メトラー・トレドの融点測定装置では融点測定以外の測定もできますか？
すべての融点測定装置で融解範囲の測定が可能です。機器モデルMP55とMP80は多様なタスクへの使用が可能です。MP55では、融点と上昇融点を測定することができます。MP80では、融点測定アプリケーションを拡張し、沸点、曇点、上昇融点の測定ができます。 メトラー・トレドの融点測定システムMP55/MP80で対応しているアプリケーションの詳細は、次の通りです。
沸点測定: MP80は次の測定手法に従って自動沸点測定装置として動作します。液体から気体への相転移が発生する温度である沸点を測定するには、約100µLのサンプルをガラスチューブにピペッティングします。次に、サンプルの過剰加熱による測定誤差を防ぐために一回り小さいキャピラリをサンプルが入ったガラス管に挿入します。次に、サンプルを沸点測定装置に挿入してメソッドを開始します。温度が上昇し、液体中に気泡が発生して表面から外に出ます。この上昇する気泡が内蔵されている光源の光を反射し、個々に検出されます。サンプル内で発生した気泡の頻度を測定し、沸点を検出します。測定装置に内蔵された校正済みの気圧計で気圧を測定し、海面気圧に換算された結果が自動的に表示されます。
曇点測定: MP80は、以下の測定手法に従って自動曇点測定装置として機能します。溶液の曇点は、この温度を超えるとサンプルが濁る温度です。曇点測定は、一般的にはサンプルを水で重量濃度1%にまで希釈して行われます。約100µLのサンプルをガラスチューブにピペッティングし、曇点テスターに挿入します。測定開始直後はサンプルは透明ですが、曇点に到達すると濁ります。この濁度を透過光検出によりモニタリングします。曇点よりも温度が高くなるほど溶液は濁り、溶液を透過する光が少なくなります。ビデオカメラで光透過率の減少を自動検出することにより、曇点の測定結果を高い再現性と信頼性で得ることができます。
上昇融点測定: MP55とMP80は、以下の測定手法に従って上昇融点の自動測定装置として機能します。脂質、油、ワックスの上昇融点を測定するには、柱状のサンプルが含まれる内部上昇融点測定用キャピラリチューブを水に浸し、これを特定の速度で加熱します。内部キャピラリのサンプル側面の溶解と浮力によりサンプルが上昇する温度を上昇融点として検出します。サンプルの上昇融点は、動画解析により検出します。サンプルが上に向かって移動を始めると装置は上昇融点として自動検出します。