sulla funzionalità ventricolare.
L’utilizzo del catetere di Swan-Ganz trova indicazione in quadri patologici complessi sostanzialmente cardiologici (ma non solo), come:
diagnosi differenziale di scompenso cardiaco destro-sinistro o biventricolare e valutazione dell’efficacia dei farmaci utilizzati;
infarto del miocardio complicato da: insufficienza ventricolare sinistra, grave turbe del ritmo, rottura del setto interventricolare, disfunzioni dei muscoli papillari
grave coronaropatia
valvulopatia (con riconoscimento di specifiche onde in fase di monitoraggio);
aneurisma dell’aorta.
L’indicazione al posizionamento comprende inoltre:
Valutazione diagnostica e terapeutica in pazienti affetti da shock severo (settico, post-traumatico, ecc.)
Valutazione diagnostica di pazienti con ipertensione polmonare.
Preparare il materiale necessario, ovvero:
n. 2 siringhe per emogasanalisi (Ega arteriosa e venosa )
n. 3 siringhe da 20 ml
n. 1 sacca di soluzione salina 0.9 % 100 ml fredda.
Il valore medio messo in relazione con i dati completi emodinamici rilevati e i dati antropometrici (peso e altezza) del paziente, consentiranno il calcolo di un preciso indice cardiaco e i valori di resistenze vascolari sistemiche e polmonari indicizzate.
Il catetere di Swan-Ganz deve essere rimosso entro 48 ore o, nel caso di pazienti che richiedono un monitoraggio prolungato, il dispositivo può restare in sede per 72 ore prima di essere rimosso e sostituito.
La problematica relativa al rapporto costo/beneficio dell’utilizzo del catetere di Swan-Ganz è soprattutto connessa alle numerose complicanze legate al suo utilizzo.
Modificare in modo favorevole questo rapporto richiede dunque la minimizzazione dei “costi” in termini di complicanze. Esse sono associate:
all’incannulazione del vaso centrale (es. pneumotorace o puntura della carotide)
al monitoraggio dell’arteria polmonare direttamente collegate all’avanzamento o alla retrazione del catetere (es. aritmie,perforazione atriale, insufficienza valvolare)
alla permanenza del catetere (sepsi).
Come tutte le apparecchiature tecnologiche, il catetere di Swan-Ganz si è evoluto nel tempo attraverso l’applicazione di accessori e strumenti atti ad aumentare le capacità di misurazione.
Per poter sfruttare queste “capacità” e trovare un equilibrio beneficio/costi esse devono essere accompagnate di pari passo ad una corretta gestione da parte di medici e infermieri. L’integrazione tra le risorse tecnologiche e quelle umane risulta senza dubbio la combinazione più efficace per ottenere buoni risultati in termini di outcome del paziente.
Le prime linee guida della Pulmonary Artery Catheter Consensus Conference del 1997 e poi rivisitate con conoscenze attuali, sottolineano la necessità di un miglioramento delle conoscenze da parte dello staff medico ed infermieristico e l’importanza di una corretta interpretazione dei dati che concorre direttamente, attraverso algoritmi diagnostico-terapeutici a determinare l’outcome del paziente.