Apa sajakah efek listrik statis pada timbangan analitik?
Muatan elektrostatis dapat mengakibatkan hasil penimbangan yang tidak stabil dan tidak dapat diulang. Listrik statis mengakibatkan wadah penimbangan terpengaruh gaya, yang secara langsung memengaruhi hasil timbangan analitik. Muatan elektrostatis adalah salah satu sumber kesalahan penimbangan tersembunyi terbesar dan begitu penting untuk diketahui apabila proses penimbangan Anda bisa jadi terpengaruh. Beberapa tanda sel penimbangan terpengaruh oleh muatan elektrostatis adalah tidak stabilnya pembacaan timbangan dan pembacaan yang selalu menyimpang pada satu arah. Dalam kedua kasus, timbangan mungkin tidak dapat menetap atau Anda mungkin harus menunggu lebih lama dari biasanya hingga hasil bobot dirilis. Anda mungkin juga harus menambahkan lebih banyak serbuk ke wadah untuk mencapai bobot target. Namun, jika sampel atau wadah tidak menghilangkan muatan secara relatif lebih cepat, hasilnya mungkin dapat bermasalah tanpa Anda ketahui. Kesalahannya dapat berupa beberapa miligram hingga 100 mg. Timbangan analitik XPR METTLER TOLEDO dilengkapi dengan fungsi unik StaticDetect yang secara otomatis menilai kesalahan dalam hasil penimbangan akibat muatan elektrostatis pada sampel atau wadah. StaticDetect memberikan peringatan jika kesalahan melebihi batas standar. Bacalah laporan resmi gratis kami:
Muatan Elektrostatis Selama Penimbangan