计算机体层成像

计算机断层扫描（，CT scan）或计算机体层成像（CT），简称CT扫描，是一种影像诊断学的技术或检查；广义上，是指利用精确准直的成像媒介（如X射线、γ射线、超声波等）与高灵敏度的探测器，围绕人体或物体的某一部位采集数据，并根据需要重建出断面影像的一种成像方法。
计算机断层扫描现在多采狭义上定义，是特指以X线束从多个方向沿着人体或物体某一选定断层面进行照射，测定透过的X线量，数字化后经过计算机处理，得出该层面组织或组成的各个单位容积的吸收系数，据此重建图像的一种成像方法；因此，旧称X射线计算机断层成像（X-ray CT，X-CT）。
这一技术另有旧称-{zh-hans:计算机轴向断层成像;zh-hant:电脑轴向断层扫描}-（），1979年诺贝尔生理学或医学奖因“计算机辅助层析成像技术的发展”而共同授予南非裔美国物理学家阿兰·科马克和英国电气工程师高弗雷·豪斯费尔德。
成像与操作原理.
计算机断层扫描是一种利用数位几何处理后重建的三维放射线医学影像。该技术主要通过单一轴面的X射线旋转照射人体，由于不同的组织对X射线的吸收能力（或称）不同，可以用电脑的三维技术重建出断层面影像。经由窗口技术处理，可以得到相应组织的断层影像。将断层影像层层堆叠，即可形成立体影像。
体层成像可以生成特定扫描区域的横截面（断层）图像，类似“虚拟切片”，使用者无需切割即可看到人体或物体内部。血管内不注射造影剂（对比剂）的CT扫描，称为平扫（plain scan）或平扫CT；注射对比剂者，则称对比剂增强扫描（contrast-enhanced scan）或增强CT。
诊断应用.
自从20世纪70年代被发明后，X射线计算机断层成像在医学影像上已经变成一个重要工具。其虽然价格昂贵，却是诊断多种疾病的黄金准则。X射线计算机断层成像技术的优点之一是它可以提供很高的空间分辨率（0.5 毫米）。它的一个弱点是软组织对比度较差。当诊断对软组织对比度要求较高时，核磁共振影像技术要优于X射线计算机断层成像技术。
头部.
主要用来诊断脑部血管病变以及颅内出血，检查不一定要用到显影剂。在病人有急性中风的情形下，它虽然没办法排除血管阻塞的可能性，但是可以排除出血的可能性。如此一来，抗凝血剂就可以大胆地应用。在诊断肿瘤的应用上，电脑断层配合静脉显影的检查并不常用，而且效果也比核磁共振影像（MRI）差。它也可以用来诊断颅内压是否有增加，例如要做腰椎穿刺或是评估时。
X射线计算机断层成像在诊断有外伤的颅骨及颜面骨的骨折也有很大的用处。在头颈口的部位，对于头骨和颜面骨或是牙齿的畸形，它有术前评估的作用；下颚、副鼻窦、鼻腔，眼框等部位所生囊肿或是肿瘤的评估；慢性鼻窦炎成因的诊断；还有植牙重建的评估。
颈部.
对比CT通常是成人颈部肿块选择的初步研究。 在评估甲状腺癌中起重要作用。 另外，CT扫描经常偶然发现甲状腺异常，因此实际上成为第一种检查方式。
肺部.
在肺部组织的诊断上，X射线计算机断层成像对于急性或是慢性的变化都有很高的诊断价值，在观察一些人体内空气的变化，例如肺炎或是肿瘤，一般不需显影剂就有很好的效果。而一些间质组织的变化（肺气肿，肺纤维化等等），可以用薄切面的高解析设定来重建，称作高解析度电脑断层（HRCT）；筛检早期肺癌，可利用低剂量胸部电脑断层（LDCT）；而要评估纵隔腔和肺门部分的淋巴腺肿大，则需要静脉显影。
胸腔断层血管摄影（CTPA）是一个需要用精确快速的时间来作对比剂注射再加上高速的螺旋式描扫器才能完成的检查，近来也用在作肺栓塞和动脉剥离的评估。当胸腔X光检查出现异常或是怀疑异常等，只要是非急性的，电脑断层都是首推的进一步检查。
血管造影.
电脑断层血管摄影术（CTA）是造影剂CT，可显示整个身体的动脉和静脉。 范围从为脑服务的动脉到向肺，肾，手臂和腿部带血的动脉。 此类检查的一个示例是用于诊断肺栓塞（PE）的（CTPA）。 它使用计算机断层扫描和基于碘的造影剂来获取肺动脉的图像。
心脏.
随著较先进的X射线计算机断层成像仪旋转时间的减少，再加上多断层（高达128切）切面的技术，要同时达到高速度和高解析度不再是梦想。目前已经可以清楚地看见冠状动脉的影像。在扫描的同时，电脑就可以将一连串的数据重建，如此一来，每单一个心脏断层影像的数据都可以在x光管回转完成前重建完成。但未来是否能取代侵入性检查「冠状动脉导入检查」还是未知数。
心脏的多断层切面检查（multi-slice CT，MSCT）有相当性的潜在危险，因为它的剂量相当于500张的胸部X光，对于乳癌的潜在诱发性目前还有待商榷。诊断为阳性的正确率大约82%，诊断为阴性的正确率大约93%；敏感度大约81%，特异性为94%。
双射源X射线计算机断层成像机有相当高的，可以减少高速心跳造成的移动假影，闭气的时间也不用长，对于不方便闭气的病人或是不适合打降低心率药的病人是很有帮助的。
腹部和骨盆.
对于腹部的疾病，X射线计算机断层成像的诊断价值极高，常用来定位肿瘤期数也用来做后续的追踪，对急性腹痛的检查也很有用。泌尿结石，阑尾炎，胰脏炎，憩室，腹部动脉瘤还有肠阻塞等都是可以由电脑断层做快速诊断的疾病，它也是第一线用来诊断内部脏器外伤的利器。
口服或是直肠对比剂可视需要使用，稀释的硫酸钡（2% w/v）是最常用的，一般用来作大肠透视检查的钡剂浓度太高，在断层影像上反而是假影，如果钡剂有禁忌上的考量的话（例如怀疑病人是肠受伤），碘对比剂也是选择之一，其他种类的就看目标是要对哪一个器官显影，例如直肠的空气对比剂（空气或二氧化碳）用在大肠检查，或是口服纯水用在胃部检查。
电脑断层在诊断骨盆的应用上有限制，特别是女性的骨盆，超音波是一个替代方案。除此之外，它也可以部分应用在腹部扫描（例如看肿瘤），在评估骨折上也有用处，它也可以用在研究骨质疏松症，和骨质密度侦量仪一样，此两样都能侦测骨矿物质的密度（BMD），也就是骨强度的指标，然而电脑断层的结果不一定和骨密仪一样（BMD测量黄金准则），不但贵，病人接受的剂量又高，所以不常使用。
中轴骨骼和四肢.
对于中轴骨和四肢，CT通常用于对复杂的骨折进行成像，尤其是在关节周围的骨折，因为它能够在多个平面上重建感兴趣的区域。 分辨率为0.2 mm的骨折，韧带损伤，和脱臼很容易识别。 借助现代的双能CT扫描仪，已经建立了新的应用领域，例如痛风诊断的辅助。
优点和危险性.
优于X光影像的部分.
首先，X射线计算机断层成像为医生提供器官的完整3D讯息，而X光影像只能提供多断面的重叠投影；第二，由于电脑断层的高解析度，不同组织阻射过所得的即使是小于1%的差异也可以区分出来；第三，由于断层成像技术提供三维图像，依诊断需要不同，可以看到轴切面，冠状面，矢切面的影像，称为多平面数位重建（Multi-planar reformatted imaging）。除此之外，任意切面的图像均可通过插值技术产生。这给诊断和科研带来了极大的便利。
辐射剂量.
X射线计算机断层成像被视为中度至高度辐射的诊断技术，虽然技术的进步已经增加了辐射的效率，但是同时为了增加影像品质或为了更复杂的技术，还是有增加剂量的考量，进化过的解析度使电脑断层可以进行新的研究，可以有更多的优点：例如和传统血管摄影比，电脑断层血管摄影可以避免插入静脉管和静脉导管；电脑断层大肠摄影也和大肠钡剂摄影一样用来诊断肿瘤，但是剂量更低。其方便性以及可适用的情形不断增加，使它日渐普及，最近在英国的综合评估中，电脑断层占了所有放射性检查的7%，但是在2000/2001年间，它占了总合医疗放射剂量的47%(Hart &amp; Wall, European Journal of Radiology 2004;50:285-291)，过度地使用电脑断层检查，不管其他地方怎么灭，还是会导致总体医疗剂量的上升，在一些特别研究放射剂量的论文还有考量很多因子：扫描的体积，患者的体型，扫描的数量和型式，还有需要的解析度和影像品质。
对比剂的负面反应.
由于X射线计算机断层成像相当依赖静脉注射的对比剂来显影，所以有潜在的危险，危险虽低，却无法完全避免，这可能会使某些病人的肾脏受伤，有肾功能衰竭或糖尿病等病史的病人（另外还有血容量减少）危险性可能更高。
扫描剂量.
该表报告了平均辐射照射量，但是，在相似的扫描类型之间，辐射剂量可能有很大差异，其中最高剂量可能比最低剂量高22倍。 典型的平片X射线辐射剂量为0.01至0.15 mGy，而典型的CT对特定器官的辐射剂量可为10–20 mGy，对于某些专门的CT扫描可高达80 mGy。
为了进行比较，世界上自然产生的背景辐射的平均剂量率是每年2.4 mSv，在实际应用中等于每年2.4 mGy。 尽管存在一些差异，但大多数人（99％）每年接收的背景辐射不到7 mSv。截至2007年，医学成像占美国的射线辐射暴露的一半，其中X射线计算机断层成像扫描占这一数字的三分之二。 在英国，它占辐射暴露的15％。 截至2007年，全球的医疗来源的平均辐射剂量为每人是≈0.6 mSv。 美国核工业的剂量被限制为每年50 mSv，和每5年100 mSv。
铅是放射线工作人员用来屏蔽散射X射线的主要材料。
辐射剂量单位.
以戈瑞(Gary)或毫戈瑞(mGy)单位报告的辐射剂量与预期被辐射的身体部位吸收的能量成比例，并且与X射线辐射对细胞化学键的物理作用（例如DNA双链断裂）与该能量成比例。
西弗(Sievert)单位用于有效剂量报告中。
柔和成像运动.
为了响应公众日益增长的关注以及最佳实践的不断发展，在内部成立了儿科影像辐射安全联盟。在与美国放射技术学会，和美国医学物理协会的合作下，儿科放射学会发起并启动了“柔和成像运动”，旨在在使用最低剂量的同时保持高质量的影像学研究和儿科患者可获得的最佳辐射安全规范。 这项倡议已得到越来越多的世界各地各种专业医疗组织的认可和应用，并获得了制造放射学设备的公司的支持和帮助。
影像处理.
X光断层面的数据是由X光射源绕物体一圈得来，感应器是放置于射源的对角位置，随著物体慢慢地被推入内侧端，数据也不断地处理，经由一系列的数字运算，也就是所谓的断层面重建来得到影像。
窗宽.
所谓的窗宽（）就是指用亨氏单位（Hounsfield Unit，HU）所得的数据来计算出影像的过程，不同的放射强度（raiodensity）对应到256种不同程度的灰阶值，这些不同的灰阶值可以依CT值的不同范围来重新定义衰减值，假设CT范围的中心值不变，定义的范围一变窄后，称为窄窗位（narrow window），比较细部的小变化就可以分辨出来了，在影像处理的观念上，称为对比压缩。例如要在腹内找出肝肿瘤的细微变化，就要用肝窗位，假设70HU是肝脏的平均值（称为肝窗位），就可以在更窄的窗宽内重新定义范围，窗位（window）定为70HU，85HU为上，85HU为下，如此一来范围就是-15HU到+155HU，低于-15HU的指就显示全黑，高于+155HU的指就显示为全白，同理，骨的窗位就要用宽窗位（wide window），主要是考虑到含有脂肪的髓腔内的髓质还有外层致密骨，当然HU的中心值就大约要用百位的数字了。
CT 和 MRI 的差异.
CT利用X光辐射来进行扫描诊断，MRI不使用辐射进行扫描。使用磁场进行扫描。所以MRI扫描是没有辐射的。CT扫描比较没有这样多噪音，MRI扫描会提供耳机或者耳塞。
三维重建.
三维重建指用数学的方法从断层成像仪测量到的信号（X射线通过人体后的衰减）恢复（重建）出器官的三维影像。最简单的，也是最早的，重建方法是反投影法（backprojection）。反投影法虽然直观上很容易理解，但它在数学上是不正确的。目前常用的重建方法主要有两种：滤波反投影法（filtered backprojection）和卷积反投影法（convolution backprojection）。
图像显示.
由于目前的X射线计算机断层成像都是等方性（x，y，z轴的解析度都一样）或是接近等方性的解析度，显示的方式不一定只限于横切面，所以，藉著软体的帮忙，只要把所有的小体素堆叠起来，就可以用不同的视点来看影像。
多层面重建MPR（）
这是重建最简单的方式，是把所有的横切面数据堆叠起来，软体可以用不同的平面来切割物体（大部分是垂直面），或是特别的一些影像例如最大强度投射成像MIP(Maximum-Intensity Projection)或是最低强度投射成像mIP(Mininum-Intensity Projection)。
多层面重建最常用来检查脊椎，因为轴切面的影像只限于有时才能显出椎体，也无法完全秀出椎间盘，经由重组影像，可以更容易观察出脊椎的位置以及其和其他器官的关系。
现代的软体可以重建斜位的影像，所以经由自由的选择平面，可以看到想看的解剖构造，比如支气管不是垂直的，可以借由这个技术达到想要的目的。
在血管的影像上，弯曲的平面也有办法重建。这使得弯曲的血管可以被「拉直」，如此整条血管可以用一张影像或是少数影像就可以完全显现，一旦血管被拉直后，量化的长度和宽度就测量出来，对于手术和侵入性治疗的帮忙不小。
MIP重建加强了高射束的区域，用在血管摄影很有用，mIP重建趋向于加强空气的显示，用来评估肺部结构很有用。
三维呈像技术（3D rendering techniques）.
表面呈像（surface rendering）.
放射强度（Radiodensity）的阈值是可以调整的（例如对应于骨头的值），当阈值一定，便可使用「边缘侦察（edge detection）」影像处理法，如此一来，一个三维的物体就可以呈像了，不同的物体可以用不同的阈值呈像，使用不同的颜色来代表不同的解剖构造，例如骨，肌肉和软骨，然而，在这个基础下，再深一层的构造可能就无法显像了。
体素呈像（volume rendering）.
表面呈像只限于在一定的阈值下，表现物体的表面像，也止于呈现接近想像的表面，而在体素呈像中，利用透明度和颜色可以在单一影像中的特色，就可以呈现更多的东西，例如：骨盆就可以用半透明的方式显现，那么即使是斜位角，小部分其他的解剖呈像并不会挡住其他重要的部分。
影像分割（Segmentation）.
有一些部位虽然结构不同，但是有相似的阻射性，只是单纯地改变体素呈像的参数可能不是这么简单就可以区分它们，解决的方式称为影像分割（segmentaion），就是用手动或是自动的方式去除不想要的部分。
历史.
第一个商业化的X射线计算机断层成像系统是由高弗雷·豪斯费尔德(Godfrey Newbold Hounsfield)发明的，地点在英国Hayes的THORN EMI Central Research Laboratories，豪斯费尔德在1967年开始了他的想法，于1972正式发表，声称电脑断层是披头四乐团最大的遗产，庞大的利益使得EMI投资了研究计划。另一头，Tufts大学的阿兰·麦克莱德·科马克(Allen Mcleod Cormack)独立研发了类似的处理程序，地点是开普敦大学/Groote Schuur Hospital，他们于1979年一起获得诺贝尔奖。
1971所产的原型是行经180度角取160个平行读数，每个是一度，每次扫描大约费时五分钟，整个影像要产生要花2.5小时并用大型电脑来进行运算。
第一个生产的X射线计算机断层成像扫描器称为EMI描扫器，只能用来做头部的扫描，但是要花四分钟取数据，七分钟重组完成一个影像，另外它还要用一个装满水的perspex容器，型为头套状，可以包覆整个头，主要是为了减少头部的对比阻射强度相差太大（头骨和头骨外的差异），当时的解析度不高，只有80*80的画质，第一个EMI扫描器是安装在英国的wimbledon的atkinson morley's hospital，第一次进行病人头部检查的时间是1972年。
在美国，此机器的售价是390000，第一个是安装在lahey clinic，再来是massachusetts general hospital，还有1973在george washington大学。
第一个任何部位都能检查且不用水头套的电脑断层仪是在goergetown university由robert s.ladley. dds设计。
电脑断层机器的演进.
第一代.
用如笔头般细的射束打向一个或两侦检器，影像是用translate rotate的方法，将射源和侦检器放置于对侧的位置，两者相对位置不变，再加以旋转。在EMI扫描器时代，一对影像须要旋转180度，耗时四分钟，使用三个侦检器（其中一个是射源位置的参考），每个侦检器都是由碘化钠闪砾器和光电倍增管组成，部分的病人很不能适应这些早期的机器，因为机器的振动和声音都太大了。
第二代.
这项设计增加了侦检器的数目，并且改变了射束的形状，把原本的笔头型改为扇型，旋转方式仍为translate rotate，但是扫描时间有明显的减少，旋转量也由每次一度增为每次三十度。
EMI CT1010，这是一款早期的第二代头部扫描仪。
第三代.
第三代X射线计算机断层成像在获得影像的时间上有长足的进步，扇形的射束配上一列和射源相对的侦检器，省略了费时的translation stage，最初让扫描时间减少至大约一张十秒钟，这个进行让CT的实用性大大增加，时间短到可以做肺部和腹部的扫描，之前的几代只限于用在头部和四肢，到了第三、四代，病人也明显觉得噪音和振动都少了不少，舒适多了。
第四代.
它的设计方法几乎和第三代是同时发明的，表现度也差不多，不用一列的探测器，取而代之的是360度整圈的探测器，用扇型射束旋转打在固定而非旋转的探测器上。
bulky是一项昂贵且脆弱的光电倍增管，所以渐渐地被较好的探测器取代，氙游离腔探测器列曾经用在第三代机器中，也增加了较多的解析度和敏感度，但最终这两项技术都被固态探测器取代：一个矩形、固态的发光二极体，并镀上萤光的稀土元素磷，它更小，更敏感，更稳定，也更适合第三、四代机器的设计。
早期的四代机器有600个光电倍增管，每个直径1/2吋，可以套在探测环内，以三个发光二极体为单位可以替代一个光电倍增管，这项改变同时增加了取像速度和影像品质，但是扫描的速度仍然不能改善，因为x光管的控制还是用缆线启动，限制了旋转的速度。
一开始，第四代机器有一个重大的进步，就是每转一圈，探测器就会自动校正一次；而三代的几何方式固定，对于没有校正的情形很敏感，也就是有环形伪影产生的可能，另外，四代由于探测器不会移动和振动，校正的执行也较容易。
所有现代的医疗用电脑断层都是以第三代的设计为蓝本，现代的固态探测器相当地稳定，可以不须要每扫一个影像都校正一次，第四代由于探测器经济效益的问题，使得它比第三代贵多了，甚至对假影的敏感度也高，因为没有固定和射源相对的探测器，要去除散射几乎是不可能的事。
第五代.
一般指的是所谓的摄影CT（cine-CT）；Cine-CT与第四代CT相似，但X光源被置于侦办器的外环；而且为了加快扫瞄的速度，采用多管X光源，依序以不同位置之X光对剖面曝光，以取代旋转功能。系统扫瞄速度因而大大提升，足以扫瞄心跳等动态的剖面图。而真正所谓第五代CT，乃是以大角度阳极X光管，环绕扫瞄剖面与侦测器；利用电子方式控制撞击阳极的电子束，使其发出不同角度的X光束，以达到如同多管X光源的效果。由于电子扫瞄速度极快，每一剖面的扫瞄时间可降至33ms-100ms左右。可用于避免心导管等侵入性检查，做心脏血管摄影，主要缺点剂量高，价格昂贵。
功能再进化.
和取象时间有关要克服的另一问题是X光管。要提供一个长时间和高强度的曝露，需要将非常稳定的输出加到X光管和发电器中。高速回转的阳极也要跟上处像处理的速度，这就需要固定的150kV的SMPS才能趋动它们。目前的功率可到100kW。
环刷回转（）技术取代了原本缆线的设计，使得X光管和侦检器能连续动作，再加上连续地推移病人进入扫描器的设计，就是所谓的螺旋式电脑断层。
多层螺旋X射线计算机断层成像（multi-detector-row CT，MDCT）系统更加快了扫描的速度，它可以同时获取数个影像。目前机器的列数可以达到128列，几秒内就有可能获得完整的胸腔影像。MDCT也使用等方解析度，可用任意角度重建需要的影像，与核磁共振影像的能力一样，很短时间就可以扫描很大体积的影像是MDCT最大的特色；更重要的是空间解析度也高了。最新一代的MDCT内在Z轴方向的球管内有浮动的焦板，可以让解析度更好。
另一个不同的研究方向是用在心脏的断层检查，称为电子光束断层描扫（electron-beam CT，）。它的时间解析度高达50微秒。它可以暂停心脏和肺部的动态来形成高品质的影像。开始时只有Imatron公司制造，后来GE公司跟进，鲜有人做，主要是因为它的成本太高，而用途仅只有一项。同期的MDCT的时间解析度很接近EBCT，但是成本却低得多，因此MDCT就成了市场的趋向。
进化过的电脑技术和组像技术可以执行更快更准确的重组。早期的机器可能需要几分钟才可以做出一张影像；现在30秒钟可以做出1000张影像，精心设计的软体也可以灭少假影。双射源电脑断层（Dual source）使用两个X光管和两排侦检器，使得每张影像只需0.1秒就可以完成。这样就可以得到高品质的心脏影像而不需要使用降低心率的药，例如β受体阻滞剂。
双射源的复列侦检器电脑断层可以在10秒的闭气时间内就完成整个心脏的检查。
Volumetric电脑断层是复列侦检断层机的一项延申，仍在研究阶段，目前的MDCT每转一次取样4cm宽的体积，volumetric电脑断层的目标是以256的复列侦检断层仪的原型为基础，增加宽度到10-20cm，未来的应用包括了心脏成像（在两次连续的心跳间就可以取得欲重建完整三维影像所需要的数据）。
双源 光子计数电脑断层扫描系统（photon-counting CT，PCCT）传统CT的讯号转换涉及两个步骤，而PCCT的光子计数探测器（photon-counting detector，PCD）只需要一个步骤，能大大减少电子噪音及资讯流失问题。机孔转动一圈时间快至0.25秒，时间解像度达66毫秒，提供更高的敏感度及超高清影像，同时可减低高达70%的辐射量和高达30%的造影剂用量。
微断层摄影（Microtomography）.
近几年来，断层摄影也到了微米的等级，名为微断层摄影，但是这些机器目前只适合小物体或是动物，还不能用在人体。