Czy system EasySampler może być używany do pobierania próbek z reakcji pod podwyższonym ciśnieniem?
Tak, system
EasySampler może służyć do pobierania próbek z reakcji pod ciśnieniem, jeśli spełnione są następujące warunki reakcji:  Zakres ciśnienia: 1,013–10 barów (14,7–145 psi) Zakres temperatur: od 20 do 100°C  Objętość reaktora: do 2500 ml  Liczba próbek na tuleję: 1 reakcja (do 24 próbek) Adapter wysokociśnieniowy: do bezpiecznego umieszczenia sondy EasySampler w reaktorze należy użyć odpowiedniego adaptera wysokociśnieniowego (nr kat. 14474404) Uwaga: użycie sondy EasySampler przy podwyższonym ciśnieniu (od 1,013 bara do 10 barów) zmniejszy zakres temperatur od 20°C do 100°C, maksymalną objętość reaktora do 2500 ml, oraz maksymalną liczbę próbek na tuleję do 1 reakcji (do 24 próbek).