Bagaimana cara mengatur Kalibrasi Gratis IND320?
Kalibrasi Gratis menyediakan akses ke layar penghitungan bentang untuk prakalibrasi timbangan tanpa beban uji.     Prosedur Kalibrasi Gratis berlaku untuk kontrol proses presisi normal, dan dilarang dalam status penyelesaian perdagangan. Langkah: 1.Akses ke menu Kalibrasi Gratis: 'Pengaturan Sistem'→ 'Pemeliharaan'→ 'Kal Gratis' 2.Masukkan kapasitas sel beban dan nilai keluaran sel beban terukur di kolom terkait: Kapasitas total sel beban harus dimasukkan di sini. Misalnya, untuk tangki dengan tiga sel 5000 kg, kapasitas selnya adalah 3 x 5000 kg atau 15000 kg. 3.Masukkan tingkat eksitasi/respons (mV/V) sel beban, sensitivitas sel beban, yang biasanya disertakan dalam papan nama sel beban. Nilainya selalu 2,00000mV/V. 4.Kosongkan timbangan, lakukan [Zero Cal] 5. Kalibrasi oke.