Jakie środki należy podjąć przy instalacji sond wysokotemperaturowych z ceramicznymi rurami ochronnymi?
Montaż i demontaż należy przeprowadzać powoli i stopniowo, aby zapobiec zniszczeniu ceramicznej rury ochronnej przez wewnętrzne naprężenia termiczne. Musi on być wstępnie podgrzany lub powoli wprowadzany, np. 1 ... 2 cm/min dla temperatur do 1600 °C i 10 ... 20 cm/min w temperaturze 1200 °C.