(LCMS) ガスが設定どおりに流れない
«主な原因»
1. ガス漏れがある。
2. ガスが流れていない。
«処置»
1. ガスの配管を確認してください。
始業点検としてガス漏れの有無を石けん水などで確認するようにしてください。
2. イオン化ユニットの取り付けを