Czy mogę przedłużyć termoparę?
Aby sonda termopary dostarczała informacji o wysokiej dokładności, zimne złącze musi znajdować się w stabilną lub mierzalną temperaturę. Powinieneś wiedzieć, że to złącze odniesienia składa się zasadniczo z dwóch różnych metali.
Kiedy odległość między punktem pomiarowym a urządzeniem pomiar jest ważny, może być konieczne dodanie przedłużenia. Materiał tego kabla musi być typu A kalibracja identyczna z typem termopary aby uniknąć fałszywych pomiarów. Jednym z rozwiązań jest bezpośrednie użycie tego samego materiału, co może być kosztowne przedłużacz. Możliwe jest również użycie A przewód kompensacyjny, wykonane z innych metali niż termopara.