Hãy giải thích việc thiết lập & Điều chỉnh dải của một thiết bị đo lường là gì ?
Điều chỉnh dải của một thiết bị đo lường có nghĩa thiết lập các giá trị trên và dưới của dải đo sao cho nó phản ứng với độ nhạy mong muốn khi đầu vào thay đổi.
#Ví dụ, 1 bộ chuyển đổi áp suất được thiết lập dải đo từ 0 - 200psi (0 psi = 4mA đầu ra; 200psi = 20mA đầu ra) có thể được điều chỉnh dải đo để đo 0 đến 150psi (0 psi = 4mA; 150 psi = 20mA). Đối với các thiết bị đo thuần tương tự (analog), điều chỉnh dải đo sẽ (thường) chỉ có thể được thực hiện bằng cách tái hiệu chẩn, vì vậy nó đạt được cả 2 mục đích là hiệu chuẩn và điều chỉnh dải đo.
Đối với thiết bị đo số, hiệu chỉnh và điều chỉnh dải đo thường là riêng biệt (ví dụ có thể điều chỉnh dải đo thiết bị đo số mặc dù không phải thực hiện hiệu chuẩn lại một cách đầy đủ), vì vậy điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và điều chỉnh dải đo. Và xin nhắc lại điều chỉnh, thiết lập dải đo không phải là hiệu chuẩn.