Selon le mode de réalisation considéré, un ventilateur médical selon l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : la turbine motorisée est pilotée par les moyens de pilotage. il comporte au moins une structure-support de boitier agencée dans le volume interne de la carcasse périphérique, portant le boitier extractible. il comprend un châssis-support interne agencé dans le volume interne du ventilateur. le châssis-support comprend la (ou les) structure-support de boitier, c'est-à-dire que la (ou les) structure-support de boitier porte le châssis-support à laquelle vient se fixer le boitier. le châssis-support porte en outre les moyens de pilotage et tout ou partie de la carcasse. une électrovanne est agencée sur le passage de gaz interne du boitier extractible. un ou des capteurs de pression et/ou de débit est ou sont agencés sur le passage de gaz interne du boitier extractible et configurés pour mesurer la pression et/ou le débit dans le passage de gaz interne du boitier extractible, en amont et/ou en aval du dispositif détendeur de gaz. l’électrovanne est pilotée par les moyens de pilotage afin d’autoriser ou stopper ou interdire toute circulation de gaz, i.e. d’air, dans le passage de gaz interne du boitier extractible. le ou les capteurs de pression sont reliés électriquement aux moyens de pilotage et configurés pour leur fournir des mesures de pression. une soupape de sécurité est agencée sur le passage de gaz interne du boitier extractible et configurée pour évacuer à l’atmosphère au moins une partie de l’air présent dans le passage de gaz, lorsque la pression gazeuse, i.e. d’air, dans le passage de gaz excède un seuil de pression fixé, c'est-à-dire en cas de surpression. le boitier extractible a une forme parallélépipédique ou une autre forme. le boitier extractible comprend une interface électrique configurée pour coopérer avec une interface électrique complémentaire agencée dans le ventilateur de sorte de se raccorder électriquement l’une à l’autre et d’assurer ainsi une continuité électrique entre les moyens de pilotage du ventilateur et la turbine motorisée ou l’électrovanne et/ou le ou les capteurs de pression. l’interface électrique comprend des connecteurs électriques apte à transférer des signaux électriques, analogiques et/ou numériques les moyens de pilotage à microprocesseur comprennent un ou plusieurs microprocesseurs. le (ou les) microprocesseur met en œuvre un ou plusieurs algorithmes. il comprend en outre des moyens d’alimentation en courant électrique. les moyens d’alimentation en courant électrique comprennent un cordon et une prise de raccordement au secteur (110/220V), et/ou un transformateur de courant et/ou une batterie interne, alimentant les composants nécessitant du courant électrique pour fonctionner. les moyens d’alimentation en courant électrique alimentent au moins le moteur électrique et les moyens de pilotage. la carcasse périphérique est rigide, par exemple en polymère. il comprend un écran d’affichage pour afficher des données, informations, graphiques ou autres. il comprend un bras-porteur se projetant au-dessus et à l’extérieur de la carcasse du ventilateur, c'est-à-dire vers le haut et extérieurement à la carcasse, ledit bras-porteur portant l’écran d’affichage. le bras-porteur est protégé par une coque de protection périphérique, tel un manchon, agencée autour du bras-porteur. la carcasse périphérique et/ou le bras-porteur sont en polymère ou analogue, tel que ABS/PC. il comprend un système d’orientation de l’écran d’affichage agencé entre l’écran d’affichage et le bras-porteur. le système d’orientation est configuré pour permettre une orientation de l’écran d’affichage selon au moins deux axes (X, Y), de préférences deux axes (X, Y) perpendiculaires comprenant un axe horizontal (XX) et un axe vertical (YY). l’écran d’affichage est à dalle tactile. l’écran d’affichage est configuré pour afficher une ou des touches tactiles permettant à un utilisateur d’opérer une ou des sélections, validations, réglages, démarrages ou arrêts de fonctionnement… Les touches tactiles sont à actionnement digital, c'est-à-dire qu’elles sont activées lorsque l’utilisateur appuie dessus avec un doigt, typiquement son index. l’écran d’affichage est à affichage en couleurs ou en noir et blanc. les moyens de pilotage sont agencés sur le châssis-support agencé à l’intérieur de la carcasse du ventilateur. le châssis-support supporte le bras-porteur portant l’écran d’affichage, c'est-à-dire que le bras-porteur est fixé au châssis-support interne. le châssis-support est formé d’une structure rigide, en particulier une structure métallique, par exemple en acier, ou, alternativement, en polymère. la carcasse périphérique forme une coque protectrice externe du ventilateur. le châssis-support comprend un ou plusieurs éléments structurels formant la (ou les) structure-support de boitier, en particulier un ou des planchers, un ou des montants, un ou des rails, une ou des parois, ou autres. le boîtier extractible est configuré et/ou dimensionné pouvoir être guidé par tout ou partie de la structure-support de boitier lors de sa mise en place ou de son retrait de ladite structure-support de boitier. le boîtier extractible est configuré pour être solidarisé à tout ou partie de la structure-support de boitier lorsqu’il est mise en position et coopère avec ladite structure-support de boitier. les interfaces électriques et pneumatiques du boîtier et du ventilateur coopèrent les unes avec les autres lorsque le boîtier extractible est solidarisé à tout ou partie de la structure-support de boitier. le châssis-support comprend (au moins) un élément de plancher formant un fond et des éléments de montants surmontant ledit (au moins un) élément de plancher, de préférence plusieurs éléments de plancher. le ou les éléments de plancher et/ou de montants forment une structure de châssis tridimensionnelle les moyens de pilotage, au moins une partie du circuit de gaz interne, le boitier extractible et préférentiellement d’autres composants internes du ventilateur médical, par exemple une batterie rechargeable…. la carcasse est formée de plusieurs parties, notamment une embase et un capot. l’embase forme une partie inférieure de la carcasse et loge le châssis-support. le châssis-support est positionné et fixé sur l’embase. le capot amovible forme une partie supérieure détachable de la carcasse. le capot est fixé de manière détachable à l'embase. lorsque le capot amovible est retiré, i.e. ouvert, l’utilisateur a accès au boitier extractible. la carcasse comprend en outre un petit capot arrière agencé en regard de la batterie interne et démontable pour donner accès à la batterie. un ou des câbles de liaison relient électriquement l’écran d’affichage aux moyens de pilotage du ventilateur et/ou aux moyens d’alimentation électrique. les moyens de pilotage comprennent au moins une carte électronique, de préférence la carte électronique est portée par le châssis-support. la (les) carte électronique comprend un ou plusieurs microprocesseurs, tel un microcontrôleur. la turbine motorisée, i.e. (micro-)soufflante ou compresseur, fournit de l’air. la turbine comprend un moteur électrique, c'est-à-dire fonctionnant grâce à un courant électrique. les moyens de pilotage sont configurés pour piloter les accélérations et les freinages/ralentissements du moteur électrique de la turbine. le circuit de gaz interne du ventilateur comprend un ou des conduits, passages ou analogues pour le gaz, et de préférence une ou des vannes, notamment des électrovannes. il comprend en outre une interface homme-machine (IHM), de préférence l’IHM comprend l’écran d’affichage. l’IHM comprend en outre un ou plusieurs boutons ou touches de réglage ou sélection actionnable par l’utilisateur. les moyens de pilotage, en particulier la carte électronique à microprocesseur(s), sont configurés pour piloter la turbine, en particulier le moteur électrique de la turbine, et/ou pour commander l’affichage sur l’écran. les moyens d’alimentation en courant électrique sont raccordés électriquement (directement ou indirectement) à la carte électronique, à l’écran d’affichage, à la turbine et plus généralement à tous les éléments ou composants du ventilateur requérant du courant électrique pour fonctionner. les moyens d’alimentation en courant électrique comprennent une batterie rechargeable. le châssis porte en outre une carte d’alimentation électronique (i.e. transformateur de courant) servant à convertir la tension du secteur (110/220V) en une tension d'alimentation adéquate compatible avec les composants électroniques et autres du ventilateur. les moyens de pilotage sont configurés pour commander la turbine de manière à délivrer du gaz au moins pendant les phases inspiratoires du patient. la turbine comprend un moteur électrique entraînant une roue à ailettes agencée dans le compartiment interne d’une volute. la turbine est configurée pour atteindre une vitesse de rotation maximale de l’ordre de 25 000 tours/minute, typiquement entre 500 et 15 000 tr/min, par exemple environ 9 500 tr/min maximum. le circuit de gaz interne du ventilateur médical comprend un ou plusieurs capteurs de débit et/ou de pression. au moins un capteur de débit et/ou au moins un capteur de pression est/sont agencés sur le circuit interne et/ou raccordés au circuit de gaz interne du ventilateur médical pour y opérer des mesures de pression P et/ou de débit Q du gaz qui y circule, en particulier de l’air ou un mélange air/oxygène. lesdits au moins un capteur de débit et/ou au moins un capteur de pression sont connectés aux moyens de pilotage pour leur fournir les mesures de pression P et/ou de débit Q opérées (i.e. signaux ou valeurs de P et/ou Q). il comprend un connecteur de circuit patient pour y raccorder un circuit patient servant à acheminer le gaz (i.e. air ou mélange air/O 2 ) vers le patient. il comprend un circuit patient comprenant un (ou des) tuyau flexible alimentant une interface respiratoire, tel un masque respiratoire ou analogue. le circuit de gaz interne du ventilateur est configuré pour acheminer le gaz respiratoire jusqu’à un orifice de sortie de gaz. l’orifice de sortie de gaz est porté par le connecteur de circuit patient. il comprend des moyens d’adjonction d’oxygène pour ajouter de l’oxygène gazeux dans le flux d’air circulant dans le circuit de gaz interne du ventilateur médical, de préférence les moyens d’adjonction d’oxygène comprennent un conduit d’oxygène venant se raccorder fluidiquement au circuit de gaz interne. le circuit patient est à simple branche ou à double branche. il comprend une connexion de valve expiratoire pour y raccorder fluidiquement une valve expiratoire. il comprend un connecteur de raccordement d’un dispositif de nébulisation pour y raccorder fluidiquement un dispositif de nébulisation servant à apporter un médicament à nébuliser qui est mélangé au flux gazeux respiratoire au sein du ventilateur, typiquement dans le circuit de gaz interne. il comprend un connecteur de raccordement de sonde pour y raccorder fluidiquement une sonde œsophagienne. il comprend des moyens de détection de boitier configurés pour détecter si le boitier extractible du ventilateur est un boitier à turbine motorisée ou un boitier à dispositif détendeur de gaz, c'est-à-dire du type de boitier inséré dans le ventilateur. les moyens de détection de boitier comprennent un élément-détecteur, de préférence un capteur à contact ou analogue. l’élément-détecteur est enclenché, c'est-à-dire activé, sélectivement en réponse à une introduction ou mise en place du boitier extractible et sa solidarisation à tout ou partie de la structure-support de boitier. les moyens de détection de boitier comprennent en outre un microprocesseur additionnel mettant en œuvre au moins un algorithme, c'est-à-dire au moins un algorithme qui est intégré au microprocesseur, permettant de déterminer le type de boîtier introduit à partir d’un ou de signaux échangés entre le ventilateur et le boîtier extractible, via l’interface électrique. le ou les signaux échangés comprennent une information relative à la vitesse de la turbine motorisée et/ou l’absence d’une information relative à la pression permettant de déterminer que le boitier est un boitier à turbine motorisée, c'est-à-dire le premier boitier. le ou les signaux échangés comprennent une information relative à la pression et/ou l’absence d’une information relative à la vitesse de la turbine motorisée permettant de déterminer que le boitier est un boitier à dispositif détendeur de gaz, c'est-à-dire le second boitier. les moyens de pilotage sont en outre configurés pour opérer un premier ou un second algorithme de pilotage du ventilateur en réponse à cette détection, i.e. du type de boitier par les moyens de détection de boitier, où : le premier algorithme de pilotage permet de piloter le ventilateur lorsqu’il comprend un boitier à turbine motorisée, i.e. le premier boitier, et le second algorithme de pilotage permet de piloter le ventilateur lorsqu’il comprend un boitier à dispositif détendeur de gaz, i.e. le second boitier. les premier ou second algorithmes de pilotage sont mémorisés dans une mémoire de stockage informatique, de préférence une mémoire de stockage faisant partie des moyens de pilotage, typiquement agencée sur la carte électronique.