(LCMS) ESI PEEKチューブの
カラムからの出口やESI プローブのPEEK チューブが汚染することでサンプルの吸着が発生し、感度低下、ピーク形状悪化の症状が発生します。
«確認»
全体的な感度低下。なお、PEEK チューブにつまりが生じると送液圧力が高くなります