Mengapa penting untuk membersihkan plastometer ekstrusi setelah setiap pengujian?
Bahkan jumlah terkecil dari residu atau pengotor pada die, barel ekstrusi atau piston dapat menyebabkan penyimpangan yang cukup besar dalam pengukuran indeks aliran lelehan. Misalnya, pengotor mengubah sifat luncuran polimer pada dinding laras ekstrusi dan mati, mereka mengurangi celah antara piston dan laras ekstrusi, atau mengurangi penampang lubang pada cetakan. Mereka sebagian besar terdiri dari residu polimer yang diuji sebelumnya, yang mengendap pada kekasaran dinding, di mana ia mungkin semakin terdegradasi hingga membentuk lapisan seperti jelaga. Situasi menjadi sangat kritis ketika polimer yang berbeda diukur satu demi satu dan ini terkait dengan perubahan suhu uji. Endapan bahan pembersih juga dapat menyebabkan masalah, oleh karena itu laras ekstrusi biasanya dibersihkan dengan kain katun bersih tanpa lilin. Dalam kasus di mana residu tetap ada, mungkin perlu membersihkan alat dengan sikat kuningan atau bahkan menggunakan komponen penting yang terbakar habis.