Bagaimanakah cara menghilangkan muatan statis?
Jika memungkinkan, tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan muatan statis yang menumpuk pada sampel dan wadah penimbangan demi menghindari kesalahan, ketidakstabilan, atau rilis hasil penimbangan yang butuh waktu sangat lama. Sejumlah tindakan pencegahan untuk memitigasi muatan statis termasuk: Memastikan kelembapan udara yang wajar (≥ 45%) Menggunakan wadah penimbangan anti-statis (logam adalah bahan yang ideal) Menghindari menggosok wadah Menggunakan piring logam dengan sisi tinggi untuk membantu melindungi sampel dari medan listrik Mengeluarkan muatan elektrostatis dari sampel dan wadah dengan ionizer sebelum melakukan penimbangan Timbangan analitik XPR METTLER TOLEDO dilengkapi sensor StaticDetect yang dipatenkan yang secara otomatis mendeteksi muatan elektrostatis pada sampel dan/atau wadah. Timbangan tersebut mengukur kesalahan penimbangan dan memberikan peringatan jika melebihi batas standar pengguna. Operasional tersinkronisasi atas ionizer dengan StaticDetect secara otomatis mengeluarkan muatan elektrostatis pada objek yang sedang ditimbang.
Klik di sini untuk membaca informasi lainnya tentang muatan elektrostatis dan proses fisika yang terjadi.