Q2: 太阳能电池的光源不均匀度与质量不稳定度如何检测及解决？
检测太阳能电池的光源称为太阳光模拟器。能够用于精准测量太阳能电池转换效率的太阳光模拟器，是必须要符合IEC 60904-9:2020 太阳光模拟器的分级评价国际标准。对于光源照射的不均匀度，可以使用WPVS硅晶太阳能电池作为辐照度的检测器来确定太阳光模拟器测试区域的辐照度不均匀度。   利用IEC 60904-9:2020上的计算公式: 来计算辐照度的不均匀度不均匀度。如上图，即是2 cm x 2 cm 封装的 WPVS Si 参考电池测量 8×8 矩阵。最大和最小强度被标记。空间不均匀度为 1.39%。   在测量的过程中，应该要注意光源的输出透镜与辐照度检测器间的多次反射，是否会引起测量误差。同时应该避免其他机构件造成的多重反射(特别是白色的夹治具)，常常会造成评价的误差。   检测太阳光模拟器的光强不稳定度，也是依照IEC 60904-9:2020的国际规范。   稳定度指针，要求太阳光模拟器输出光束保持稳定的光照度，以确保太阳能电池效率测试之准确性。不稳定度的计算公式如下：   稳定度依照IV测量系统的不同，可分为两类： 瞬时不稳定度 (Short-term Instability, STI)：在IV量测过程中，每一个数据点包含光照度、电压、电流等三笔信息，如果这三笔数据由不同channel量测，并且为同时取值(取值时间差在10 ns内)，对标定的光谱范围为400~1100 nm而言，其瞬时稳定度即为Class A等级；对标定的光谱范围为300~1200 nm而言，其瞬时稳定度即为Class A+等级。 长时不稳定度 (Long-term Instability, LTI)：对于使用三个channel分别量测光照度、电压、电流三种数值的IV量测系统，LTI的数值即为撷取整个IV量测的时间。   更多关于太阳光模拟器的基础知识，包含: 什么是太阳光谱？什么是大气质量？什么是太阳光模拟器？如何量测太阳光模拟器的光谱合致度等等问题，可以参考 “太阳光模拟器 – 基础知识与工作原理介绍”