Czy wagi precyzyjne i precyzyjne wagi laboratoryjne wymagają użycia osłon przeciwwiatrowych?
Wagi precyzyjne i precyzyjne wagi laboratoryjne zapewniają stabilne wskazania w szerszym zakresie warunków otoczenia niż wagi analityczne. Wynika to z mniejszej wrażliwości czujnika wagowego wagi precyzyjnej na wahania temperatury i prądy powietrzne. Wprawdzie w przypadku użycia wagi precyzyjnej o dokładności odczytu do jednego lub dwóch miejsc po przecinku w standardowych warunkach ważenia precyzyjnego osłona przeciwwiatrowa zazwyczaj nie jest niezbędna, może jednak okazać się przydatna podczas ważenia pod wyciągiem, gdyż chroni precyzyjny czujnik wagowy przed wewnętrznym przepływem powietrza. Wagi precyzyjne o dokładności odczytu 1 mg i 0,1 mg są wyposażone w bardzo czułe czujniki wagowe i stąd bardziej podatne na wpływ przeciągów. Osłona przeciwwiatrowa sprzyja utrzymaniu wysokiej wydajności. Dlatego wiele wag precyzyjnych o dokładności odczytu 1 mg i 0,1 mg jest standardowo wyposażonych w osłonę przeciwwiatrową Jednak w przypadku wag precyzyjnych Excellence METTLER TOLEDO analogiczną rolę pełni innowacyjna szalka wagowa SmartPan. Jej przemyślana konstrukcja minimalizuje wpływ prądów powietrznych na precyzyjny czujnik wagowy. W rezultacie uzyskuje się poprawę powtarzalności nawet o 86% i możliwość użycia wagi precyzyjnej o dokładności odczytu 1 mg bez osłony przeciwwiatrowej w standardowych warunkach ważenia. Wagi precyzyjne o dokładności odczytu 5 mg i 10 mg wyposażone w szalkę wagową SmartPan pozwalają uzyskać wyniki dwa razy szybciej niż modele bez tej szalki. Więcej informacji podano w przewodniku
„Znakomita wydajność ważenia – nawet w trudnych warunkach”.