Selon le mode de réalisation considéré, le boitier de l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : la partie de boitier avant est montée mobile en pivotement de manière à pouvoir basculer vers le bas, i.e. vers le sol, lorsque le boitier est monté sur une paroi verticale (i.e. mur ou analogue) de l’établissement hospitalier, tel un hôpital, une clinique ou analogue, c'est-à-dire entre un sol et un plafond. la partie de boitier avant comprend une façade avant du boitier. le pivotement selon l’axe horizontal (XX) est assuré par au moins une charnière aménagée ou agencée sur les parties de boitier arrière et avant, c'est-à-dire au niveau de l’intersection entre les parties de boitier arrière et avant où se situe l’axe horizontal (XX). ladite au moins une charnière est aménagée ou agencée au niveau de la paroi inférieure de la partie de boitier arrière, en particulier au niveau de la bordure externe de ladite paroi inférieure. la partie de boitier arrière comprend une paroi périphérique de forme générale parallélépipédique rectangle. la partie de boitier arrière comprend une paroi inférieure (située du côté du sol), une paroi supérieure (située du côté du plafond), une paroi latérale droite et une paroi latérale gauche, les parois inférieure et supérieure étant agencées face à face, et les parois latérales droite et gauche étant agencées face à face. la partie de boitier arrière comprend en outre une paroi de fond fermant le boitier du côté du mur sur lequel il est fixé. la partie de boitier avant et la partie de boitier arrière sont en matériau polymère. les connecteurs de raccordement électrique comprennent un ou plusieurs borniers électriques. les connecteurs de raccordement électrique sont reliés électriquement à la carte électronique. la ou les liaisons électriques filaires comprennent des fils (i.e. câbles ou analogues) électriques de raccordement à un ou des capteurs de pression agencés sur la ou les canalisations de fluides de l’établissement hospitalier et/ou au secteur électrique (110/220V). la partie de boitier avant est mobile en pivotement entre au moins : une position de fermeture (i.e. une position angulaire) dans laquelle la partie de boitier avant se positionne sur la partie de boitier arrière pour la fermer à la manière d’un couvercle, et une position d’ouverture (i.e. une autre position angulaire) dans laquelle la partie de boitier avant est pivotée par rapport à la partie de boitier arrière selon un angle σ d’au moins 130°, de préférence d’au moins 150°, avantageusement de l’ordre de 180°. en position de fermeture, la carte électronique et les connecteurs de raccordement électrique sont agencées dans le boitier, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas accessibles mais protégés par le boitier. en position d’ouverture, la carte électronique et les connecteurs de raccordement électrique sont exposés vers l’extérieur et accessibles à l’utilisateur. en position d’ouverture, la partie de boitier avant vient se positionner par basculement en-dessous (i.e. plus près du sol) de la partie de boitier arrière qui est fixée dans ou sur la paroi verticale de l’hôpital ou analogue. la partie de boitier avant comprend en outre un écran d’affichage. l’écran d’affichage est agencé dans la façade avant du boitier de manière à pouvoir être consulté par l’utilisateur lorsque la partie de boitier avant est dans sa position de fermeture, c'est-à-dire positionnée sur la partie de boitier arrière pour la refermer à la manière d’un couvercle. la partie de boitier arrière comprend des moyens de fixation à la paroi verticale de l’établissement hospitalier, c'est-à-dire un mur, une cloison ou analogue. la partie de boitier arrière est encastrable dans la paroi verticale (i.e. mur, cloison ou analogue) de l’établissement hospitalier. alternativement, la partie de boitier arrière est configurée pour être fixée à la surface de la paroi verticale (i.e. mur, cloison ou analogue) de l’établissement hospitalier, c'est-à-dire n’est pas encastrable dans la paroi verticale. la partie de boitier avant comprend des moyens de pilotage comprenant la carte électronique. la carte électronique comprend au moins un (micro)processeur. les connecteurs de raccordement électrique sont configurés pour y raccorder électriquement au moins un capteur de pression configuré pour opérer une ou des mesures de pression de fluide. les connecteurs de raccordement électrique sont configurés pour y raccorder électriquement au moins un câble de liaison au secteur électrique (110/220V). les connecteurs de raccordement électrique sont reliés électriquement aux moyens de pilotage de manière à leur fournir la ou les mesures de pression provenant du ou des capteur de pression. la carte électronique comprend au moins un emplacement à module configuré pour permettre d’y raccorder un module de télécommunication amovible comprenant au moins une carte électronique secondaire portant des moyens de télécommunication, ledit module de télécommunication étant configuré pour coopérer, via la carte électronique secondaire, avec les moyens de pilotage comprenant la carte électronique principale pour transmettre, par exemple fournir, émettre ou analogue, une ou des informations (i.e. données, mesures, signal d’alarme…) vers au moins un équipement de surveillance distant. le boitier de surveillance a une largeur comprise entre 180 et 250 cm, une hauteur comprise entre 130 et 180 cm, et une profondeur comprise entre 50 et 110 cm. les connecteurs de raccordement électrique comprennent un ensemble de connecteurs agencés en parallèle, c'est-à-dire un ou plusieurs bornier(s) électrique(s). le ou les capteur de pression sont configurés pour opérer une ou des mesures de pression de gaz ou de vide (i.e. dépression). les liaisons électriques filaires comprennent des fils ou câbles électriques. l’écran d’affichage est configuré pour afficher une ou des informations, données, mesures, pictogrammes ou autres éléments graphiques, y compris des caractères alphanumériques et/ou des alarmes. les moyens de pilotage sont configurés pour commander le ou les affichages sur l’écran d’affichage. l’écran d’affichage est en couleurs ou en noir et blanc. l’écran d’affichage peut être à dalle tactile. la carte électronique comprend en outre des moyens de mémorisation configurés pour mémoriser des données, des mesures et/ou des informations, ou autres, telle une mémoire informatique, par exemple une mémoire flash. la carte électronique comprend en outre des moyens d’alarme commandés (i.e. contrôlés) par les moyens de pilotage. les moyens de pilotage contrôlent les moyens d’alarme pour déclencher une alarme en cas de détection d’une pression inadéquate, telle une surpression (i.e. pression excessive) ou une sous-pression (i.e. pression insuffisante) par rapport à un ou des seuils de pression mémorisés. les moyens d’alarme sont sonores ou visuels, ou les deux, par exemple ils comprennent une ou plusieurs LED ou analogue, et/ou un système buzzer ou analogue. les moyens de pilotage sont configurés pour commander un affichage d’une alarme (ou alerte) visuelle sur l’écran d’affichage, en réponse à un déclenchement d’alarme. les connecteurs de raccordement électrique sont configurés pour y raccorder électriquement au moins un câble de liaison au secteur électrique (110/220V) de manière à alimenter -directement ou indirectement- en courant électrique tous les composants ayant besoin de courant électrique pour fonctionner, notamment la carte électronique, les moyens de pilotage, l’écran d’affichage... les moyens de pilotage sont configurés pour comparer les mesures de pression provenant des capteurs de pression avec des seuils de pression basse et/ou de pression haute mémorisés par les moyens de mémorisation de données afin de déclencher une alarme sonore et/ou visuelle lorsqu’une pression excessive ou insuffisante est détectée. il comprend de 2 à 10 connecteurs de raccordement électrique. le boitier est programmable, c'est-à-dire paramétrable, à l’aide de paramètres de configuration mémorisés. les paramètres de configuration du boitier comprennent un type de fluide choisi parmi l’oxygène, l’air, un mélange N 2 O/O 2 ou le vide, de préférence l’oxygène, l’air ou le vide ; des seuils de pression basse et de pression haute ; et un type de capteur.