Какая настройка СПТ941.10, СПТ941.11, СПТ943 рекомендуется для работы с АССВ-030?
В рамках внедряемой ОАО "ТГК-1" системы диспетчеризации при организации узлов учета тепловой энергии на базе тепловычислителей СПТ941 (мод. 941.10, 941.11), СПТ943 принято использование следующей схемы подключения оборудования:
прибор учета <---> адаптер АПС45 <---> адаптер сотовой связи АССВ-030.
При таком подключении следует назначать настроечный параметр КИ (конфигурация интерфейса) равным нулю (КИ=0).
Также рекомендуется выполнить описанные ниже мероприятия по первому или по второму варианту.
Вариант 1
Проверить значения настроечных параметров ПС и ПМ. При отсутствии принтера должно быть задано ПС=0 и ПМ=0. После изменения значения параметров следует выполнить очистку очереди печати.
Вариант 2
Выполнить процедуру инициализации адаптера АПС45, предварительно отключив его от прибора учета.
В противном случае, то есть когда при настройке прибора учета параметрам ПС или ПМ некорректно (при отсутствии принтера) задано ненулевое значение, происходит автоматический запуск процессов, связанных с подготовкой к печати отчетов о теплопотреблении.
Следствием этого может быть замедленная работа с клавиатурой прибора, задержки при передаче данных на адаптер АССВ-030 и снижение срока службы батареи тепловычислителя.