Jakie są czasy reakcji różnych wkładów pomiarowych?
Pomiar czasu reakcji jest przeprowadzany w przepływającej wodzie zgodnie z normami DIN EN 60751 i VDI/VDE 3522. Ø 6 mm 1xTyp K, nieuziemiony: t 0,5 = 3,3 sek. t 0,9 = 7,9 sek. Ø 6 mm 1xTyp K, uziemiony: t 0,5 = 1,1 sek. t 0,9 = 3,5 sek. Ø 6 mm 1xPt100, czujnik cienkowarstwowy: t 0,5 = 8,9 sek. t 0,9 = 22,7 sek. Ø 6 mm 1xPt100, czujnik przewodowy: t 0,5 = 7,1 sek. t 0,9 = 20,2 sek. Zakres tolerancji: ±10 %