Dlaczego niektóre manometry mogą być używane tylko do temperatury otoczenia 60 °C [140 °F]?
Jeśli okienko manometru jest wykonane z bezpiecznego szkła, może być ono używane tylko do temperatury otoczenia 60 °C [140 °F]. Szkło ochronne składa się z dwóch szklanych szyb. Szyby szklane są sklejone ze sobą za pomocą folii. Jeśli temperatura wzrośnie powyżej 60°C [140°F], folia zacznie tworzyć pęcherze. W rezultacie skala nie będzie mogła być odczytana w sposób wiarygodny.