Come disinfettare e sterilizzare le maschere per uso multipaziente in ospedale, in un laboratorio del sonno o in ambito clinico?
ResMed raccomanda di seguire le procedure omologate in conformità con la norma ISO17664 per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle maschere per uso multipaziente, in un laboratorio del sonno, in una clinica o in ospedale. Fare riferimento alle seguenti istruzioni per la disinfezione e la sterilizzazione per vedere quali componenti:  devono essere sostituiti tra un paziente e l’altro;  possono essere sottoposti a disinfezione termica di alto livello a 93°C;  possono essere sottoposti a disinfezione chimica di alto livello; possono essere sottoposti a sterilizzazione.  Si informa che non tutti i componenti richiedono la disinfezione. La cuffia non necessita di disinfezione e non deve essere lavata con prodotti chimici.  Anche altri componenti non necessitano di disinfezione e non devono essere lavati con prodotti chimici. Questo vale per:   AirFit N10 / AirFit N10 for Her – Guaine protettive; AirFit F10 / AirFit F10 for Her – Telaio, Guaine protettive; Quattro Air / Quattro Air for Her / Quattro Air NV – Telaio;  Quattro FX / Quattro FX for Her – Supporto elastico, Guaine protettive; Quattro FX NV – Supporto elastico, Guaine protettive;  Mirage FX / Mirage FX for Her – Telaio.  Si raccomanda di lavare accuratamente la cuffia e i suddetti componenti tra un paziente e l’altro.  Lavare la cuffia a mano in acqua tiepida 30°C con sapone neutro.  Sciacquare bene e far asciugare all’aria al riparo dalla luce diretta del sole.