反応熱量計とは閉鎖された断熱容器の中で化学反応を起こさせる方式の熱量計である。時間に対して熱流量を積分することで反応熱の測定と総熱量の算出を行う。産業用のプロセスは一定温度で設計されるため、等温で測定を行うこの方式が産業界で標準となっている。反応熱量計はまた、化学プロセス設計において最大熱発生率を決定するためや、大域的な反応の速度論的解析のためにも用いられる。
熱流式.
熱収支式.
入力補償方式.
入力補償方式では、一定温度環境に置かれた反応容器の中にヒーターを設置し、ヒーターからの熱によって容器温度を一定に保つ。必要なヒーター出力は反応熱の生成によって変わるので、この出力が単純に熱量信号となる。
定熱流束方式.
ボンベ熱量計.
はボンベ内部系（）およびボンベ・水などの装置系（）に分けられる。
と求められる。
不燃性物質の燃焼.
ボンベ系では圧力と酸素濃度が高いため、通常引火性を持たない物質でも燃焼させることができる。これによって燃焼熱の測定が可能になるが、一部の物質は不完全燃焼となるので残留質量を考慮に入れる必要がある。このため解析は困難となり、誤差が増加しデータが損なわれる。
カルベ式熱量計.
熱量検出器の校正は装置性能の要であり、実行には注意が必要である。カルベ式熱量計にはジュール熱校正もしくは電気的校正と呼ばれる特殊な校正法があり、標準物質を用いた校正法の欠点が克服されている。この校正法の主な利点は以下のとおりである。
定圧熱量計.
定圧熱量計とは一定大気圧のもとで溶液中の反応にともなうエンタルピー変化を測定するための装置。
ただし
である。
このように単純な熱量計では反応過程で圧力（大気圧）が一定に保たれるため定圧熱量計とみなされる。定圧熱量計は溶液中で起きるエンタルピー変化（定圧条件下では熱と等しい）を決定するために用いられる。
示差走査熱量計.
示差走査熱量計は多くの分野で常套的に用いられる分析法で、その代表は高分子特性解析である。
熱流束型示差走査熱量計.
上式（ニュートンの冷却の法則と等価）は電流に関するオームの法則と同質のものだが、それよりも歴史が古いことを付記しておく。
試料が融解などによって突然に熱を吸収したとすると、応答信号にはピークが観察される。ピークの関数形をとして