Quanti FBG puoi iscrivere in una singola fibra?
Teoricamente, è possibile incidere un numero infinito di FBG su una singola fibra, purché si mantengano diverse lunghezze d'onda Bragg su FBG differenti. Ma praticamente parlando, la banda di lunghezza d'onda è limitata a causa della limitazione della sorgente luminosa a banda larga e del modulo di ricezione e rilevamento dell'interrogatore a griglia in fibra. Allo stesso tempo, poiché la lunghezza d'onda di Bragg cambia con l'influenza della temperatura e della deformazione. Pertanto, deve essere garantito che la distanza tra le lunghezze d'onda Bragg della griglia in fibra non si sovrapponga. In questo modo, l'interrogatore può distinguere diverse griglie di fibra in base alle diverse lunghezze d'onda di riflessione. Un'altra caratteristica che influisce sul numero di griglie in fibra è la potenza disponibile per ricevere riflessi dalle griglie Bragg. Ciò dipende dalla potenza di trasmissione dell'interrogatore, dalle perdite lungo il percorso (compresa la perdita di curvatura, perdita del connettore, perdita di giuntura, perdita di lunghezza della fibra) e dalla riflettività della griglia Bragg. Pertanto, ci sono molte situazioni che influenzeranno il numero di FBG. Generalmente, nella banda C comunemente usata, si consiglia di utilizzare non più di 13 o 14 griglie in fibra su un singolo sensore di griglia in fibra.