勾配磁場コイル（こうばいじばこいる、）とは、MRIにおいて重要な勾配磁場を生成するためのコイルである。勾配磁場コイルを用いることで、空間的に線形な磁場（静磁場方向）を生成することが可能になり、これによってMRIから得られる信号に位置情報を付加することができる。グラディエントコイルとも呼ばれる。臨床用MRIでは、しばしば傾斜磁場コイルと呼ばれているが、勾配磁場を作り出すコイルは、臨床用MRIが出現する以前から勾配磁場コイルと呼ばれていたので、本来はこの言葉が正しい物理用語である。核磁気共鳴分光法(NMR)においては、DOSYのような分子の拡散係数を利用したスペクトル分離に勾配磁場が用いられる。
MRI撮像中に一定周期で鳴る高い音は主に勾配磁場コイルがローレンツ力によって振動する音である。
勾配磁場コイルの種類.
勾配磁場コイルは用いられる磁石の形状やRFプローブの形状によって決定されることが多い。主に用いられるコイルの形状として平板型と円筒型が挙げられる。
RFコイル及び勾配磁場コイルはMRIの性能に大きく関わるため、現在でも活発に研究されている。
勾配磁場コイルに要求される主な要素は
等である。
代表的な勾配磁場コイル.
半径とコイル間の距離は理論的に決まっており、
このマックスウェル・コイル・ペアは線形性と電力効率が極めて良い。
直線電流.
同じ方向の電流を軸対称の位置に置くだけであり、原理は極めて単純である。
で表すことができる。(アンペールの法則を用いれば明らかである。)
平行四線型コイル.
このような平板型の勾配磁場コイルは、主に永久磁石MRIに代表されるオープンMRIで使用されている。
このような円筒型の勾配磁場コイルは、主に超伝導磁石MRI等のトンネル型のMRI（多くの臨床用MRIがこれにあたる）で用いられている。
その他の勾配磁場コイル.
上記で示したいくつかの勾配磁場コイルは、古典的なコイルであり、多くのMRI装置ではより複雑な形状のコイルが用いられている。その理由としては、アプリケーションに応じて様々な要求が存在するためである。