Вопрос: Напиши, пожалуйста, текст в формате маркдаун.
Ответ: предотвращения выхода счетчика из строя под действием захваченного водой воздуха;<br>
-проверить герметичность выполненных соединений.<br>
5.7. Во вновь вводимой водопроводной системе, после капитального ремонта или при замене некоторой части труб счетчик можно устанавливать только после пуска системы и тщательной ее промывки

**<center>6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ</center>**

6.1. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия, обеспечивающие нормальную работу счетчика: монтаж счетчика должен быть выполнен в соответствии с разделом 5 настоящего паспорта; счетчик должен использоваться для измерения количества воды при часовых расходах, не превышающих номинального расхода Qn согласно п.2 в трубопроводе не допускается гидравлических ударов; не допускается превышение максимально допустимой температуры воды; не допускается превышение допустимого давления в трубопроводе; не допускается сильная вибрация трубопровода; счетчик должен быть заполнен водой; не допускается эксплуатация счетчиков в местах, где они могут быть погружены в воду.<br>
6.2. Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте.<br> 
6.3. Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика или с трубопроводом. При появлении течи подтянуть резьбовые соединения или заменить прокладку.<br> 
6.4. При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.<br>
6.5. При заметном снижении потока воды при постоянном напоре в трубопроводе необходимо прочистить защитную сетку фильтра, установленного до счетчика.<br>
6.6. В случае выхода счетчика из строя ремонт может осуществлять только предприятие-изготовитель или организация, имеющая соответствующую лицензию на ремонт данного средства измерения.

**<center>7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</center>**

7.1. Прибор соответствует указанным техническим данным и характеристикам при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.<br>
7.2. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня первичной поверки. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня первичной поверки.<br>
7.3. **Гарантийный ремонт не осуществляется, если счетчик вышел из строя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний настоящего паспорта, а также нарушения правил транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт не осуществляется, если качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.<br>
Сохраняйте паспорт! Счетчик без паспорта в гарантийный ремонт не принимаются.**

**<center>8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ</center>**

Счетчик **ЭКО НОМ** заводской номер <u>**15** 0169509</u>

Соответствует техническим условиям ТУ 4213-001-17666192-2013 и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска: <u>12.05.2015</u> 

**<center>9. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПΟ</center>**

Счетчик воды на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Поверитель:

Дата Первичной поверки:

12.05.2015