Quali sono i tempi di risposta dei diversi inserti di misura?
La misura del tempo di risposta si effettua in acqua corrente, secondo le norme DIN EN 60751 e VDI/VDE 3522 1 tipo K da 6mm, giunto caldo non isolato: t 0,5 = 3,3 sec. t 0,9 = 7,9 sec. 1 tipo K da 6mm, giunto caldo isolato t 0,5 = 1,1 sec. t 0,9 = 3,5 sec. 1 Pt100 da 6mm, sensore a film sottile: t 0,5 = 8,9 sec. t 0,9 = 22,7 sec. 1 pt100 da 6mm, sensore a filo avvolto: t 0,5 = 7,1 sec. t 0,9 = 20,2 sec. Campo di tolleranza: +/- 10 %