Étude de la réponse du détecteur ATLAS-MPX aux neutrons rapides

Les détecteurs ATLAS-MPX sont des détecteurs Medipix2-USB recouverts de convertisseurs de ﬂuorure de lithium et de polyéthylène pour augmenter l’efﬁcacité de détection des neutrons lents et des neutrons rapides respectivement. Un réseau de quinze détecteurs ATLAS-MPX a été mis en opération dans le détecteur ATLAS au LHC du CERN.  Deux détecteurs ATLAS-MPX de référence ont été exposés à des sources de neutrons rapides 252 Cf et 241 AmBe ainsi qu’aux neutrons rapides produits par la réaction 7Li(p, xn) pour l’étude de la réponse du détecteur à ces neutrons. Les neutrons rapides sont principalement détectés à partir des protons de recul des collisions élastiques entre les neutrons et l’hydrogène dans le polyéthylène. Des réactions nucléaires entre les neutrons et le silicium produisent des particules-α. Une étude de l’efﬁcacité de reconnaissance des traces des protons et des particules-α dans le détecteur Medipix2-USB a été faite en fonction de l’énergie cinétique incidente et de l’angle d’incidence. L’efﬁcacité de détection des neutrons rapides a été évaluée à deux seuils d’énergie (8 keV et 230 keV) dans les détecteurs ATLAS-MPX. L’efﬁcacité de détection des neutrons rapides dans la région du détecteur couverte avec le polyéthylène augmente en fonction de l’énergie des neutrons : (0.0346 ± 0.0004) %, (0.0862 ± 0.0018) % et (0.1044 ± 0.0026) % pour des neutrons rapides de 2.13 MeV, 4.08 MeV et 27 MeV respectivement.  L’étude pour déterminer l’énergie des neutrons permet donc d’estimer le ﬂux des neutrons quand le détecteur ATLAS-MPX est dans un champ de radiation inconnu comme c’est le cas dans le détecteur ATLAS au LHC. ATLAS-MPX detectors are Medipix2-USB detectors covered with lithium ﬂuoride and polyethylene converters in order to increase the detection efﬁciency of slow neutrons and fast neutrons respectively. A network of ﬁfteen ATLAS-MPX detectors has been put in operation in the ATLAS detector at CERN-LHC.  Two reference detectors ATLAS-MPX were exposed to two fast neutrons sources 252 Cf and 241 AmBe as well as fast neutrons produced by the reaction 7 Li( p, xn) for the study of the detector response to those neutrons. Fast neutrons are primarily detected by recoil protons from elastic collisions between neutrons and hydrogen in the polyethylene. In addition, α -particles are produced by nuclear reactions between neutrons and silicon. A  study of the efﬁciency of proton and alpha particle track recognition of Medipix2-USB was done as a function of the initial kinetic energy and incidence angle. The detection efﬁciency of fast neutrons was evaluated for two energy thresholds (8 keV and 230 keV) of ATLAS-MPX detector. The fast neutron detection efﬁciency of the detector region covered in polyethylene increases with neutron energy: (0.0346 ± 0.0004) %, (0.0862 ± 0.0018) % and (0.1044 ± 0.0026) % for fast neutrons of 2.13 MeV, 4.08 MeV and 27 MeV respectively.  The method for the measurement of neutron energy allows an estimate of the neutron ﬂux when the ATLAS MPX detector is in an unknown radiation ﬁeld as it is the case in the ATLAS detector at LHC.

Keyphrases: Détecteur à pixels, Medipix2-USB, ATLAS-MPX, Neutrons rapides, Particules lourdes chargées, Champ de radiation, Reconnaissance des traces, Efﬁcacité  de détection, Medipix2-USB, ATLAS-MPX, Medipix2-USB, ATLAS-MPX, Pixel detectors, Medipix2-USB, ATLAS-MPX, Fast neutrons, Heavy charged  particles, Radiation ﬁeld, Pattern recognition, Detector efﬁciency