So, R came out to be 2.5 Now, under this situation there is no deflection at all because the voltage here is same as the voltage here, but suppose this unknown R or this measurable quantity which you are measuring is changed it is changed by a small amount say R is changed by a very small amount is very small say like maybe 0.00001 ohm.
तो, संवेदनशीलता (sensitivity) से क्या तात्पर्य है l तो, यह ब्रिज है जहां पर हमारे पास P Q R और S डिटेक्टर (detector) है और इस उदाहरण के लिए P, Q और S का चुनाव हुआ मान क्रमशः 5 ओम (ohm), 4 ओम (ohm) और 2 ओम (ohm) है l तो, R 2.5 ओम (ohm) है l अब, इस परिस्थिति में कोई भी डिफलेक्शन (deflection) नहीं है क्योंकि यहां वोल्टेज (voltage) वही है जो यहां वोल्टेज (voltage) है, लेकिन मान लीजिए यह अज्ञात R या यह मापन योग्य क्वांटिटी (quantity) जो आप माप रहे हैं बदल जाती है वह एक छोटी सी मात्रा से बदल जाती है बोले तो R बदल जाता है बहुत छोटी मात्रा से बहुत छोटे शायद से कहे तो 0.00001 ohm | तो, इतना छोटा जितना आप बिल्कुल सोच सकते हैं,यदि आप इसे एक छोटी सी मात्रा से भी बदलते हैं यह P/Q≠R/S क्योंकि R का मान बदल गया है l तो, इन दो बिंदुओं पर जो दो पोटेंशियल (potential) है वह समान नहीं रहेंगी l इसलिए, कुछ करेंट डिटेक्टर से जरूर प्रवाहित होगा और हमें इस गैर-शून्य करेंट पर ध्यान देना है l लेकिन यदि यह बदलाव बहुत छोटा है तो फिर यहां इन दोनों बिंदुओं के बीच की पोटेंशियल मैं बदलाव भी बहुत छोटा होगा और इस डिटेक्टर से प्रवाहित होने वाला करेंट भी बहुत छोटा होगा और हम उस बदलाव का निरीक्षण करने में शायद सक्षम ना हो ठीक है l तो, यदि अज्ञात क्वांटिटी जोकि R है मैं बदलाव बहुत छोटा है तो शायद हम कोई डिफलेक्शन (deflection) ना देख पाए क्योंकि डिटेक्टर से प्रवाहित होने वाला करेंट बहुत छोटा है l तो, हम प्रश्न पूछ सकते हैं R जिसका मापन हो रहा है जोकि अज्ञात क्वांटिटी है उसमें न्यूनतम बदलाव क्या होगा l तो, R मैं न्यूनतम बदलाव क्या होगा जिसका हम पता लगा सकते हैं ठीक है l तो, यह प्रश्न हम पूछ सकते हैं और यदि कहें ΔR न्यूनतम बदलाव है न्यूनतम जिसका पता लग सकता है तो फिर हम कह सकते हैं कि मापन की संवेदनशीलता (sensitivity) ΔR है ठीक है l तो, जो न्यूनतम बदलाव अज्ञात में किया गया है जिसे हम पता लगा सकते हैं जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे हम मापन की संवेदनशीलता कहते हैं यदि ΔR बराबर 0.0 या 0.1 ohm है; इसका मतलब, हम 2.5 और 2.6 ohm के बीच अंतर पता कर सकते हैं जिस के मान के द्वारा R बराबर 2.6 ohm है, जिससे उसमें पता लगाने योग्य कुछ करेंट होगा और ब्रिज संतुलित नहीं है, लेकिन यदि वह 2.5 ohm तो कोई भी करेंट प्रवाहित नहीं होगा l तो, हम R को 2.5 और 2.6 मान के बीच में अंतर कर सकते हैं, लेकिन हम R बराबर 2.5 और 2.55 के बीच में अंतर नहीं कर सकते हैं l इसलिए, यदि ΔR 0.1 ohm है l example let us take an example.