Jak działa czujnik optoelektroniczny?
Najważniejszymi elementami przełącznika optoelektronicznego są szklany pryzmat i źródło światła LED. Wewnątrz szklanego pryzmatu znajduje się nadajnik, odbiornik i światło podczerwone. Światło z diody LED pada na szklany pryzmat, powodując dotarcie światła podczerwonego do odbiornika. Dopóki końcówka nie wejdzie w kontakt z mierzoną cieczą, światło jest odbijane przez pryzmat do odbiornika. Jeśli jednak ciecz w pojemniku podniesie się i otoczy końcówkę przełącznika optoelektronicznego, światło zostanie załamane przez szklany pryzmat do cieczy i nie dotrze już do odbiornika lub dotrze bardzo słabo. Następnie przełącznik wysyła tę zmianę jako zmodyfikowany sygnał przełączania, a wyświetlacz LED zapala się. Jeśli ciecz w zbiorniku ponownie opadnie, a szklany pryzmat nie będzie już pokryty cieczą, światło podczerwone również będzie w stanie ponownie dotrzeć do odbiornika, a wyświetlacz LED zgaśnie. Dowiedz się więcej o tym, jak działają czujniki optoelektroniczne w naszym filmie “WIKA - Monitorowanie poziomu za pomocą przełączników optoelektronicznych” .