¿Puedo usar mi filtro de gas de grado esterilizante Pall en ambas direcciones?
Para la filtración de gases en  una aplicación de ventilación, SÍ, los filtros de gas de grado esterilizante Pall se pueden usar en ambas direcciones.
Para la filtración de gas, Pall ofrece los siguientes filtros de gas de grado esterilizante:
Emflon II V002PV
Emflon PFR
Emflon HTPFR
Acro 50 (6074270)
Acrodisc KM292HP
Estos dispositivos de filtración cuentan con una construcción de medios filtrantes simétricos, donde se utilizan dos capas de membrana de la misma clasificación de poros en la fabricación del cartucho o cápsula de filtro final.
Cuando se utiliza un filtro de construcción de medios simétricos con fines de ventilación, ya sea en dirección de flujo hacia adelante o hacia atrás, el flujo de gas y cualquier contaminante viajarán a través de un camino tortuoso de la misma característica y longitud que en la dirección hacia adelante. Esto conducirá a la misma eficiencia de retención en cualquier dirección del flujo.
Basado en la construcción de medios simétricos, el filtro actuará como una barrera estéril cuando se ventile en cualquier dirección de flujo. Por lo tanto, los filtros Pall Emflon II V002PV, Emflon PFR, Emflon HTPFR, Acro 50 (6074270) y Acrodisc KM292HP se pueden usar para aplicaciones de flujo bidireccional en este modo de filtración con ventilación.