Wie funktionieren Staudrucksonden (Pitotrohre)?
Diese Variante der Durchflussmesstechnik basiert auf dem sogenannten Staudruckprinzip. Diese stabförmigen Durchflussmesser verfügen über mehrere Druckentnahmeöffnungen vor und hinter der Strömungsrichtung und werden senkrecht in die Rohrleitung eingebaut. Dieses Messverfahren erlaubt ein genaueres Profil für Geschwindigkeit im Rohrinneren und somit eine exakte Durchflussmessung. Die Strömung bewirkt auf der Vorderseite einen dynamischen Druck während auf der Rückseite der Druckwert konstant bleibt. Die entstehende Druckdifferenz dient als Grundlage zur Berechnung des Masse- und Volumendurchflusses. Zur Kontrolle in einer Fernwarte kann ein Differenzdrucktransmitter an der Staudrucksonde angeschlossen werden, um ein konstantes Signal, proportional zum Durchfluss zu generieren. Für die lokale Anzeige des Durchflusses dienen Differenzdruckmanometer oder Differenzdruckschalter.