Вычислители КАРАТ-306 и КАРАТ-307 питаются от батарейки или им нужен блок питания?
Вычислители КАРАТ-306 и КАРАТ-307 изначально имеют автономный элемент питания в виде литиевой батареи, которая входит в комплект. То есть по умолчанию, прибор рассчитан на автономную работу по электропитанию, и не требует внешних источников питания.
Однако приборы могут иметь внешнее питание, а в некоторых случаях оно даже обязательно. Например, если прибор необходимо дистанционно опрашивать по проводным интерфейсам RS-485 или RS-232, то прибор откажется слушать канал связи и отвечать на запросы, если не будет запитан от внешнего источника питания. Это сделано для безопасности, чтобы у прибора не иссяк автономный литиевый элемент питания. При этом способ получения внешнего электропитания различает вычислители в следующем:
КАРАТ-307 имеет клеммы для подключения внешнего питания, т.е. блок питания нужно просто подключить на указанные клеммы и прибор сам автоматически перейдет в режим электропитания от внешнего источника, а автономный источник будет задействован как резервный. При электропитании от внешнего сетевого источника, у вычислителя появляется доступ к функции контроля питания электромагнитных расходомеров, т.е. если электропитание вычислителя пропало, то вычислитель считает что оно пропало и для электромагнитных расходомеров. Конечно, эту функцию нужно намеренно включить, иначе она не будет работать и вычислитель будет просто питаться от внешнего источника.
КАРАТ-306 не может в заводском исполнении принимать внешнее электропитание. И тут выхода 2. В первом варианте, если задача в использовании функции дистанционного подключения только к интерфейсу связи, то можно ограничиться инструкцией подключения выбранного "Модуля цепей интерфейса". Например, в комплект "модуля RS-485" входит блок питания, "модуль RS-232" питается через контакт DTR интерфейса, "модуль M-Bus" питается от самой линии. Этого электропитания хватает для исполнения функции передачи данных из архивов вычислителя КАРАТ-306 по каналу связи. Второй вариант, это задача перевода на электропитание от внешнего источника самого вычислителя, и в таком случае, единственный вариант — это использования МКСП - модуля контроля сетевого питания. Он представляет собой модуль расширения для вычислителя, который с одной стороны создает способ внешнего электропитания, а с другой стороны расширяет функции прибора путем добавления функции контроля питания электромагнитных расходомеров. Но последняя функция задействуется по желанию пользователя, и представляет собой подачу специального сигнала для вычислителя, в случае пропадания электропитания модуля МКСП, который питается от той же общей сети что и электромагнитные вычислители. Если функцию контроля питания не использовать, то специальный сигнал от МКСП будет игнорироваться и МКСП будет работать просто как модуль питания вычислителя. Важно, что этот модуль ставится взамен литиевой батареи и на ее место.