如何从梅特勒托利多滴定仪导出数据？
保留滴定结果的传统方法是在 USB -P25 小型带式打印机或 A4 USB 打印机上打印结果。然而，梅特勒托利多滴定仪还提供其他功能，如直接数据导出和 pdf 或 xml 报告。此外，结果可以保存到 U 盘，发送到连接的 PC 或远程网络文件夹。物理打印机（A4 打印机或小型打印机）或虚拟打印机（RS232 或 USB 数据导出、PDF/XML 文件写入器）由方法内的“记录”方法功能触发。可定制“记录”方法功能。同时，滴定仪使用标准模板在每个样品之后自动生成一个 CSV 文件，并将其保存到 U 盘或网络文件夹中。结果可同时以 CSV 格式发送到打印机（物理或虚拟）。