Comment fonctionne la technologie ActiveAir ?
En général, les masques ont un évent composé d’une ou plusieurs ouvertures fixes pour éliminer les gaz expiratoires avant l’inspiration suivante. Cela minimise la réinhalation du CO2 et permet un débit d’évent suffisant à une pression minimale de PAP, ce qui se traduit par des débits plus importants à des pressions plus élevées. Des débits d’évacuation supérieurs à ce débit critique n’apportent aucun avantage supplémentaire. L’ActiveAir contient une valve à membrane en silicone activée par la pression qui répond à la pression de la CPAP. Lorsque la pression du masque augmente, ActiveAir réduit le débit de l’évent à un niveau qui maintient la lixiviation du CO2 du système tout en réduisant le débit total nécessaire aux pressions plus élevées de l’appareil AirMini.