Thông số kỹ thuật của ARL easySpark
Hệ đầu dò CCD độ phân giải cao Không bị tác động bởi độ ẩm không khí Bộ ổn định kiểm soát nhiệt độ 34°C ± 0.1°C Tăng cường khả năng chiếu sáng, chống việc bụi bẩn bám lên kính quang học với việc tích hợp bộ sấy kính quang học. Dải phổ 147 – 671 nm Cách tử 1935 vạch/ mm, 1150 vạch/ mm hoặc 3600 vạch/ mm (lựa chọn thêm với ứng dụng đặc biệt) Độ phân giải cách tử ~ 26.000 Pixel (3 line độ phân giải 8714 pixel) Điện tử và thông số CCD của ARL Easyspark CCD được làm lạnh ở 9.6°C Tính toán loại bỏ tín hiệu nhiễu nền tự động Liên kết phổ tại mỗi thời điểm giúp tăng độ ổn định và chính xác của thiết bị. Mức tiêu thụ điện và khí Argon Độ tinh khiết của khí Argon 99.996% Năng lượng tiêu thụ 350 VA Chế độ phân tích tiêu thụ 3.8l/ phút, 0.55l/ phút với với chế độ standby Chế độ Eco tiêu thụ 3.8l/ phút khi phân tích, 0.3l/ phút với chế độ stanby Chế độ SuperEco tiêu thụ 3.8l/ phút khi phân tích và không phát sinh khí ở chế độ stanby. Nguồn điện 110 – 230V (+10%, – 15%), tần số 50 Hz, tiếp đất < 1 Ohm