A cosa occorre prestare attenzione per il fluido di trasferimento del calore utilizzato?
Quando si sceglie il fluido di controllo della temperatura, occorre prestare attenzione all'elevata conducibilità termica e alla bassa viscosità per quanto riguarda la distribuzione omogenea della temperatura. Inoltre, il liquido deve essere inerte, avere una bassa pressione di vapore, non deve decomporsi chimicamente, né bruciare, e deve mantenere le sue proprietà in un ampio campo di temperature. In pratica, si utilizzano solitamente oli siliconici. Il campo di temperatura è compreso tra -45 °C e +300 °C, a seconda del tipo di esecuzione del bagno. I bagni di calibrazione sono dotati di un serbatoio per liquidi a temperatura controllata con una profondità utile di 200 mm. La profondità massima di immersione dei campioni di 200 mm riduce gli errori di conduzione del calore e consente di ottenere incertezze di misura minori.