Qual tecnologia de analisador de gás a METTLER TOLEDO oferece?
A METTLER TOLEDO disponibiliza duas tecnologias de analisador de gás. São elas: a espectroscopia a laser de diodo ajustável e a tecnologia amperométrica (ou polarográfica).   Os sensores de oxigênio amperométricos utilizam uma tecnologia de medição eletroquímica inserida em um pacote compacto. Trata-se de uma tecnologia esgotável e, portanto, são necessárias algumas manutenções e consumíveis. É possível haver interferência química, e o conhecimento da composição do gás é necessário para a avaliação.  A tecnologia do analisador de oxigênio a laser de diodo ajustável da METTLER TOLEDO é imune à maioria das interferências, e os materiais de construção do sensor são bastante robustos. Não há uma manutenção regular, e o sensor é projetado para uma operação contínua de longo prazo. O TDL é adequado para as aplicações mais desafiadoras e críticas. Como o pacote físico é maior do que os sensores de gás amperométricos, os requisitos de instalação são diferentes.