Для чего необходим ротаметр, указанный в методиках выполнения измерений?
Ротаметр применяют для проверки расхода анализируемой среды перед началом выполнения измерений с применением газоанализатора ГАНК-4.
Для проверки расхода необходимо присоединить ротаметр трубкой ПВД (поставляемой в комплектности с прибором) к штуцеру "ВХОД". Далее включают газоанализатор, выбирают любое определяемое вещество и производят полный цикл измерения.
При нормальной работе газоанализатора показания должны соответствовать расходу указанному в эксплуатационной документации.