Les figures 4A à 11 illustrent plusieurs configurations envisageables. Celles-ci sont à considérer de manière non limitative. Dans chaque configuration, côté capteur NEMS 2, l'élément 3 de liaison mécanique est fixé au niveau d'un anti-nœud de vibration pour l'un de ses modes de vibration. Et côté résonateur SMR 1, l'élément 3 de liaison mécanique est fixé dans une zone de sa partie suspendue qui correspond à un anti-nœud pour un ou plusieurs modes de vibration. Il faut noter que la poutre formant l'élément de liaison mécanique peut être formé de plusieurs nano-poutres. – Un résonateur SMR + un capteur NEMS : Une poutre 11 à encastrement simple du résonateur SMR 1 est couplée mécaniquement à la poutre 21 d'un capteur NEMS par une liaison mécanique latérale. Dans cet exemple, l'élément 3 de liaison mécanique, formé d'une poutre de couplage, est situé au niveau du premier anti-nœud de la poutre 11 du résonateur SMR depuis son encastrement, pour son second mode de vibration en flexion hors-plan. - Un résonateur SMR + un capteur NEMS : Une poutre 11 à encastrement simple du résonateur SMR 1 est couplée mécaniquement à la poutre 21 d'un capteur NEMS par une liaison mécanique latérale. Dans cet exemple, l'élément 3 de liaison mécanique, formé d'une poutre de couplage, est situé au niveau de l'extrémité libre de la poutre 11, soit au niveau d'un anti-nœud pour son premier, deuxième et troisième mode de vibration en flexion hors-plan. : Un résonateur SMR + un ou deux capteurs NEMS : Une poutre à encastrement simple du résonateur SMR est couplée mécaniquement à la poutre d'un capteur NEMS ou de chacun des deux capteurs NEMS, par une liaison mécanique latérale située à son extrémité libre, soit au niveau d'un anti-nœud pour son premier, deuxième et troisième mode de vibration en flexion hors-plan. Les mêmes références sont conservées pour les deux capteurs NEMS. : Un résonateur SMR + un ou deux capteurs NEMS : Une poutre à encastrement simple du résonateur SMR est couplée mécaniquement à la poutre 21 d'un capteur NEMS ou de chacun des deux capteurs NEMS, par une liaison mécanique latérale, située au niveau du premier anti-nœud de la poutre du résonateur SMR depuis son encastrement pour son second mode de vibration en flexion hors-plan. : Un résonateur SMR + deux capteurs NEMS : Une poutre à encastrement simple du résonateur SMR est couplée mécaniquement à la poutre de chacun des deux capteurs NEMS, par une première liaison mécanique latérale située au niveau de son extrémité libre, et par une deuxième liaison mécanique au niveau de son premier anti-nœud de la poutre SMR depuis son encastrement pour son second mode de vibration en flexion hors-plan. : Résonateur SMR + un capteur NEMS : La poutre du résonateur SMR est bi-encastrée (entre deux parties fixes 10) et couplée mécaniquement à un capteur NEMS par une liaison mécanique latérale située sur un anti-nœud pour son premier mode de vibration en flexion hors-plan (ou dans le plan également). - Un résonateur SMR + un capteur NEMS : Une poutre 11 à encastrement simple du résonateur SMR 1 est couplée mécaniquement à la poutre 21 d'un capteur NEMS par une liaison mécanique latérale. Dans cet exemple, l'élément 3 de liaison mécanique, formé d'une unique poutre de couplage, est situé au niveau du premier anti-nœud de la poutre du résonateur SMR depuis son encastrement pour son second mode de vibration en flexion hors-plan. De plus, le capteur NEMS est réalisé sous la forme d'une poutre bi-encastrée (entre deux parties fixes 20). L'élément 3 de liaison est relié sur cette poutre sur un anti-nœud du capteur NEMS pour son premier mode de vibration en flexion hors-plan (ou dans le plan également). – Un résonateur SMR + un capteur NEMS : Le circuit fluidique du résonateur SMR dispose ici d'une ou plusieurs zones de piégeage, dédiées chacune à accueillir une particule. Par ce biais il est possible de piéger une ou plusieurs particules (par exemple des cellules) dans le circuit fluidique et de suivre notamment, avec la précision du capteur NEMS 2 qui lui est couplé, différents paramètres comme le taux de croissance en masse de la particule lors de son exposition à une drogue (pour en évaluer l’efficacité), la croissance de la particule dans un milieu ou la sécrétion de particules virales ou exosomes. En lieu et place d’une cellule, on peut piéger une (ou plusieurs) bille fonctionnalisée (recouverte d’anticorps ou d’aptamères) et suivre la cinétique de greffage avec des cibles du type protéines par exemple. Le piège hydrodynamique est réalisé sous la forme d'une branche de dérivation par rapport au canal fluidique 12 du résonateur SMR 1 et comporte un logement 120 dimensionné pour accueillir la particule P et une restriction 121 prolongeant ledit logement.