Зачем нужно гидрозаполнение манометров? Что такое виброустойчивость?
Помимо других характеристик, контрольно-измерительные приборы разделяют по стойкости к механическим воздействиям на виброустойчивые, вибропрочные, удароустойчивые и ударопрочные. В некоторых случая изделия могут изготавливаться в сочетании исполнений.
Изделия должны быть устойчивыми и (или) прочными к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты (с частотой перехода от 57 до 62 Гц) с параметрами, выбираемыми из таблицы 3 ГОСТ Р 52931-2008.
Для обеспечения сейсмостойкости изделий в стандартах и (или) технических условиях (ТУ) на изделия конкретных групп (видов) устанавливаются требования к вибрационным воздействиям.
Для получения манометра более высокого класса виброустойчивости приборы могут быть заполнены демпфирующей жидкостью. Наиболее часто применяемые: глицерин и ПМС. У каждой демпфирующей жидкости имеются свои, отличные от других, эксплуатационные параметры, например, рабочая температура окружающей среды. В связи с чем виброустойчивые приборы, заполненные той или иной демпфирующей жидкостью, могут иметь различную категорию климатического исполнения.