電流計（でんりゅうけい、）は、電流を測るための電気計器である。
デジタル電流計や自動車、オートバイに使用される電流計についても、この項目で説明する。
使用方法・接続方法.
交流電流計の場合極性はどちらでも良い。
測定したい値が不明な場合は一番大きな値の端子から接続する。逆に振れが小さい場合は振り切らないように測定端子を接続し直す。
電流計を電源に直接つなぐと大きな電流が流れ計器が破損する。定格が小さい場合特に注意が必要である。
アナログ電流計.
内部構造.
電圧計と構成は同じであるが、内部抵抗を極力小さくするために太いコイルが巻かれる。右は可動コイル形、その下は可動鉄片形である。
直流電流計.
直流においての電流を測定するのに使用される。構造は可動コイル型であり永久磁石およびコイルで構成される。電流計単体だけでは大きな電流を測れないので目的の電流にあわせて分流器を使用する。
交流電流計.
電流力計型電流計.
検流計（ガルバノメーター）.
直流用のものは、強力な永久磁石を使用した可動コイル形計器である。また、電子回路を利用した簡易電子式検流計もある。
熱電形電流計.
電流によるジュール熱を熱電対を用いて直流電流に変換し、それを可動コイル形計器で測定するものである。
熱電対に流れる電流の二乗に比例するので目盛りは二乗目盛りとなり実効値を表示する。交流および直流どちらでも使用可能であり、直流で校正した後に交流を測定すれば正しい値が得られる。
デジタル電流計.
分流器や電流検出抵抗器、交流電流センサなどを使用しデジタル電圧計を両端に接続する。
ローサイド電流検出.
ハイサイド電流検出.
アイソレーション(絶縁).
交流電流センサ.
トロイダルコアに巻線を施し、中心に測定対象の電線を通す。
測定範囲の拡大.
電流計は電流を測定しようとするとき、接続端子部分の電圧降下及び発熱や磁界の発生による指示誤差などが生じてくるため、一定程度より大きい電流を測定しようとすると誤差が大きくなってしまう。そこで、電流の測定精度をあげるために、次のような機器が用いられる。
分流器.
計器用変流器.
自動車・オートバイにおける電流計.
自動車や、オートバイの一部には、メーターパネル内などに電流計を備えた車種が存在する。