Hur tillsätts syrgas till en enhet?
Astral och Stellar Tillsätt extra syrgas genom att följa anvisningarna nedan: Lås upp intaget för lågflödessyrgas på apparatens baksida genom att trycka säkerhetsklämman uppåt. Sätt in syrgasslangens ena ände i syrgasporten. Slangen låses på plats automatiskt. Sätt fast syrgasslangens andra ände vid syrgastillförseln. Starta ventilationen. Koppla på syrgasen och justera (vid syrgastillförseln) till den ordinerade flödeshastigheten eller FiO2-nivån. För Astral-enheter: För Stellar-enheter: Ta bort extra syrgas: Innan du tar bort extra syrgas från enheten måste du se till att syrgastillförseln är stängd. Lås upp syrgasintaget på apparatens baksida genom att trycka säkerhetsklämman uppåt. Ta bort kopplingsporten . En koppling för lågtryckssyrgas (produktkod: 24971) behövs för att ansluta till syrgasslangen. Se nedan. Lumis För att ansluta extra syrgas till Lumis-enheter kan du antingen använda en ClimateLineAir Oxy-slang eller en syrgasadapter. Mer information om hur du tillsätter syrgas till Lumis finns i bruksanvisningen som följer med det tillbehör du väljer att använda. Obs! Om du tillsätter syrgas kan det tillförda trycket och noggrannheten för de visade och rapporterade värdena (t.ex. läckage, minutventilation och AHI) påverkas. Se alltid till att apparaten är påslagen och luftflödet är igång innan syrgastillförseln kopplas på. Stäng alltid av syrgastillförseln innan du stänger av apparaten. Oanvänd syrgas kan ansamlas inne i apparaten och utgöra en brandrisk.