Как участки сварки волокон влияют на работу систем мониторинга на основе кабель-датчиков?
Качественно выполненные сварные соединения, даже в больших количествах, вносят вклад только в общий оптический бюджет потерь, который нужно предусматривать при использовании распределенных систем – на метрологические характеристики прибора это никак не сказывается. Некачественные сварки с грубым смещением или искривлением сердцевин могут вызывать спектральные потери, что в свою очередь уже будет оказывать негативное влияние на метрологические параметры приборов. Если некачественные сварки имеют место в линии и их не представляется возможным устранить, то имеется методика корректировки систем мониторинга на самом объекте с целью минимизации ошибок в работе в ходе пуско-наладочных работ.