Qual è la profondità minima di immersione per i calibratori a secco?
Per i calibratori a secco, la profondità minima di immersione è di 70 mm. Se non si raggiunge la profondità minima di immersione, per la taratura è necessario utilizzare uno strumento campione esterno, portato alla stessa altezza della sonda da tarare. Per determinare la profondità di immersione appropriata di uno strumento in prova, è possibile applicare la seguente regola empirica: Diametro dello strumento in prova e x 15 o per una lunghezza sensibile nota: lunghezza sensibile + diametro dell'elemento in esame x 10.