Come si comporta un sistema con separatore a membrana con capillare con differenti altezze?
Una differenza di altezza tra lo strumento di misura della pressione e il separatore a membrana influisce sulla misura. Questo è dovuto alla pressione idrostatica della colonna di liquido nel capillare. L'indicazione si riduce quando lo strumento di misura della pressione è posizionato più in alto rispetto al separatore. L'indicazione, ivece, aumenta quando la strumento è posizionato più in basso. Grazie al tipo di esecuzione di fabbrica dell'intero sistema (separatore a membrana e strumento di misura alla stessa altezza), questa differenza di altezza deve essere nota e presa, di conseguenza, in considerazione.