その間、岐阜板垣会会長・澤田榮作とも交流をはかっている。エディオンスタジアムストック(曖昧さ回避)グスタフ・フーゴー生涯.グスタフ・ヒューゴ白血球分画白血球分画(はっけっきゅうぶんかく、)とは、血液中の白血球を分類しそれぞれの分画の比率を求める血液学的検査である。白血球分類、血液像、末梢血液像、白血球像、ヘモグラム、ともいう。白血球分画は、基本的な臨床検査の一つであり、通常、全血球計算(血算、CBC)と同時に実施される。血液疾患のみならず、感染症、炎症、アレルギー・免疫疾患、をはじめとする多くの疾患の診断や経過観察、全身状態の評価などに関する重要な情報を得ることができ、医療において広く用いられている。検査法.通常、を用いるが、自動血球計数機による白血球分画で異常が疑われたとき、および、病歴から血液疾患などが疑われた場合には末梢血塗抹検査による白血球分類がおこなわれる(なお、白血球分画と白血球分類は同義語としても用いられるが、自動血球計数機の場合は白血球分画、塗抹標本で視算する場合は白血球分類、と使い分けることもある)。検査材料.白血球分画の検査は、通常、EDTAで抗凝固した静脈血、または、毛細管血を用いる。なお、ヘパリンで抗凝固した検体(動脈血など)は血液像の検査には不適切である。また、採取後、迅速に検査ないし塗抹標本の作成を行なう必要がある。自動血球計数機による白血球分画.保険診療では「血液像(自動機械法)」とよばれる。短所としては、古典的な左方移動の基準である分葉核球・桿状核球の区別はできないほか、一般に、病的細胞(特にリンパ系悪性腫瘍や病的細胞が少ない場合)の同定は視算に比べ劣る。また、好塩基球など数が少ない細胞については機種間差がみられることがある。測定原理.一般に、血球細胞を一個ずつ細いチャンネルを通過させ、電気抵抗、レーザー散乱光、染色、などの組み合わせ(機種により異なる)で細胞種の判別を行っている電気抵抗.また、高周波電気インピーダンスは同じ容積の細胞であっても内部構造の違いにより異なるので、直流電気抵抗と高周波電気インピーダンスの組み合わせにより、血球の種類を判別することができるレーザー散乱光.染色.