Как откалибровать весовой терминал Mettler T600？
Войдите в следующий, когда нажмите ключ. Нажимать нажмите кнопку для отображения [включено], а затем войдите в меню настройки параметров. При входе в режим настройки параметров сначала на дисплее отображается [F1]. Начните настройку диапазона измерения при нажатии ключ Например: для шкалы 3T будет установлено значение 3000 (кг в качестве единицы измерения). Установите числовое значение указанным выше способом. Затем нажмите ключ для подтверждения. Установка значения деления, нажмите клавиша выбора F1.2 при отображении F1.1 В случае совокупного масштаба ему присваивается значение 1; для шкалы наполнителя и битума устанавливается значение 0,1. И нажмите ключ для подтверждения. Затем нажмите нажмите кнопку F1.3 для выбора способа калибровки линейности. Это выбор способа калибровки линейности. «0» означает выборку по двум точкам, а «1» означает выборку по трем точкам. Здесь мы выбираем «0». Затем нажмите ключ для выбора для полной калибровки весов. Калибровка нуля сначала будет видна при нажатии ключ. Затем проверьте наличие загрязнений и поцарапайте круглую часть корпуса весов. Если нет, нажмите ключ для подтверждения процедуры калибровки весового терминала. Затем появится клавиша, что означает загрузку калибровки. Нажимать Нажмите кнопку, чтобы добавить соответствующее значение на весы (400–2000 кг для шкалы заполнителя; 40–200 кг для шкалы наполнителя и битума), затем отрегулируйте соответствующее число. Подробная процедура следующая: выберите цифровое место через ключ, отрегулируйте числовое значение с помощью ключ. (В качестве примера установите 500 кг) Нажимать ключ для подтверждения процедуры калибровки весового терминала. После калибровки дисплей будет выглядеть следующим образом. На этом процедура калибровки завершается.