Welch Allyn Connex 스폿 모니터에서 SpO2가 측정값을 제공하지 않는 가능한 원인은 무엇입니까?
SpO2 판독 중 다음 요인으로 인해 부정확한 측정이 발생할 수 있습니다. 환자가 심장 정지 또는 쇼크 상태에 있음 과도한 환자 움직임 밝은 조명 센서가 너무 조임 센서의 수분 혈압 커프, 동맥 카테터 또는 IV 라인이 연결된 팔다리에 센서 부착 잘못된 센서 적용 또는 사용 환자 관류 부족 센서에 인접한 동맥 폐색 정맥 박동 인도시아닌 그린 또는 메틸렌블루와 같은 혈관내 염료 상당한 수준의 헤모글로빈 기능장애(예: 일산화탄소헤모글로빈 또는 메트헤모글로빈) 손톱 광택제(손가락 센서를 사용하는 경우) 환자에게 저혈압, 심각한 혈관 수축, 심각한 빈혈 또는 저체온증이 있음 수술용 램프(특히 크세논 광원이 있는 램프), 빌리루빈 램프, 형광등, 적외선 가열 램프 또는 직사광선과 같은 과도한 조명에 대한 노출. 과도한 조명에 대한 노출은 어둡거나 불투명한 소재로 센서를 덮어 교정할 수 있습니다.