Utilisation d'un multimètre
L'utilisation des multimètres modernes est de plus en plus simplifiée et sécurisée, mais l'électricité étant toujours dangereuse, quelques notions et précautions d'emploi s'imposent. Nous allons donc décrire avec le plus de précision possible les procédures à appliquer pour utiliser ces appareils de mesure que sont les multimètres.
Notions de base.
Suivant le type de mesure que l'on entreprend, différentes étapes préalables sont nécessaires.
Dans tous les cas déterminer avec précision les points où l'on va connecter le multimètre et, équiper ce dernier des cordons ou des connecteurs adhoc (pointe de touche, Grip fil, pince crocodile)
Le choix du calibre.
Le calibre est la mesure maximale que l'appareil peut effectuer dans cette position. Le choix du calibre est donc un préalable important à toute mesure, sous peine d'éventuelles dégradations de l'appareil : au mieux fusible fondu, ou appareil de mesure endommagé, ou pire, circuit en cours de mesure détruit.
Les paramètres du choix :
Précautions : Il est fortement conseillé de déconnecter l'appareil de mesure avant de changer de calibre.
Si à la suite d'un mauvais choix de calibre, le "multimètre numérique" indique une valeur bizarre (généralement il affiche « 1. » tout à gauche), ou pour un "multimètre analogique", l'aiguille cogne à gauche ou à droite sur une des butées, débrancher immédiatement l'appareil, puis choisir un calibre supérieur.
Mesure de tension.
La mesure de tension se fait en branchant le "voltmètre" en parallèle du circuit ou du composant dont on veut déterminer la différence de potentiel ou la chute de tension à ses bornes. 
Mesure de tension alternative.
Choisir la fonction AC ( Alternating Current ) pour effectuer une mesure en alternatif.
Mesure de tension continue.
Choisir la fonction DC ( Direct Current ) pour effectuer une mesure en continu.
Distinguer la phase du neutre dans une prise domestique.
Afin de déterminer la position du neutre dans une prise domestique ou industrielle : Il suffit d'effectuer une mesure de tension alternative entre les différents plots de la prise et la terre, lorsque l'appareil indique une tension nulle nous avons trouvé le neutre.
Mesure de courant.
Pour mesurer un courant, il faut insérer l'appareil en série dans le circuit. Il faut donc au préalable ouvrir le circuit (débrancher un fil, ôter un strap, dessouder une broche d'un composant) et le reconnecter avec les cordons de l'appareil.
Précaution.
Un multimètre positionné sur "Ampère" (continu ou alternatif) se comporte comme un court circuit, il est donc important qu'une fois la ou les mesures effectuées, de positionner aussitôt le multimètre sur "voltmètre" (mesure des tensions) sur le plus fort calibre. Ainsi, l'appareil est protégé contre une erreur destructrice et prêt pour les mesures pour lesquelles il est souvent sollicité et le moins vulnérable.
Mesure de résistance.
Utilisez uniquement l'appareil sur un élément et circuit hors tension et, hors circuit si le reste du circuit ne doit pas être pris en compte. L'unité employée pour les mesures de résistance est Ω (ohm) ou ses multiples kΩ (kilo-ohm) et MΩ (méga-ohm). Si le multimètre n'est pas un modèle à auto calibrage, il faut choisir le calibre approprié pour obtenir une bonne précision. Le bon usage en mesure étant si possible, de faire préalablement à la mesure, une estimation approximative de la valeur pour d'emblée choisir le calibre le plus approprié.
Mesure et contrôle d'une diode.
Pour mesurer une diode, vous devez mettre l'appareil en position Test Diode, laquelle est en général repéré avec le symbole d'une diode.
On place le + (rouge) du multimètre sur l'anode et le Commun (noir) sur la cathode (repérée par un trait blanc).
Remarque.
L'utilisation d'un multimètre était au programme de 1998 : http://www.education.gouv.fr/bo/1998/hs6/connais.htm

Photographie/Fabricants/Kowa
Appareils pour format 127.
L'appareil Kowa Kid a été vendu sous diverses marques, avec quelques variantes
Objectifs.
Objectifs pour chambres grand format.
Kowa 90mm f/8.0.
Objectif grand-angulaire qui offre le plus grand cercle de couverture de l'époque pour un 90 mm, il couvre en effet le format 8 x 10 à f/16.

Néerlandais/Dans le secondaire/les fruits/quiz

<quiz display="simple">
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
Het is rood met kleine puntjes. -- { Aardbei | aardbei _8 } .
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
Het is oranje en je kan er sap van maken. -- { Sinaasappel | sinaasappel | Appelsien | appelsien _11 } . 
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
De naam komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. (Nouvelle-Zélande) -- { Kiwi | kiwi _5 } .
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
Het is geel en heel zuur. { Citroen | citroen _9 } .
De quel fruit s'agit-il ? (En néerlandais s.v.p.)
Het is geel, krom en vol energie en wordt graag gegeten door marathonlopers. -- { Banaan | banaan _7 } .
</quiz>

Point de fuite
Le point de fuite est, dans une représentation en perspective sur un plan, le point où se rejoignent vers l'infini devant l'observateur, des lignes dites fuyantes comme, par exemple, les rails d'une voie de chemin de fer : les deux rails parallèles dans la réalité du monde, se rejoignent vers le point de fuite dans le tableau.
Une représentation en perspective peut utiliser plusieurs points de fuite.
1 point de fuite.
En utilisant un point de fuite, seul l'axe de la profondeur utilise des lignes fuyantes.
Exemple :
Cela permet de juger de la taille des objets éloignés.
2 points de fuite.
En utilisant deux points de fuite, deux axes utilisent des lignes fuyantes.
Exemple :
3 points de fuite.
Avec 3 points de fuite, les 3 trois axes de perspective utilisent des lignes fuyantes.
Exemple :

Photographie/Fabricants/Linhof
La société allemande Linhof a été fondée en 1887 par Valentin Linhof. Elle est connue dans les milieux professionnels par la qualité de ses appareils de moyen format et ses chambres photographiques de grand format. Elle a d'abord fabriqué des obturateurs dont la fabrication a été par la suite reprise par Compur et sa production d'appareils et de chambres remonte à la fin du XIXe siècle.
Nicolaus Karpf, entré dans la société en 1934, conçut cette année-là le premier modèle Technika, qui fut la première chambre entièrement métallique. Les modèles Technika ont évolué depuis mais ils sont toujours fabriqués.
Pieds pour la photographie et le cinéma.
La société Linhof commercialise des pieds destinés aux usages amateurs et professionnels.

Néerlandais/Dans le secondaire/la nourriture/traduction