Здравствуйте. как изменение емкости вызывает перемещение манометра? Петров Сергей Иванович Инженер I кат. группы по мониторингу цен отдела сметного и ценообразования Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"
Здравствуйте Сергей Иванович,
Мембрана измерительной керамики отклоняется на несколько микрометров (мкм) в зависимости от давления, действующего со стороны процесса. Металлическое покрытие на ее задней стороне образует емкость с основным корпусом измерительной ячейки.
изменяющееся расстояние между мембраной и корпусом основания изменяет значение емкости этого конденсатора и позволяет таким образом измерять положение мембраны и давление процесса. Если у Вас остались еще вопросы Вы можете отправить их нам на e-mail: info@metrica-markt.ru