Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?
Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła laminowanego. Jeśli w obudowie wytworzy się ciśnienie (np. w wyniku pęknięcia rurki Bourdona), ciśnienie to całkowicie wydostanie się przez tylną ściankę, która następnie zostanie wyrzucona z obudowy przez ciśnienie. Uwolnienie ciśnienia przez okno nie może nastąpić, więc nie ma zagrożenia dla personelu przez odłamki szkła. W firmie WIKA instrumenty te są specjalnie oznaczone literą “S” w kółku na tarczy.