Wie hoch ist die zulässige Schwingungsbelastung von WIKA-Pt100-Fühlern?
Der WIKA-Standardmesseinsatz erlaubt einen Einsatz bis 3g (Amplitude). Dies entspricht einer Belastung nach DIN EN 60751 von 6 g Spitze-Spitze (58,86 m/s^2). In der EN 60751 sind lediglich 20-30 m/s^2 Spitze-Spitze vorgegeben (1 g = 9,81 m/s^2). Die vibrationsfeste Ausführung ist bis 20 g Spitze-Spitze geeignet. Sonderaufbauten sind - auf Anfrage - bis zu 50 g möglich. (Die oben genannten Werte gelten immer für die Schwingungsbelastung direkt am Messwiderstand.)