電子捕獲は、化学イオン化と組み合わせて使用可能である。電子捕獲検出器は、いくつかのガスクロマトグラフィーシステムで使用されている。化学イオン化.化学イオン化(CI)は、電子の除去ではなくイオン/分子反応を伴うため、電子イオン化よりも低いエネルギープロセスである。エネルギーが低いほど断片化が少なくなり、通常はスペクトルがより単純になる。典型的なCIスペクトルには、簡単に識別できる分子イオンがある。CIでは、イオン源の試薬ガスのイオンとの衝突によりイオンが生成される。一般的な試薬ガスには、メタン、アンモニア、イソブタンなどがある。イオン源の内部では、検体に比べて試薬ガスが大過剰に存在している。イオン源に入る電子は、試薬ガスを優先的にイオン化する。その結果生じる他の試薬ガス分子との衝突により、イオン化プラズマが生成される。このプラズマとの反応により、検体の陽イオンと陰イオンが形成される。電荷交換イオン化.電荷交換イオン化(電荷移動イオン化とも呼ばれる)は、イオンと原子または分子との間の気相反応であり、イオンの電荷は中性種に移動する。化学イオン化.化学イオン化は、気相の原子または分子と励起状態の原子または分子との反応によって、イオンを形成する連想イオン化.イオン付着.イオン結合イオン化は、反応性衝突で陽イオンが分析物分子に結合する化学イオン化に似ている。ガス放電イオン源.これらのイオン源は、プラズマ源または放電を使用してイオンを生成する。誘導結合プラズマ.誘導結合プラズマは、電磁誘導、つまり時変磁場によって生成される電流によってエネルギーが供給されるプラズマ源である。マイクロ波誘導プラズマ.