METTLER TOLEDO 熔點儀器能夠進行熔點測定以外的其他測量嗎？
所有的熔點儀器也能測量熔化範圍。MP55 和 MP80 儀器型號可用於多元化的作業。有了 MP55，便能測定熔點和滑動熔點。至於 MP80，熔點應用可延伸到沸點、濁點和滑動熔點。 詳細來說，METTLER TOLEDO 熔點 MP55 和 MP80 系統可以執行下列的應用：
沸點測量：根據下列測量原則，MP80 可作為自動沸點設備使用：要測定沸點，也就是從液體變成氣體之相轉移時的溫度，要滴定大約 100 µL 的樣品到玻璃管內。接著將較小的沸點毛細管插入已填滿的管內，可避免液體過熱，否則會造成沸騰延遲，並提高不準確讀數的機率。接著將樣品插入沸點儀器，並開始使用此方法。溫度會上升，液體內形成了氣泡並逃逸到表面。這些上升的氣泡會反射內建光源的光線，且被個別地偵測到。會測量氣泡的頻率，作為沸點測定的基礎。以內建校準過的氣壓計測量環境壓力，然後自動計算對海平面壓力的補償並套用到結果中。
濁點測量： 根據下列測量原則，MP80 可作為自動濁點設備使用：溶液的濁點是指在高於某溫度時，樣品變得混濁的溫度。濁點測定的方式，基本上是將目標物質以 1% 權重在水中稀釋進行的。大約 100 µL 的樣品會滴定到玻璃管內，並插入濁點測試器中。目標溶液在實驗開始時是透明的，溶液達到濁點時會變得混濁。此混濁度的監控方式是偵測傳輸的光線，超過濁點的溫度越高，溶液就越混濁，因此穿過溶液的光線就越少。要取得可重複且可靠的濁點結果，自動攝影機偵測到變少的傳輸光密度是關鍵所在。
滑動熔點測量：根據下列測量原則，MP55 與 MP80 可作為自動測定滑動熔點的儀器使用：要測定脂肪、油脂和蠟等的滑動熔點，將含有一管樣品的內滑動熔點毛細管浸入到水中，然後以特定速率將水加熱。由於一管的脂肪浮力，加上其外部表面的熔化，因此會觀察到內毛細管的溫度開始上升，這便會被記錄為滑動熔點。物質的滑動熔點會透過數位影像分析進行評估。當這管物質開始向上移動，影像處理演算法會全自動測定滑動熔點。