融点測定について、薬局方にはどのような要件がありますか？
融点測定に関する薬局方の要件は次の通りです。 外径が1.3～1.8mm、壁厚が0.1～0.2mmのキャピラリを使用します。昇温速度は1℃/分で一定に保ちます。特に明記されていない限り、温度は、固体物質がなくなった点C（透明になった点）で記録します。米国薬局方（USP）などの薬局方では、融解範囲の測定が必要になります。この場合、温度測定に点A（崩壊点）と点Cを使用します。記録された温度は加熱スタンド（オイルバスや熱電対搭載の金属ブロック）の温度を表します。
融点測定に関する地域的/国際的な薬局方を遵守する方法について詳しくはこちらへ