【機種：ガス分析装置】製鉄所の転炉ガスを
転炉の炉頂、ガス回収での測定に対応する機種があります。　転炉の炉頂のガスは高温・高ダストになっていて連続してガスを採取すると詰まりが発生するので、２本の採取器を交互に使い片方が吸引中（測定中）はもう片方は高圧の窒素でパージしダストを飛ばして