Hoe moet ik de maskers die ik gebruik voor meerdere patiënten in mijn ziekenhuis, slaapcentrum of klinische omgeving desinfecteren en steriliseren?
ResMed heeft aanbevolen en gevalideerde procedures in overeenstemming met ISO17664 voor het schoonmaken, desinfecteren en steriliseren van maskers bij gebruik voor meerdere patiënten in een slaapcentrum, kliniek of ziekenhuis. Raadpleeg de volgende handleiding voor desinfecteren en steriliseren om te zien welke onderdelen: Na iedere patiënt vervangen moet worden. Bestand zijn tegen hoogwaardige thermische desinfectie op 93°C. Bestand zijn tegen hoogwaardige chemische desinfectie. Bestand zijn tegen sterilisatie. Let op: Niet alle componenten dienen gedesinfecteerd te worden. De hoofdband hoeft niet gedesinfecteerd te worden en moet niet worden gewassen met desinfecterende chemicaliën. Andere componenten hoeven ook niet gedesinfecteerd te worden en moeten niet worden gewassen met desinfecterende chemicaliën. Dit is van toepassing op: AirFit N10 / AirFit N10 for Her – zachte hoezen AirFit F10 / AirFit F10 for Her – frame, zachte hoezen Quattro Air / Quattro Air For Her / Quattro Air NV – frame Quattro FX / Quattro FX for Her – veerframe, zachte hoezen Quattro FX NV – veerframe, zachte hoezen Mirage FX / Mirage FX for Her – frame Het grondig wassen van de hoofdband en de hierboven genoemde componenten na iedere patiënt is acceptabel. Was de hoofdband met de hand in warm water van 30°C met een mild schoonmaakmiddel. Goed uitspoelen en laten drogen in de lucht, buiten bereik van direct zonlicht.