Is het mogelijk om met de smeltpuntinstrumenten van METTLER TOLEDO ook andere waarden dan alleen het smeltpunt te bepalen?
Alle instrumenten uit de MP-serie kunnen ook het smeltbereik meten. De MP55 en MP80 kunnen voor diverse taken worden ingezet. Met de MP55 kunnen smelt- en slipsmeltpunten worden vastgesteld. Met de MP80 kan niet alleen het smeltpunt worden bepaald, maar ook het kookpunt, troebelingspunt en slipsmeltpunt. Met de smeltpuntsystemen MP55 en MP80 van METTLER TOLEDO kunnen dus de volgende taken worden uitgevoerd:
Kookpunt meten: De MP80 werkt als een automatisch kookpuntapparaat conform het volgende meetprincipe: voor bepaling van het kookpunt, ofwel de temperatuur waarbij een faseovergang van vloeistof naar gas plaatsvindt, wordt ongeveer 100 µl van het sample in een glazen buis gepipetteerd. Vervolgens wordt een capillair met een lager kookpunt in de gevulde buis geplaatst om oververhitting van de vloeistof te voorkomen, anders zou het kookpunt worden vertraagd met als gevolg onnauwkeurige metingen. Het sample wordt vervolgens in het kookpuntinstrument ingebracht en de methode wordt gestart. De temperatuur stijgt en er ontstaan gasbellen in de vloeistof die naar het oppervlak stijgen. Deze stijgende bellen weerspiegelen het licht van de ingebouwde lichtbron en worden individueel gedetecteerd. De frequentie van de bellen wordt gemeten en gebruikt als basis voor de bepaling van het kookpunt. De omgevingsdruk wordt gemeten met een ingebouwde gekalibreerde barometer en de compensatie voor de druk op zeeniveau wordt automatisch berekend en op de resultaten toegepast.
Troebelingspunt meten: De MP80 werkt als een automatisch troebelingspuntapparaat conform het volgende meetprincipe: het troebelingspunt van een oplossing komt overeen met de temperatuur waarboven een sample troebel wordt. De bepaling van het troebelingspunt wordt gewoonlijk uitgevoerd met een gewichtsverdunning van 1% van de stof in water. Ongeveer 100 µl van het sample wordt in een glazen buis gepipetteerd en in de troebelingspunttester gestoken. De oplossing is aan het begin van het experiment transparant en wanneer het troebelingspunt is bereikt, wordt de oplossing troebel. Deze troebelheid wordt bewaakt via de detectie van het doorvallende licht – hoe hoger de temperatuur boven het troebelingspunt, hoe troebeler de oplossing en hoe minder licht door de oplossing valt. De automatische videocameradetectie van de afname van de intensiteit van het doorvallende licht is van essentieel belang voor reproduceerbare en betrouwbare troebelingspuntresultaten.
Slipsmeltpunt meten: De MP55 en MP80 bepalen het slipsmeltpunt op automatische wijze conform het volgende meetprincipe: voor bepaling van het slipsmeltpunt van bijvoorbeeld vetten, oliën en was wordt een interne capillaire buis met daarin een kolom samplemateriaal in water ondergedompeld. Het water wordt vervolgens met een specifieke snelheid verwarmd. De temperatuur waarbij wordt waargenomen dat de vetkolom in de interne capillaire buis begint te stijgen – als gevolg van een combinatie van het drijfvermogen en het gesmolten buitenoppervlak van de kolom – wordt als het slipsmeltpunt geregistreerd. Het slipsmeltpunt van de stof wordt door middel van digitale beeldanalyse geëvalueerd. Wanneer de vetkolom begint te stijgen, bepaalt het beeldverwerkingsalgoritme volledig automatisch wat het slipsmeltpunt is.