¿Cómo influye la temperatura en la conductividad?
A mayor temperatura del fluido, mayor conductividad, que aumenta de 1 a 5% por °C. Para compensar los cambios de temperatura, los valores de conductividad se suelen comparar con un valor de temperatura de referencia, normalmente, 25 ºC. Con su sensor de temperatura integrado, el LDL puede compensar la temperatura durante la medición de la conductividad. Solo se necesita un único coeficiente de temperatura para garantizar una precisión suficiente en un rango de 30 - 40 °C. Los rangos aproximados de los coeficientes lineales de temperatura son:
Ácido: 1,0...1,6% por °C
Lejía: 1,8...2,2% por °C
Sales: 1,8...3,0% por °C
Con el software de configuración LR Device se puede modificar el coeficiente de temperatura "T.Cmp" de la gama LDL.