Wat is de juiste manier om pH-sensoren op te slaan?
Alle gebruikershandleidingen bevatten de nodige informatie over de opslag van pH-sensoren op korte en lange termijn. Altijd: In een referentie-elektrolyt voor zowel korte- als langetermijnopslag. Dit maakt onmiddellijk gebruik van de pH-sensor mogelijk wanneer nodig, en zorgt voor een korte responstijd. Soms: In buffer pH 4 en 7 tussen de metingen om het membraan gehydrateerd te houden. Nooit: Gebruik van gedeïoniseerd water, omdat dit de ion-rijke referentie-elektrolyt zal uitputten. Bewaar de elektrode ook niet droog, omdat dit het membraan beschadigt, waardoor de pH-sensor een langere reactietijd heeft. Bij langdurige droge opslag moeten veel pH-sensoren voor installatie gereactiveerd worden door ze enkele uren te laten weken om optimale meetresultaten te verkrijgen. Als deze maatregelen niet voldoende zijn, kan de sensor functioneel worden gemaakt door hem te behandelen met een speciale reactiveringsoplossing, gevolgd door conditionering in de referentie-elektrolyt.