Можно ли осуществлять поверку волюметрических расходомеров (например серии VZO, MP, OM) на воде?
Ответ не может быть однозначным. С одной стороны, проверка водой расходомеров, счетчиков производителем запрещается и калибровка на производстве осуществляется c использованием "легких" масел, по характеристикам схожими с жидкими углеводородами (дизельное и печное топливо, бензин, керосин и т.д.). Проверка расходомеров водой имеет несколько негативных последствий. Во-первых, вода не совсем точно отражает характеристики указанных рабочих жидкости и результаты калибровки получатся необъективными. Во-вторых, смазывающие способности воды гораздо хуже чем дизельного топлива, и наконец остатки воды, оставшиеся в измерительной камере после проведения калибровки, неминуемо приведут к коррозионным процессам в приборе и выходу его из строя в дальнейшем.
В реальной жизни, из-за несовершенства испытательной базы, устаревших методик поверки, большинство счетчиков и расходомеров, работающих с дизельным топливом, поверяются на воде. Поэтому при проведении процедуры поверки на воде необходимо учитывать изложенные аспекты и принять все меры к сохранению работоспособности счетчиков и расходомеров.