Куда и как наносятся поверительное клеймо?
Место нанесения поверочного клейма на весы обозначено в описании типа средства измерения. Правила, устанавливающие методы нанесения знака поверки на весы, учитывают сохранность знака на весь межповерочный интервал, конструкцию весов и условия эксплуатации весов. Существуют несколько вариантов нанесения поверительного клейма:
Ударный способ – оттиск оставляется стальным ударным клеймом на специально предусмотренной поверхности весов.
Давление на пломбу или специальную мастику. Чтобы защитить от несанкционированного доступа к регулировке, калибровке и сервисному меню весов используют опломбирование. Места опломбирования указаны в утверждении типа средства измерения. Допускается использование свинцовых, пластиковых и иных пломб, позволяющих оставить на своей поверхности оттиск. Вместо мастики допускается использование пластилина.
Наклеивание. Наклейки – это еще один способ оставить поверительное клеймо на весах. Наклейки должны содержать только три поля: поле, в верхней части которого размещен логотип "РСТ", поле с нанесенным штрих-кодом и поле с датой проведения поверки. Наклейки со штрих-кодом должны иметь форму прямоугольника с размерами 10 х 50 мм и представлять собой непрозрачную самоклеящуюся структуру толщиной не более 50 мкм. Поле, в верхней части которого размещен логотип "РСТ", выполняется в виде голографического изображения, наблюдаемое визуально, также в данном поле предусматриваются специальные скрытые изображения, позволяющие идентифицировать подлинность наклейки с помощью специальных приборов и в лабораторных условиях. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии организует работы по нумерации всех производимых знаков поверки, содержащих штрих-коды в целях обеспечения единства и исключения дублирования номеров.
Нанесение знака на оборудование, может осуществляться:
- Государственными научными метрологическими институтами.
- Региональными центрами метрологии.
- Юридическими лицами.
- Индивидуальными предпринимателями.