Je n'arrive pas à étalonner ma sonde CLM, l'appareil m'affiche "Err 43"
Vérifier qu'on ait bien entre 1 et 2ppm de chlore.nChanger la membrane et le gel de la sonde.nS'il sont neufs, vérifier le serrage de la membrane (il ne doit pas y avoir de jeu sur le pas de vis) et qu'il n'y ait pas de bulle d'air dans le gel de la membrane. nSi tout semble OK, vérifier le câble de la sonde CLM.