Qual é a diferença entre um espectrofotômetro de varredura e um de matriz?
Os espectrofotômetros UV/VIS podem ser classificados em duas categorias de acordo com a geometria dos componentes que formam o sistema óptico para o registro de espectros: Espectrofotômetro de varredura Espectrofotômetro de matriz O espectro de um dispositivo UV/VIS de varredura é obtido pela alteração contínua do comprimento de onda da luz (ou seja, varredura), que passa separadamente pela amostra girando uma grade de reflexão, conforme mostrado na figura abaixo. Em um espectrofotômetro de matriz, a luz de um comprimento de onda completo que passa por uma amostra é difratada por uma grade de reflexão localizada depois da cubeta e, em seguida, é recebida por um detector de matriz (por exemplo, sensor CCD). Isso permite a medição simultânea de todos os comprimentos de onda da luz em um período curto. Como resultado, o espectrofotômetro de matriz pode fornecer o espectro de uma varredura completa (por exemplo, 200–800 nm) em alguns segundos, enquanto um espectrofotômetro de varredura precisa de no mínimo alguns minutos para concluir a mesma tarefa. Os elementos de rotação mecânica de um instrumento de espectroscopia de varredura podem afetar a precisão e a reprodutibilidade de um comprimento de onda. Para que isso seja evitado, ele precisa ser recalibrado regularmente, além dos custos de manutenção envolvidos. Um espectrofotômetro de matriz não tem nenhuma peça óptica móvel, o que significa que não ocorrerão desvios no comprimento da onda devido a imprecisões mecânicas. Uma vantagem extra de um instrumento de espectroscopia de matriz é sua imunidade à luz ambiente por causa do design óptico. Isso significa que ele não requer um compartimento de amostra fechado, o que facilita a troca de amostras.