Как понять, оконечен ли оптический кабель коннектором типа SC/APC при измерениях оптическим рефлектометром?
Если при проведении измерений оптическим рефлектометром, с дальней стороны линии, обнаруживается отражение от конца оптического волокна (от –30 до –50 dB), то это говорит об обрыве ОВ. Обрыв ОВ может отображается как с большим отражением, так и с меньшим — все зависит от качества скола оптического волокна на конце. Если угол скола ОВ перпендикулярный, прямой, под 90 градусов, отражение будет всегда, возможно, в шумах проявится зеркальное отражение. Если угол скола не ровный, острый (как «морковка»), то отражения от конца ОВ не будет или будет минимальным. Коннектор типа SC/APC на конце оптического волокна имеет малое отражение (от –60 до –65 dB). Если, к примеру, обрыв, то разные оптические волокна этого оптического кабеля, имеют и разные на конце углы скола (для этого рекомендуется измерять все оптические волокна), а если на конце коннекторы, то отражения будут более менее одинаковыми.