Selon le mode de réalisation considéré, le module de ventilation de l’installation de VNI selon l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : il comprend un second corps de module. le second corps de module est en matériau rigide, en particulier en polymère. le second corps de module est formé d’une pièce unique, en particulier obtenue par moulage par injection ou toute autre technique adéquate. un second passage interne de gaz, i.e. une chambre ou un volume interne, est aménagé dans le second corps de module. le second corps de module est traversé par le second passage interne de gaz. il comprend une entrée de gaz à laquelle est raccordé fluidiquement le circuit patient, par exemple un orifice ou port d’entrée. l’entrée de gaz est configurée pour recevoir du gaz, i.e. O 2 ou air/O 2 , acheminé par le circuit patient. la valve d’échappement est reliée fluidiquement au second passage interne de gaz. le port d’interface est relié fluidiquement au second passage interne de gaz. le port d’interface comprend un orifice ou analogue. le second passage interne de gaz relie fluidiquement l’entrée de gaz au port d’interface du second corps de module. la valve d’échappement est configurée pour permettre un échappement de gaz vers l’atmosphère, en particulier de gaz expiré par le patient, via un port ou orifice d’échappement, lors de chaque phase expiratoire du patient et pour empêcher l’échappement de gaz vers l’atmosphère lors de chaque phase inspiratoire du patient. la valve d’échappement comprend un compartiment interne, un élément d’obturation coopérant avec un siège de valve, un moyen élastique agencé dans le compartiment interne et agissant sur l’élément d’obturation de manière à le repousser vers le siège de valve et l’orifice d’échappement relié fluidiquement à l’atmosphère. l’élément d’obturation est un clapet, une membrane flexible ou analogue. le siège de valve de la valve d’échappement coopère avec l’élément d’obturation pour assurer une étanchéité fluidique entre eux. le moyen élastique repousse normalement l’élément d’obturation contre le siège de valve. l’élément d’obturation est en métal, en polymère ou autre l’élément d’obturation est une membrane flexible ayant une forme de disque « à soufflets » ou autre le moyen élastique comprend un ressort ou analogue. l’élément d’obturation est fixé à la paroi interne du corps de valve. la valve d’échappement comprend un système de réglage de PEP configuré pour permettre à un utilisateur de régler un niveau de pression expiratoire positive (PEP) compris entre 0 et 30 cmH 2 O. le système de réglage est porté par le corps de valve de la valve d’échappement. le corps de valve a une forme générale cylindrique ou analogue. le système de réglage comprend une partie mobile en forme de capuchon venant se fixer par vissage au corps de valve, c'est-à-dire que le capuchon surmonte le corps de valve. le moyen élastique, i.e. ressort ou analogue, vient prendre appui dans le fond de la partie mobile en forme de capuchon. le système de réglage de PEP est configuré pour moduler la force élastique exercée par le moyen élastique sur l’élément d’obturation pour le repousser contre le siège de valve. selon un autre mode de réalisation, la valve d’échappement comprend un système de PEP non réglable, c'est-à-dire configuré pour assurer une pression expiratoire positive (PEP) fixe, i.e. prédéfinie, comprise entre 0 et 30 cmH20, par exemple une PEP égale à 5 cmH20, 7,5 cmH20, 10 cmH20 ou toute autre valeur jusqu’à 30 cmH20. le dispositif anti-retour de gaz est agencé dans le second passage interne de gaz du second corps de module, c'est-à-dire entre l’entrée de gaz et le port d’interface du second corps de module. le dispositif anti-retour de gaz comprend une valve unidirectionnelle, c'est-à-dire une valve autorisant seulement la circulation du gaz dans le sens allant vers le patient, donc s’opposant à toute remontée de gaz vers la ligne d’acheminement de gaz, notamment du gaz expiré par le patient riche en CO 2 .