Mit welchen Bürden wird die Genauigkeit bei Stromwandlern gemessen?
Beispiel: Wandler: 1000/5A 10VA Kl.0,5 Bei 100%, 20% und 5% vom Nennstrom muss der Wandler die o.g. Werte einhalten (0,5; 0,75; 1,5%). Das wissen wir. Zusätzlich wird aber bei 100% mit der vollen Bürde (10VA) und mit der viertel Bürde (2,5VA) gemessen. Herr Hennig prüft also bei 1000A mit 10VA und nochmal mit 2,5VA. Grund: Es soll verhindert werden, dass der Wandler bei „Unterbürdung“ aus der Klasse fällt. Wenn der Kunde schon weiß, dass er sogar weniger als die 2,5VA verbraucht, dann muss er das sagen. Entweder wir nehmen dann einen Wandler mit weniger VA oder wir können Herrn Hennig sagen, dass er mit weniger VA messen soll (gegen Mehrpreis). Ausnahme: Die niedrigste VA, die wir messen, ist 1,25VA! (PTB-Regel) D.h. wenn wir einen Wandler mit 2,5VA haben, wird nicht bei Viertel Bürde gemessen (das wären 0,625VA), sondern bei 1,25VA.