Apakah timbangan presisi dan timbangan laboratorium presisi memerlukan draft shield?
Timbangan presisi dan timbangan laboratorium presisi menghasilkan pembacaan yang stabil di berbagai kondisi lingkungan dibandingkan timbangan analitik, karena sel penimbangan pada timbangan presisi tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi suhu dan aliran udara. Meskipun draft shield biasanya tidak diperlukan saat menggunakan timbangan presisi dengan keterbacaan 1 atau 2 angka di belakang koma pada kondisi penimbangan presisi standar, draft shield dapat membantu saat bekerja menggunakan lemari asam karena dapat melindungi sel penimbangan presisi dari aliran udara internal. Timbangan presisi 1 mg dan 0,1 mg memiliki sel penimbangan yang sangat sensitif, sehingga lebih rentan terhadap aliran udara. Draft shield membantu mempertahankan performa. Bahkan, banyak timbangan presisi dengan keterbacaan 1 mg dan 0,1 mg dilengkapi draft shield sebagai standar. Namun, timbangan presisi level Excellence METTLER TOLEDO memiliki wadah penimbangan SmartPan yang inovatif. Wadah penimbangan SmartPan dirancang secara cerdas untuk meminimalkan efek aliran udara pada sel penimbangan presisi. Hal ini meningkatkan keterulangan hingga 86% dan memungkinkan Anda menggunakan timbangan presisi 1 mg tanpa draft shield pada kondisi penimbangan standar. Saat bekerja menggunakan lemari asam atau safety cabinet, timbangan presisi 5 mg dan 10 mg dengan wadah penimbangan SmartPan memberikan hasil dua kali lebih cepat dibandingkan model tanpa SmartPan. Bacalah lebih lanjut di laporan resmi kami:
Performa Penimbangan Terbaik, Bahkan dalam Kondisi yang Keras.