ヒーターがどのように作動しますか？またそれをどのように設定できますか？
FT風速・風向センサーは3つの内部ヒーターを管理するために熱管理に優秀な加熱システムを備えています。 ヒーターはスイッチオンオフでき、ヒーター設定ポイントが0°Cから55°Cまで選ぶことが可能です(v22センサーと上記に関しまして)。 以前のセンサーではヒーター設定ポイント最大温度は44°Cです。
デジタルセンサーの場合、「ハイパーターミナル」を介したHTコマンドを利用して、ヒーター設定ポイント温度がAcu-Visソフトウェアやお互いを介して変更可能です。 これに関する詳細はユーザーマニュアルコマンドパラメータの欄を参照ください。
アナログセンサーの場合、ヒーターの設定温度は、FT055ケーブルを使用して、Acu-Vis 2.0経由でのみ変更できます。 これらは両方ともAcu-Test Packで提供されます。
FTでは、センサーをお客様に出荷する前に、ヒーターを予め設定することもできます。 このサービスのご利用をご希望の場合は、ご希望の注文日時を特定してください。
ほとんどのアプリケーションに関して、FTはヒーター設定ポイントを30℃にすることを推奨していますが、これは電子の一定環境を保証し周囲温度の突然の変更からセンサーを保護するためです。
ヒーティングシステムは温度自動調節されるため、センサー本体の温度がヒーター設定ポイント温度以上に上がる場合、ヒーターは自動的にスイッチオフされます。 ヒーター電気回路構成は必要な場合にのみ電力を取ります。