Ist die Montage des KBR während des laufenden Betriebs möglich?
Ja, aber die Sekundärklemmen vorher kurzschließen, da sonst hohe Spannungen entstehen können oder bereits das Messgerät anschließen. Bei KBR schwierig, die kurzzuschließen, daher empfehlen wir, das Messgerät an den KBR anzuschließen, bevor er um das Primärkabel gelegt wird.