Quale è la differenza tra un manometro standard ed un manometro di sicurezza Solid-Front?
La versione di sicurezza Solid-Front (codice S3 secondo la norma EN837) dispone di una parete di sicurezza aggiuntiva saldata tra il quadrante e il sistema di misura. La cassa ha inoltre una parete posteriore  in grado di sganciarsi completamente. Se la pressione all'interno della cassa aumenta (ad esempio a causa della rottura della molla Bourdon), essa verrà rilasciata completamente attraverso la parete posteriore. Viene quindi evitato il rilascio della pressione attraverso il trasparente sul fronte dello strumento, proteggendo così l'operatore dalle schegge di vetro. WIKA appone sul espressamente sul quadrante di questi strumenti una "S" all'interno di un cerchio.